text:
Mezní hodnoty uvedené v tabulce 7 se vztahují na maximální hodnoty očekávané v průběhu zkoušky.
 9.2.1.2. Obecné požadavky
 Měřicí systémy se zahřejí podle doporučení výrobce přístroje. S měřicími systémy se pracuje při jejich specifikovaných teplotách, tlacích a průtocích.
 9.2.1.3. Postup
 Linearita se ověřuje pro každý normálně používaný pracovní rozsah v následujících krocích:
 a)
 Přístroj se nastaví na nulu zavedením signálu nuly. U analyzátorů plynů se zavede přímo do vstupu do analyzátoru čištěný syntetický vzduch (nebo dusík).
 b)
 Přístroj se nastaví na hodnotu pro plný rozsah zavedením signálu pro plný rozsah. U analyzátorů plynů se zavede přímo do vstupu do analyzátoru vhodný kalibrační plyn pro plný rozsah.
 c)
 Opakuje se postup nulování podle písmene a).
 d)
 Provede se ověření použitím nejméně 10 referenčních hodnot (včetně nuly), které jsou v rozsahu od nuly do nejvyšších hodnot očekávaných v průběhu zkoušek emisí. U analyzátorů plynů se zavedou přímo do vstupu do analyzátoru plyny o známých koncentracích podle odstavce 9.3.3.2.
 e)
 Referenční hodnoty se měří a změřené hodnoty se zaznamenávají po dobu 30 s při frekvenci nejméně 1 Hz.
 f)
 Střední aritmetické hodnoty za dobu 30 s se použijí k výpočtu parametrů lineární regrese s aplikací nejmenších čtverců podle rovnice 11 v odstavci 7.8.7.
 g)
 Parametry lineární regrese musí splňovat požadavky tabulky 7 v odstavci 9.2.
 h)
 Nastavení nuly se znovu zkontroluje, a jestliže je to potřebné, opakuje se postup ověření.
 9.3. Systém k měření a odběru vzorků plynných emisí
 9.3.1. Specifikace analyzátorů
 9.3.1.1. Obecně
 Analyzátory musí mít takový měřicí rozsah a dobu odezvy, které umožní dosáhnout přesnosti požadované k měření koncentrací složek výfukového plynu v neustáleném a ustáleném stavu.
 Elektromagnetická kompatibilita zařízení musí být taková, aby minimalizovala přídavné chyby.
 9.3.1.2. Správnost
 Správnost, definovaná jako odchylka hodnoty udávané analyzátorem od referenční hodnoty, nesmí přesáhnout ± 2 % udávané hodnoty nebo ± 0,3 % plného rozsahu stupnice, podle toho, která hodnota je větší.
 9.3.1.3. Přesnost
 Přesnost, definovaná jako 2,5násobek směrodatné odchylky deseti opakovaných odezev na daný kalibrační plyn nebo kalibrační plyn pro plný rozsah, nesmí být pro žádný použitý měřicí rozsah nad 155 ppm (nebo ppm C) větší než 1 % koncentrace na plném rozsahu stupnice nebo větší než 2 % každého měřicího rozsahu použitého pod 155 ppm (nebo ppm C).
 9.3.1.4. Hlučnost
 Odezva analyzátoru mezi špičkami na nulovací plyn a na kalibrační plyn nebo na kalibrační plyn pro plný rozsah v průběhu kterékoli periody trvající 10 s nesmí překročit 2 % plného rozsahu stupnice na všech použitých rozsazích.
 9.3.1.5. Posun nuly
 Posun odezvy na nulu musí specifikovat výrobce přístroje.
 9.3.1.6. Posun plného rozsahu
 Odezvu na posun plného rozsahu musí specifikovat výrobce přístroje.
 9.3.1.7. Doba náběhu
 Doba náběhu analyzátoru namontovaného v měřicím systému nesmí být delší než 2,5 s.
 9.3.1.8. Sušení plynu
 Výfukové plyny se mohou měřit ve vlhkém nebo v suchém stavu. Zařízení pro sušení plynu, je-li použito, musí mít minimální vliv na složení měřených plynů. Použití chemických sušiček k odstraňování vody ze vzorku není přijatelným postupem.
 9.3.2. Analyzátory plynů
 9.3.2.1. Úvod
 Použijí se zásady měření popsané v odstavcích 9.3.2.2 až 9.2.3.7. Podrobný popis


text:
měřicích systémů je uveden v dodatku 2 k této příloze. Plyny, které se měří, se musí analyzovat dále uvedenými přístroji. Pro nelineární analyzátory je přípustné použít linearizační obvody.
 9.3.2.2. Analýza oxidu uhelnatého (CO)
 Analyzátor oxidu uhelnatého musí být nedisperzní s absorpcí v infračerveném pásmu (NDIR).
 9.3.2.3. Analýza oxidu uhličitého (CO2)
 Analyzátor oxidu uhličitého musí být nedisperzní s absorpcí v infračerveném pásmu (NDIR).
 9.3.2.4. Analýza uhlovodíků (HC)
 Analyzátor uhlovodíků musí být typu vyhřívaného plamenoionizačního detektoru (HFID) s detektorem, ventily, potrubím atd. vyhřívaný tak, aby se teplota plynu udržovala na hodnotě 463 K ± 10 K (190 °C ± 10 °C). Pro motory na zemní plyn a zážehové motory se může volitelně použít analyzátor uhlovodíků typu nevyhřívaného plamenoionizačního detektoru (FID), v závislosti na použité metodě (viz dodatek 2 k této příloze, odstavec A.2.1.3).
 9.3.2.5. Analýza methanu (CH4) a uhlovodíků jiných než methan (NMHC)
 Určování frakce methanu a frakce uhlovodíků jiné než methan se provádí vyhřívaným separátorem uhlovodíků jiných než methan (NMC) a dvěma zařízením FID, jak je popsáno v dodatku 2 k této příloze odstavcích A.2.1.4 a A.2.1.5. Koncentrace složek se určí podle odstavce 8.6.2.
 9.3.2.6. Analýza oxidů dusíku (NOx)
 K měření NOx jsou specifikovány dva měřicí přístroje a každý z nich se smí použít za podmínky, že splňuje kritéria určená v odstavci 9.3.2.6.1 pro jeden nebo v odstavci 9.3.2.6.2 pro druhý přístroj. K určení rovnocennosti systému pro alternativní postup měření podle odstavce 5.1.1 je přípustný pouze CLD.
 9.3.2.6.1. Chemiluminiscenční detektor (CLD)
 Měří-li se na suchém základě, musí být analyzátor oxidů dusíku typu chemoluminiscenčního detektoru (CLD) nebo vyhřívaného chemoluminiscenčního detektoru (HCLD) s konvertorem NO2/NO. Pokud se měří na vlhkém základě, musí se použít HCLD s konvertorem udržovaný na teplotě nad 328 K (55 °C) za podmínky vyhovujícího výsledku zkoušky rušivého vlivu vodní páry (viz odstavec 9.3.9.2.2). Jak u CLD, tak u HCLD se musí odběrné vedení udržovat na teplotě stěny v rozmezí od 328 K do 473 K (od 55 °C do 200 °C) až ke konvertoru pro měření na suchém základě a až k analyzátoru pro měření na vlhkém základě.
 9.3.2.6.2. Nedisperzní detektor s absorpcí v ultrafialovém pásmu (NDUV)
 K měření koncentrace NOx se použije nedisperzní analyzátor s absorpcí v ultrafialovém pásmu (NDUV). Jestliže analyzátor NDUV měří jen NO, umístí se před analyzátor konvertor NO2/NO. Teplota NDUV se musí udržovat na hodnotě, která znemožní kondenzaci vody, jestliže není instalován vysoušeč vzorku před konvertorem NO2/NO, pokud je použit, nebo před analyzátorem.
 9.3.2.7. Měření poměru vzduchu a paliva
 Zařízením k měření poměru vzduchu a paliva použitým k určení průtoku výfukových plynů podle odstavce 8.4.1.6 musí být čidlo poměru vzduchu a paliva se širokým rozsahem nebo lambda čidlo typu zirkonium. Čidlo se musí namontovat přímo na výfukové potrubí, kde je teplota výfukového plynu dostatečně vysoká, aby nedocházelo ke kondenzaci vody.
 Přesnost čidla se zabudovanou elektronikou musí být v rozmezí:
 ±3 % udávané hodnoty u λ < 2
 ±5 % udávané hodnoty u 2 ≤ λ < 5
 ±10 % udávané hodnoty u 5 ≤ λ
 Aby bylo dosaženo výše uvedené přesnosti, musí se snímač

type: contracts

jurisdiction: EU


text:
kalibrovat podle pokynů výrobce přístroje.
 9.3.3. Plyny
 Musí se respektovat doba trvanlivosti všech plynů.
 9.3.3.1. Čisté plyny
 Požadovaná čistota plynů je vymezena mezními hodnotami znečištění, které jsou uvedeny níže. K dispozici musí být tyto plyny:
 a)
 Pro surový výfukový plyn
 čištěný dusík
 (znečištění ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
 čištěný kyslík
 (čistota > 99,5 obj. % O2)
 směs vodíku s heliem (palivo pro hořák FID)
 (40 % ± 1 % vodíku, zbytek helium)
 (znečištění ≤ 1 ppm C1, ≤ 400 ppm CO2)
 čištěný syntetický vzduch
 (znečištění ≤ 1 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO)
 (obsah kyslíku v rozmezí 18–21 % obj.),
 b)
 Pro zředěný výfukový plyn (volitelně pro surový výfukový plyn)
 čištěný dusík
 (znečištění ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0,02 ppm NO)
 čištěný kyslík
 (čistota > 99,5 obj. % O2)
 směs vodíku s heliem (palivo pro hořák FID)
 (40 % ± 1 % vodíku, zbytek helium)
 (znečištění ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 10 ppm CO2)
 čištěný syntetický vzduch
 (znečištění ≤ 0,05 ppm C1, ≤ 1 ppm CO, ≤ 10 ppm CO2, ≤ 0,02 ppm NO)
 (obsah kyslíku v rozmezí 20,5–21,5 % obj.)
 Jestliže nejsou k dispozici lahve na plyn, je možno použít čistič plynu, pokud je možno prokázat úrovně znečištění.
 9.3.3.2. Kalibrační plyny a kalibrační plyny pro plný rozsah
 K dispozici musí být směsi plynů s následujícím chemickým složením, jestliže přicházejí v úvahu. Jiné kombinace plynů jsou přípustné za podmínky, že plyny navzájem nereagují. Musí se zaznamenat datum expirace kalibračních plynů podle údajů výrobce.
 C3H8 a čištěný syntetický vzduch (viz odstavec 9.3.3.1);
 CO a čištěný dusík;
 NO a čištěný dusík;
 NO2 a čištěný syntetický vzduch;
 CO2 a čištěný dusík;
 CH4 a čištěný syntetický vzduch;
 C2H6 a čištěný syntetický vzduch.
 Skutečná koncentrace kalibračního plynu a kalibračního plynu pro plný rozsah se smí lišit od jmenovité hodnoty v rozmezí ± 1 % a musí odpovídat vnitrostátním nebo mezinárodním normám. Všechny koncentrace kalibračního plynu se musí udávat v objemových jednotkách (objemové % nebo objemové ppm).
 9.3.3.3. Děliče plynů
 Plyny použité ke kalibraci a ke kalibraci plného rozsahu se mohou také získat děliči plynů (přesnými směšovacími zařízeními), ředěním čištěným N2 nebo čištěným syntetickým vzduchem. Přesnost děliče plynů musí být taková, aby byla koncentrace smíchaných kalibračních plynů určena s přesností ± 2 %. Tato přesnost znamená, že primární plyny použité ke smíšení musí být známy s přesností nejméně ± 1 % a musí odpovídat vnitrostátním nebo mezinárodním normám pro plyny. Ověření se vykoná při rozsahu od 15 % do 50 % plného rozsahu stupnice pro každou kalibraci provedenou s použitím děliče plynů. Jestliže první ověření selhalo, je možno provést doplňující ověření s použitím jiného kalibračního plynu.
 Volitelně je možno ověřit směšovací zařízení přístrojem, který je ze své podstaty lineární, např. použitím plynu NO s detektorem CLD. Hodnota pro plný rozsah přístroje se nastaví kalibračním plynem pro plný rozsah přímo zavedeným do přístroje. Dělič plynů se ověří při použitých nastaveních


text:
a jmenovitá hodnota se porovná s koncentrací změřenou přístrojem. Zjištěný rozdíl musí být v každém bodu v rozmezí ± 1 % jmenovité hodnoty.
 K ověření linearity podle odstavce 9.2.1 musí mít dělič plynů přesnost ± 1 %.
 9.3.3.4. Plyny ke kontrole rušivého vlivu kyslíku
 Plyny ke kontrole rušivého vlivu kyslíku jsou směsí propanu, kyslíku a dusíku. Musí obsahovat propan s 350 ppm C ± 75 ppm C uhlovodíků. Hodnota koncentrace se určí, s odchylkami dovolenými pro kalibrační plyny, chromatografickou analýzou celku uhlovodíků, včetně nečistot, nebo dynamickým smíšením. Koncentrace kyslíku požadované pro zkoušky motorů se zážehovým a vznětovým zapalováním jsou uvedeny v tabulce 8, zbytek je čištěný dusík.
 Tabulka 8
 Plyny ke kontrole rušivého vlivu kyslíku
 Typ motoru
 Koncentrace O2 (%)
 vznětový
 21 (20 až 22)
 zážehový a vznětový
 10 (9 až 11)
 zážehový a vznětový
 5 (4 až 6)
 zážehový
 0 (0 až 1)
 9.3.4. Zkouška těsnosti
 Musí se přezkoušet těsnost systému. K tomuto účelu se odpojí sonda z výfukového systému a uzavře se její konec. Uvede se do chodu čerpadlo analyzátoru. Po počáteční stabilizaci musí všechny průtokoměry ukazovat přibližně nulu, nedochází-li k úniku. V opačném případě je třeba zkontrolovat odběrná potrubí a odstranit závadu.
 Maximální přípustná netěsnost na straně podtlaku je 0,5 % skutečného průtoku v provozu v části systému, který je zkoušen. K odhadu průtoků ve skutečném provozu je možné použít průtoky analyzátorem a průtoky obtokem.
 Další možností je vyprázdnění systému na podtlak nejméně 20 kPa (80 kPa absolutních). Po počáteční periodě stabilizace nesmí přírůstek tlaku Δp (kPa/min) v systému přesáhnout:
 (71)
 kde:
 V
 s
 je objem systému, l
 q
 vs
 je průtok v systému, l/min
 Jinou metodou je zavedení skokové změny koncentrace na začátku odběrného potrubí přepnutím z nulovacího plynu na kalibrační plyn pro plný rozsah. Jestliže správně kalibrovaný analyzátor po přiměřené době udává hodnotu ≤ 99 % zavedené koncentrace, svědčí to o problému s těsností, který je potřebné odstranit.
 9.3.5. Kontrola doby odezvy analytického systému
 K vyhodnocení doby odezvy musí být nastavení systému naprosto stejná jako při měření v průběhu zkoušky (tj. tlak, průtoky, nastavení filtrů na analyzátorech a všechny ostatní vlivy na dobu odezvy). Doba odezvy se určí změnou plynu přímo na vstupu odběrné sondy. Ke změně plynu musí dojít v době kratší než 0,1 sekundy. Plyny použité ke zkoušce musí vyvolat změnu koncentrace nejméně 60 % plného rozsahu stupnice.
 Zaznamená se křivka koncentrace každé jednotlivé složky plynu. Doba odezvy se definuje jako časový rozdíl mezi změnou plynu a odpovídající změnou zaznamenané koncentrace. Doba odezvy systému (t
 90) se skládá z doby zpoždění k měřicímu detektoru a dobou náběhu detektoru. Doba prodlevy se definuje jako doba od okamžiku změny (t
 0) k dosažení odezvy v hodnotě 10 % konečné udávané hodnoty (t
 10). Doba náběhu se definuje jako doba mezi okamžikem dosažení 10 % konečné udávané hodnoty a okamžikem dosažení 90 % konečné udávané hodnoty (t
 90 – t
 10).
 K časové synchronizaci signálů analyzátoru a průtoku výfukového plynu se doba transformace definuje jako doba mezi okamžikem změny (t
 0) a okamžikem, kdy odezva dosáhne


text:
50 % konečné udávané hodnoty (t
 50).
 Doba odezvy systému musí být ≤ 10 s při době náběhu ≤ 2,5 s podle odstavce 9.3.1.7 pro všechny regulované složky (CO, NOx, HC nebo NMHC) a pro všechny použité rozsahy. Jestliže se použije NMC k měření NMHC, může doba odezvy systému přesáhnout 10 s.
 9.3.6. Zkouška účinnosti konvertoru NOx
 Účinnost konvertoru používaného ke konverzi NO2 na NO se zkouší podle odstavců 9.3.6.1 až 9.3.6.8. (viz obrázek 8).
 Obrázek 8:
 Schéma zařízení k určení účinnosti konvertoru NO2
 9.3.6.1. Zkušební sestava
 Účinnost konvertoru se zkouší ozonizátorem s použitím zkušební sestavy podle schématu na obrázku 8 a dále popsaným postupem.
 9.3.6.2. Kalibrace
 Detektory CLD a HCLD se kalibrují podle specifikací výrobce v nejčastěji používaném provozním rozsahu nulovacím plynem a kalibračním plynem pro plný rozsah (jehož obsah NO musí odpovídat asi 80 % pracovního rozsahu, a koncentrace NO2 ve směsi plynů musí být nižší než 5 % koncentrace NO). Analyzátor NOx je nastaven na režim NO tak, aby kalibrační plyn pro plný rozsah neprocházel konvertorem. Zaznamená se koncentrace udaná přístrojem.
 9.3.6.3. Výpočet
 Účinnost konvertoru vyjádřená v procentech se vypočte takto:
 (72)
 kde:
 a
 je koncentrace NOx podle odstavce 9.3.6.6
 b
 je koncentrace NOx podle odstavce 9.3.6.7
 c
 je koncentrace NO podle odstavce 9.3.6.4
 d
 je koncentrace NO podle odstavce 9.3.6.5
 9.3.6.4. Přidávání kyslíku
 Přípojkou T se do proudu plynu kontinuálně přidává kyslík nebo nulovací vzduch, dokud není indikovaná koncentrace asi o 20 % nižší než indikovaná kalibrační koncentrace stanovená v odstavci 9.3.6.2 (analyzátor je v režimu NO).
 Udávaná koncentrace c se zaznamená. Ozonizátor zůstává během celého tohoto procesu deaktivován.
 9.3.6.5. Aktivace ozonizátoru
 Ozonizátor se aktivuje, aby vyráběl dostatek ozonu ke snížení koncentrace NO přibližně na 20 % (nejméně 10 %) kalibrační koncentrace uvedené v odstavci 9.3.6.2. Udávaná koncentrace d se zaznamená (analyzátor je v režimu NO).
 9.3.6.6. Režim NOx
 Analyzátor se přepne do režimu NOx, takže směs plynů (skládající se z NO, NO2, O2 a N2) nyní prochází konvertorem. Udávaná koncentrace a se zaznamená (analyzátor je v režimu NOx).
 9.3.6.7. Deaktivace ozonizátoru
 Ozonizátor se deaktivuje. Směs plynů popsaná v odstavci 9.3.6.6 prochází konvertorem do detektoru. Udávaná koncentrace b se zaznamená (analyzátor je v režimu NOx).
 9.3.6.8. Režim NO
 Je-li ozonizátor deaktivován, přepnutím do režimu NO se uzavře průtok kyslíku nebo syntetického vzduchu. Údaj NOx na analyzátoru se nesmí lišit o více než ± 5 % od hodnoty změřené podle odstavce 9.3.6.2 (analyzátor je v režimu NO).
 9.3.6.9. Interval zkoušek
 Účinnost konvertoru se musí ověřit nejméně jednou za měsíc.
 9.3.6.10. Požadavek na účinnost
 Účinnost konvertoru E
 NOx nesmí být menší než 95 %.
 Jestliže s analyzátorem nastaveným na nejčastěji používaný rozsah nemůže ozonizátor dosáhnout snížení z 80 % na 20 % podle odstavce 9.3.6.5, použije se nejvyšší rozsah, kterým se dosáhne takového snížení.
 9.3.7. Seřízení FID
 9.3.7.1. Optimalizace odezvy detektoru
 Analyzátor FID musí být seřízen podle pokynů výrobce přístroje. Pro optimalizaci odezvy v nejobvyklejším pracovním rozsahu se použije kalibrační plyn pro plný rozsah, který je směsí propanu se vzduchem.
 Do analyzátoru se při průtocích paliva a vzduchu


text:
nastavených podle doporučení výrobce zavede kalibrační plyn pro plný rozsah obsahující 350 ± 75 ppm C. Odezva se při daném průtoku paliva určí z rozdílu mezi odezvou na kalibrační plyn pro plný rozsah a odezvou na nulovací plyn. Průtok paliva se postupně seřídí nad hodnotu uvedenou výrobcem a pod tuto hodnotu. Při těchto průtocích paliva se zaznamená odezva na kalibrační plyn pro plný rozsah a na nulu. Rozdíl mezi odezvou na kalibrační plyn pro plný rozsah a na nulu se vynese jako křivka a průtok paliva se seřídí ke straně křivky s bohatou směsí. To je počáteční seřízení průtoku, které může vyžadovat další optimalizaci v závislosti na výsledcích faktorů odezvy na uhlovodíky a na kontrole rušivého vlivu kyslíku podle odstavců 9.3.7.2 a 9.3.7.3. Jestliže rušivý vliv kyslíku nebo faktory odezvy na uhlovodíky nesplňují následující specifikace, seřídí se postupně průtok vzduchu nad hodnotu specifikovanou výrobcem a pod tuto hodnotu a postupy podle odstavců 9.3.7.2 a 9.3.7.3 se opakují pro každou hodnotu průtoku.
 Optimalizaci je možno volitelně provést použitím postupů uvedených v dokumentu SAE (SAE paper) č. 770141.
 9.3.7.2. Faktory odezvy na uhlovodíky
 Ověření linearity analyzátoru se provede směsí propanu se vzduchem a čištěným syntetickým vzduchem podle odstavce 9.2.1.3.
 Faktory odezvy se určí při uvedení analyzátoru do provozu a po intervalech větší údržby. Faktor odezvy r
 h pro určitý druh uhlovodíku je poměrem mezi hodnotou C1 indikovanou analyzátorem FID a koncentrací plynu v láhvi vyjádřenou v ppm C1.
 Koncentrace zkušebního plynu musí být taková, aby dávala odezvu na přibližně 80 % plného rozsahu stupnice. Koncentrace musí být známa s přesností ± 2 %, vztaženo ke gravimetrické normalizované hodnotě vyjádřené objemově. Kromě toho musí být láhev s plynem stabilizována po dobu 24 hodin při teplotě 298 K ± 5 K (25 °C ± 5 °C).
 Zkušební plyny, které se použijí, a rozsahy odpovídajícího faktoru odezvy jsou:
 a)
 methan a čištěný syntetický vzduch 1,00 ≤ r
 h ≤ 1,15
 b)
 propylen a čištěný syntetický vzduch 0,90 ≤ r
 h ≤ 1,1
 c)
 toluen a čištěný syntetický vzduch 0,90 ≤ r
 h ≤ 1,1
 Tyto hodnoty jsou vztaženy k faktoru odezvy r
 h rovnajícímu se hodnotě 1 pro propan a čištěný syntetický vzduch.
 9.3.7.3. Kontrola rušivého vlivu kyslíku
 Pouze u analyzátorů surového výfukového plynu se provede kontrola rušivého vlivu kyslíku při uvádění analyzátoru do provozu a po intervalech větší údržby.
 Zvolí se měřicí rozsah, v němž se hodnota pro plyny ke kontrole rušivého vlivu kyslíku bude pohybovat v horní polovině. Zkouška se provede při teplotě vyhřívaného prostoru nastavené na požadovanou hodnotu. Specifikace plynů ke kontrole rušivého vlivu kyslíku jsou uvedeny v odstavci 9.3.3.4.
 a)
 analyzátor se nastaví na nulu;
 b)
 pro zážehové motory se analyzátor kalibruje směsí s 0 % kyslíku. U vznětových motorů se přístroj kalibruje směsí obsahující 21 % kyslíku;
 c)
 znovu se překontroluje odezva na nulu. Jestliže se změnila o více než 0,5 % plného rozsahu stupnice, provedou se znovu kroky a) a b) tohoto odstavce;
 d)
 vpustí se plyny ke kontrole rušivého vlivu kyslíku obsahující 5 % a 10 % kyslíku;


text:
e)
 znovu se překontroluje odezva na nulu. Jestliže se změnila o více než ± 1 % plného rozsahu stupnice, zkouška se zopakuje;
 f)
 rušivý vliv kyslíku E
 O2 se vypočte pro každou směs použitou v kroku d) takto:
 (73)
 přičemž odezva analyzátoru je
 (74)
 kde:
 c
 ref,b
 je referenční koncentrace HC během kroku b), ppm C
 c
 ref,d
 je referenční koncentrace HC během kroku d), ppm C
 c
 FS,b
 je koncentrace HC na plném rozsahu během kroku b), ppm C
 c
 FS,d
 je koncentrace HC na plném rozsahu během kroku d), ppm C
 c
 m,b
 je změřená koncentrace HC během kroku b), ppm C
 c
 m,d
 je změřená koncentrace HC během kroku d), ppm C
 g)
 rušivý vliv kyslíku E
 O2 musí být před zkouškou menší než ± 1,5 % pro všechny požadované plyny ke kontrole rušivého vlivu kyslíku;
 h)
 jestliže rušivý vliv kyslíku E
 O2 je větší než ± 1,5 %, může se zkorigovat tím, že se postupně seřídí průtok vzduchu nad hodnotu specifikovanou výrobcem a pod tuto hodnotu, a totéž se provede s průtokem paliva a odebíraného vzorku;
 i)
 kontrola rušivého vlivu kyslíku se opakuje pro každé nové seřízení.
 9.3.8. Účinnost separátoru uhlovodíků jiných než methan (NMC)
 NMC se používá k odstraňování uhlovodíků jiných než methan ze vzorku plynu tak, že se oxidují všechny uhlovodíky kromě methanu. V ideálním případě je konverze methanu 0 % a konverze ostatních uhlovodíků představovaných ethanem 100 %. K přesnému měření NMHC se určí obě účinnosti a použijí se k výpočtu hmotnostního průtoku emisí NMHC (viz odstavec 8.6.2).
 9.3.8.1. Účinnost vztažená k methanu
 Kalibrační plyn methanu se vede detektorem FID s obtokem NMC a bez tohoto obtoku a obě koncentrace se zaznamenají. Účinnost se určí takto:
 (75)
 kde:
 c
 HC(w/NMC)
 je koncentrace HC při průtoku CH4 přes NMC, ppm C
 c
 HC(w/o NMC)
 je koncentrace HC při obtoku CH4 mimo NMC, ppm C
 9.3.8.2. Účinnost vztažená k ethanu
 Kalibrační plyn ethanu se vede detektorem FID s obtokem NMC a bez tohoto obtoku a obě koncentrace se zaznamenají. Účinnost se určí takto:
 (76)
 kde:
 c
 HC(w/NMC)
 je koncentrace HC při průtoku C2H6 přes NMC, ppm C
 c
 HC(w/o NMC)
 je koncentrace HC při obtoku C2H6 mimo NMC, ppm C
 9.3.9. Účinky rušivého vlivu
 Jiné plyny, než je analyzovaný plyn, mohou ovlivňovat indikované hodnoty několika způsoby. K pozitivnímu rušení dochází u přístrojů NDIR, když má rušivý plyn stejný účinek jako měřený plyn, avšak v menší míře. K negativnímu rušení dochází u přístrojů NDIR, když rušivý plyn rozšiřuje pásmo absorpce měřeného plynu, a v přístrojích CLD, když rušivý plyn utlumuje vyzařování. Kontroly rušivého vlivu podle odstavců 9.3.9.1 a 9.3.9.3 se musí provádět před uvedením analyzátoru do provozu a po intervalech větší údržby.
 9.3.9.1. Kontrola rušivého vlivu u analyzátoru CO
 Činnost analyzátoru CO může rušit voda a CO2. Proto se nechá při pokojové teplotě probublávat vodou kalibrační plyn CO2 pro plný rozsah s koncentrací od 80 % do 100 % plného rozsahu stupnice při maximálním pracovním rozsahu používaném při zkoušce a zaznamená se odezva analyzátoru. Odezva analyzátoru


text:
nesmí být větší než 2 % střední koncentrace CO očekávané v průběhu zkoušky.
 Postupy ke zjišťování rušivého vlivu CO2 a H2O se také mohou provádět odděleně. Jestliže jsou úrovně CO2 a H2O vyšší než maximální úrovně očekávané při zkouškách, musí se každá zjištěná hodnota rušivého vlivu snížit vynásobením zjištěného rušivého vlivu poměrem hodnoty maximální očekávané koncentrace ke skutečné hodnotě použité v průběhu tohoto postupu. Je možno provádět oddělené postupy ke zjišťování rušivého vlivu koncentrací H2O, které jsou nižší než maximální úrovně očekávané během zkoušky, avšak zjištěný rušivý vliv H2O se zvětší vynásobením zjištěného rušivého vlivu poměrem hodnoty maximální očekávané koncentrace H2O ke skutečné hodnotě použité v průběhu tohoto postupu. Součet takto upravených dvou hodnot rušivého vlivu musí splňovat požadavky na dovolené odchylky specifikované v tomto odstavci.
 9.3.9.2. Kontrola rušivého vlivu u analyzátoru NOx druhu CLD
 Dva plyny, kterým se musí věnovat pozornost u analyzátorů CLD (a HCLD), jsou CO2 a vodní pára. Rušivé odezvy těchto plynů jsou úměrné jejich koncentracím, a vyžadují proto techniky zkoušení k určení utlumujícího rušivého vlivu při jejich nejvyšších koncentracích, jichž bylo dosaženo při zkouškách. Jestliže analyzátor CLD používá algoritmy ke kompenzaci rušivého vlivu pracující s přístroji, které měří H2O a/nebo CO2, musí se rušivý vliv vyhodnotit s těmito přístroji v činnosti a s použitím kompenzačních algoritmů.
 9.3.9.2.1. Kontrola rušivého vlivu CO2
 Kalibrační plyn CO2 pro plný rozsah s koncentrací od 80 % do 100 % plného rozsahu stupnice při maximálním pracovním rozsahu se nechá procházet analyzátorem NDIR a zaznamená se hodnota CO2 jako hodnota A. Tento plyn se pak ředí na přibližně 50 % kalibračním plynem NO pro plný rozsah a nechá se procházet NDIR a CLD, přičemž se hodnoty CO2 a NO zaznamenají jako hodnoty B a C. Pak se uzavře přívod CO2 a detektorem (H)CLD prochází jen kalibrační plyn NO pro plný rozsah a hodnota NO se zaznamená jako hodnota D.
 Rušivý vliv, vyjádřený v procentech, se vypočte takto:
 (77)
 kde:
 A
 je koncentrace nezředěného CO2 změřená analyzátorem NDIR, %
 B
 je koncentrace zředěného CO2 změřená analyzátorem NDIR, %
 C
 je koncentrace zředěného NO změřená detektorem (H)CLD, ppm
 D
 je koncentrace nezředěného NO změřená detektorem (H)CLD, ppm
 Se souhlasem orgánu schválení typu lze použít alternativní metody ředění a kvantifikování hodnot kalibračního plynu CO2 a NO pro plný rozsah, např. dynamické směšování.
 9.3.9.2.2. Kontrola rušivého vlivu vodní páry
 Tato kontrola se uplatní jen na měření koncentrace vlhkého plynu. Výpočet rušivého vlivu vodní páry musí zohlednit ředění kalibračního plynu NO pro plný rozsah vodní párou a úpravu koncentrace vodní páry ve směsi na hodnotu očekávanou při zkoušce.
 Kalibrační plyn NO pro plný rozsah s koncentrací 80 % až 100 % plného rozsahu stupnice v normálním pracovním rozsahu se nechá procházet detektorem (H)CLD a zaznamená se hodnota NO jako hodnota D. Kalibrační plyn NO pro plný rozsah se pak nechá při pokojové teplotě probublávat vodou a procházet detektorem (H)CLD a zaznamená se hodnota NO jako hodnota C. Určí se teplota vody a zaznamená se jako hodnota F. Určí se tlak nasycených par směsi, který odpovídá teplotě


text:
probublávané vody F, a zaznamená se jako hodnota G.
 Koncentrace vodní páry (v %) ve směsi se vypočte takto:
 (78)
 a zaznamená se jako hodnota H. Očekávaná koncentrace zředěného kalibračního plynu NO pro plný rozsah (ve vodní páře) se vypočte takto:
 (79)
 zaznamená se jako hodnota D
 e. U výfukových plynů se odhadne maximální koncentrace vodní páry (v %) očekávaná při zkoušce z maximální koncentrace CO2 ve výfukovém plynu A takto:
 (80)
 a zaznamená se jako H
 m.
 Rušivý vliv vodní páry, vyjádřený v procentech, se vypočte takto:
 (81)
 kde:
 D
 e
 je očekávaná koncentrace zředěného NO, ppm
 C
 je změřená koncentrace zředěného NO, ppm
 H
 m
 je maximální koncentrace vodní páry, %
 H
 je skutečná koncentrace vodní páry, %
 9.3.9.2.3. Maximální přípustný rušivý vliv
 Kombinovaný rušivý vliv CO2 a vody nesmí přesáhnout 2 % plného rozsahu stupnice.
 9.3.9.3. Kontrola rušivého vlivu u analyzátoru NOx druhu NDUV
 Uhlovodíky a H2O mohou mít pozitivní rušivý vliv na analyzátor NDUV tím, že způsobují odezvu podobnou jako NOx. Jestliže analyzátor NDUV pracuje s kompenzačními algoritmy, které používají měření jiných plynů k ověření tohoto rušivého vlivu, musí se zároveň taková měření provádět za účelem přezkoušení algoritmů v průběhu ověřování rušivého vlivu působících na analyzátor.
 9.3.9.3.1. Postup
 Analyzátor NDUV se spustí, provozuje a nastaví na nulu a na plný rozsah podle návodu výrobce přístroje. K provedení tohoto ověření se doporučuje oddělit výfukový plyn z motoru. Ke kvantifikování NOx ve výfukovém plynu se použije CLD. Odezva CLD se použije jako referenční hodnota. Ve výfukovém plynu se měří také HC analyzátorem FID. Odezva FID se použije jako referenční hodnota uhlovodíků.
 Výfukový plyn z motoru se zavede do analyzátoru NDUV před vysoušečem vzorku plynu, jestliže je použit při zkoušce. Ponechá se určitý čas, aby se odezva analyzátoru stabilizovala. Doba stabilizace může zahrnovat čas k odvodnění přenosového potrubí a čas potřebný k odezvě analyzátoru. V době, kdy všechny analyzátory měří koncentraci vzorku, se musí zaznamenávat údaje nahromaděné v průběhu 30 s a vypočítávat aritmetické průměry ze tří analyzátorů.
 Střední hodnota z CLD se odečte od střední hodnoty z NDUV. Tento rozdíl se vynásobí poměrem očekávané střední koncentrace HC ke koncentraci HC změřené v průběhu ověřování takto:
 (82)
 kde:
 c
 NOx,CLD
 je koncentrace NOx změřená analyzátorem CLD, ppm
 c
 NOx,NDUV
 je koncentrace NOx změřená analyzátorem NDUV, ppm
 c
 HC,e
 je maximální očekávaná koncentrace HC, ppm
 c
 HC,m
 je měřená koncentrace HC, ppm
 9.3.9.3.2. Maximální přípustný rušivý vliv
 Kombinovaný rušivý vliv HC a vody nesmí přesáhnout 2 % koncentrace NOx očekávané v průběhu zkoušky.
 9.3.9.4. Vysoušeč vzorku
 Vysoušeč vzorku odstraňuje vodu, která jinak může mít na měření NOx rušivý vliv.
 9.3.9.4.1. Účinnost vysoušeče vzorku
 U analyzátorů CLD na suché bázi se musí prokázat, že pro největší očekávanou koncentraci vodní páry Hm
 (viz odstavec 9.3.9.2.2) vysoušeč vzorku udržuje vlhkost v CLD na hodnotě ≤ 5 g vody/kg suchého vzduchu (nebo na přibližně 0,008 % H2O), což odpovídá 100 % relativní vlhkosti při 3,9 °C a 101,3 kPa. Tato specifikace vlhkosti také odpovídá přibližně 25 % relativní vlhkosti při 25 °C a 101,3


text:
kPa. To je možno prokázat měřením teploty na výstupu z tepelného odvlhčovače nebo měřením vlhkosti v místě těsně před CLD. Je také možno měřit vlhkost ve výstupu z CLD, jestliže do CLD proudí pouze tok z odvlhčovače.
 9.3.9.4.2. Vysoušeč vzorku odebírající NO2
 Tekutá voda, která zůstává v nedokonale konstruovaném vysoušeči vzorku, může ze vzorku odebírat NO2. Jestliže je použit vysoušeč vzorku v kombinaci s analyzátorem NDUV bez před ním umístěného konvertoru NO2/NO, mohl by proto odebírat NO2 ze vzorku před měřením NOx.
 Vysoušeč vzorku musí být schopen změřit nejméně 95 % celkového množství NO2 při maximální očekávané koncentraci NO2.
 9.3.10. Případný odběr vzorků plynných emisí ze surového výfukového plynu
 Odběrné sondy plynných emisí musí být namontovány nejméně 0,5 m nebo trojnásobek průměru výfukové trubky, podle toho, která hodnota je větší, proti směru toku plynů od místa výstupu z výfukového systému, avšak dostatečně blízko k motoru, aby se zajistila teplota výfukového plynu v sondě nejméně 343 K (70 °C).
 U víceválcového motoru s rozvětveným sběrným výfukovým potrubím musí být vstup sondy umístěn dostatečně daleko po toku plynů, aby se zajistilo, že odebíraný vzorek je reprezentativní pro střední hodnotu emisí výfuku ze všech válců. U víceválcových motorů s oddělenými větvemi sběrného potrubí, jako například při uspořádání motoru do tvaru V, se doporučuje kombinovat sběrné potrubí proti směru toku plynů od sběrné sondy. Není-li to vhodné, je možno odebrat vzorek z větve s nejvyššími emisemi CO2. Pro výpočet emisí z výfuku se musí použít celkový hmotnostní průtok výfukového plynu.
 Jestliže je motor vybaven systémem následného zpracování výfukových plynů, musí se vzorek výfukového plynu odebrat za tímto systémem po směru toku.
 9.3.11. Případný odběr vzorků plynných emisí ze zředěného výfukového plynu
 Výfuková trubka mezi motorem a systémem s ředěním plného toku musí splňovat požadavky stanovené v dodatku 2 k této příloze. Sonda (sondy) k odběru vzorků plynných emisí musí být instalována (instalovány) v ředicím tunelu v bodu, ve kterém je ředicí médium dobře promíseno s výfukovým plynem a který musí být v bezprostřední blízkosti odběrné sondy částic.
 Odběr je všeobecně možno provádět dvěma způsoby:
 a)
 emise se odebírají do odběrného vaku v průběhu celého cyklu a změří se po ukončení zkoušky; pro HC se vak k jímání vzorků ohřeje na 464 ± 11 K (191 ± 11 °C), pro NOx musí mít vak k jímání vzorků teplotu nad rosným bodem;
 b)
 emise se odebírají nepřetržitě a integrují se za celý cyklus.
 Koncentrace pozadí se určuje před ředicím tunelem podle písmene a) nebo b) a odečte se od koncentrací emisí určených podle odstavce 8.5.2.3.2.
 9.4. Měření částic a odběrný systém
 9.4.1. Obecné požadavky
 K určení hmotnosti částic se požadují: systém k ředění a k odběru vzorků částic, filtr k odběru vzorků částic, mikrogramové váhy a vážicí komora s řízenou teplotou a vlhkostí. Systém k odběru vzorků částic musí být konstruován tak, aby zajišťoval odběr reprezentativního vzorku částic, úměrného proudu výfukového plynu.
 9.4.2. Obecné požadavky na ředicí systém
 Pro určení částic je nutno použít ředění vzorku filtrovaným okolním vzduchem nebo syntetickým vzduchem nebo dusíkem (ředicí médium).


text:
Ředicí systém se seřídí takto:
 a)
 musí se zcela vyloučit kondenzace vody v ředicím i odběrném systému;
 b)
 udržuje se teplota zředěného výfukového plynu na hodnotě mezi 315 K (42 °C) a 325 K (52 °C) v rozmezí 20 cm před a za držákem (držáky) filtru;
 c)
 ředicí médium musí mít teplotu v rozmezí mezi 293 K a 315 K (20 °C až 42 °C) v bezprostřední blízkosti vstupu do ředicího tunelu;
 d)
 minimální ředicí poměr musí být v rozmezí 5:1 až 7:1 a nejméně 2:1 v primárním ředicím stupni a musí vycházet z maximálního průtoku výfukového plynu z motoru;
 e)
 u systému s ředěním části toku musí být čas přítomnosti v systému od bodu vpuštění ředicího média k držáku (držákům) filtru mezi 0,5 s a 5 s;
 f)
 u systému s ředěním plného toku musí být celkový čas přítomnosti v systému od bodu vpuštění ředicího média k držáku (držákům) filtru mezi 1 s a 5 s a čas přítomnosti v sekundárním ředicím systému, jestliže je použit, od bodu vpuštění sekundárního ředicího média k držáku (držákům) filtru musí být nejméně 0,5 s.
 Odvlhčení ředicího média před vstupem do ředicího systému je přípustné a je zvláště užitečné, jestliže má ředicí médium velkou vlhkost.
 9.4.3. Odběr vzorků částic
 9.4.3.1. Systém s ředěním části toku
 Sonda k odběru vzorků částic musí být namontována v bezprostřední blízkosti sondy k odběru vzorku plynných emisí, avšak dostatečně daleko, aby nedošlo k vzájemnému rušení. Proto se na odběr vzorků částic vztahují rovněž ustanovení o montáži v odstavci 9.3.10. Odběrné potrubí musí splňovat požadavky dodatku 2 k této příloze.
 U víceválcového motoru s rozvětveným sběrným výfukovým potrubím musí být vstup sondy umístěn dostatečně daleko po toku plynů, aby se zajistilo, že odebíraný vzorek je reprezentativní pro střední hodnotu emisí výfuku ze všech válců. U víceválcových motorů s oddělenými větvemi sběrného potrubí, jako například při uspořádání motoru do tvaru V, se doporučuje kombinovat sběrné potrubí proti směru toku plynů od sběrné sondy. Není-li to z praktických důvodů proveditelné, je možno odebrat vzorek z větve s nejvyššími emisemi částic. Pro výpočet emisí z výfuku se musí použít celkový hmotnostní průtok výfukového plynu.
 9.4.3.2. Systém s ředěním plného toku
 Sonda k odběru vzorků částic musí být namontována v ředicím tunelu v bezprostřední blízkosti sondy k odběru vzorku plynných emisí, avšak dostatečně daleko, aby nedošlo k vzájemnému rušení. Proto se na odběr vzorků částic vztahují rovněž ustanovení o montáži v odstavci 9.3.11. Odběrné potrubí musí splňovat požadavky dodatku 2 k této příloze.
 9.4.4. Filtry k odběru vzorků částic
 Vzorek zředěného výfukového plynu se odebírá v průběhu celého postupu zkoušky pomocí filtru, který splňuje požadavky odstavců 9.4.4.1 až 9.4.4.3.
 9.4.4.1. Požadavky na filtry
 Všechny druhy filtrů musí mít účinnost zachycování 0,3μm DOP (dioktylftalátů) nebo PAO (poly-alfa-olefin) 99 %. K prokázání tohoto požadavku lze použít měření výrobcem pomocí odběrného filtru, která jsou obsažena v hodnocení výrobku. Materiálem filtrů musí být buď:
 a)
 fluorkarbon (PTFE) pokrytý skelnými vlákny; nebo
 b)
 membrána z fluorkarbonu (PTFE).
 9.4.4.2. Velikost filtrů
 Filtr musí mít kruhový tvar se jmenovitým průměrem


text:
47 mm (dovolená odchylka 46,50 mm ± 0,6 mm) a mít exponovaný průměr (průměr skvrny na filtru) nejméně 38 mm.
 9.4.4.3. Rychlost proudění plynu na filtr
 Rychlost, kterou proudí plyn na filtr, musí být mezi 0,90 m/s a 1,00 m/s, s méně než 5 % zaznamenaných hodnot průtoku, které překračují tento rozsah. Jestliže celková hmotnost částic na filtru přesáhne 400 μg, může se snížit rychlost, kterou proudí plyn na filtr, na 0,50 m/s. Rychlost, kterou proudí plyn na filtr, se vypočte jako objemový průtok vzorku při tlaku, který je před filtrem, a při teplotě čela filtru, děleno exponovanou plochou filtru.
 9.4.5. Specifikace vážicí komory a analytické váhy
 Prostředí komory (nebo místnosti) musí být prosté jakéhokoli okolního znečištění (jako je prach, aerosol, nebo polotěkavý materiál), které by se mohlo usazovat na filtrech částic. Vážicí komora musí splňovat požadované specifikace po dobu nejméně 60 minut před vážením filtrů.
 9.4.5.1. Podmínky ve vážicí komoře
 Teplota v komoře (nebo místnosti), ve které se filtry částic stabilizují a váží, se musí po celou dobu stabilizování a vážení udržovat na teplotě 295 K ± 1 K (22 °C ± 1 °C). Vlhkost se musí udržovat na rosném bodu 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
 Jestliže jsou prostředí pro stabilizaci a pro vážení oddělená, musí se teplota prostředí pro stabilizaci udržovat s dovolenou odchylkou 295 K ± 3 K (22 °C ± 3 °C), avšak požadavek na rosný bod zůstává na 282,5 K ± 1 K (9,5 °C ± 1 °C).
 Zaznamenává se vlhkost a teplota okolí.
 9.4.5.2. Vážení referenčního filtru
 Nejméně dva nepoužité referenční filtry musí být zváženy, pokud možno současně s vážením filtrů pro odběr vzorků, avšak nejpozději do 12 hodin od vážení těchto filtrů. Filtry musí být z téhož materiálu jako filtry pro odběr vzorků. Vážení se korigují vztlakovým účinkem.
 Jestliže se hmotnost kteréhokoli z referenčních filtrů mezi váženími filtrů pro odběr vzorků změní o více než 10 μg, musí se všechny filtry pro odběr vzorků vyřadit a zkouška emisí se musí opakovat.
 Referenční filtry se musí periodicky nahrazovat podle osvědčeného technického úsudku, nejméně však jednou ročně.
 9.4.5.3. Analytické váhy
 Analytické váhy používané k určení hmotností filtrů musí splňovat požadavky na ověření linearity uvedené v odstavci 9.2 tabulce 7. Z toho vyplývá přesnost (směrodatná odchylka) nejméně 2 μg a rozlišovací schopnost nejméně 1 μg (jednotka stupnice = 1 μg).
 K zajištění přesného vážení filtrů se doporučuje, aby byly váhy instalovány takto:
 a)
 byly na plošině izolující vibrace, která je chrání před vnějším hlukem a vibracemi;
 b)
 byly stíněny proti konvektivnímu proudění vzduchu elektricky uzemněným krytem odvádějícím statickou elektřinu.
 9.4.5.4. Vyloučení účinků statické elektřiny
 Filtr se musí před vážením neutralizovat, např. poloniovým neutralizátorem nebo jiným přístrojem s podobným účinkem. Použije-li se filtr s membránou z PTFE, měří se statická elektřina a doporučuje se, aby byla v rozmezí ± 2,0 V od neutrální hodnoty.
 V prostředí vah se musí minimalizovat náboj statické elektřiny. Možné metody jsou:
 a)
 váhy musí být elektricky uzemněny;
 b)
 použije se pinzeta z nerezavějící oceli, jestliže se manipuluje


text:
se vzorky částic ručně;
 c)
 pinzeta musí být uzemněna zemnicím páskem nebo se zemnicí pásek připojí k operátorovi tak, aby tento pásek měl společné uzemnění s vahami. Zemnicí pásky musí být opatřeny vhodným odporem, který ochrání operátora před náhodným elektrickým šokem.
 9.4.5.5. Doplňkové specifikace
 Všechny části ředicího systému a systému odběru vzorků mezi výfukovou trubkou a držákem filtru, které jsou ve styku se surovým výfukovým plynem a se zředěným výfukovým plynem, musí být konstruovány tak, aby se minimalizovaly úsady nebo změny částic. Všechny části musí být z elektricky vodivých materiálů, které nereagují se složkami výfukového plynu, a musí být elektricky uzemněny, aby se zabránilo elektrostatickým účinkům.
 9.4.5.6. Kalibrace přístrojů k měření průtoku
 U každého průtokoměru, který se použije v systému k odběru vzorků částic a s ředěním části toku, se provede ověření linearity podle odstavce 9.2.1 tak často, jak je nutné ke splnění požadavků tohoto předpisu na přesnost. K měření referenčních hodnot průtoku se musí použít přesný průtokoměr, který splňuje mezinárodní a/nebo vnitrostátní normy. Pro kalibraci systému k měření toku z rozdílů průtoků viz odstavec 9.4.6.2.
 9.4.6. Zvláštní požadavky na systém s ředěním části toku
 Systém s ředěním části toku musí být konstruován tak, aby odděloval proporcionální vzorek surového výfukového plynu od proudu výfukových plynů z motoru, tedy reagoval na odchylky průtoku proudu výfukových plynů. Proto je zásadní, aby byl ředicí poměr nebo poměr odběru vzorků rd
 nebo rs
 určen v mezích přesnosti podle odstavce 9.4.6.2.
 9.4.6.1. Doba odezvy systému
 K regulaci systému s ředěním části toku je nutná rychlá odezva systému. Doba transformace systému se určí postupem podle odstavce 9.4.6.6. Je-li kombinovaná doba transformace systému k měření průtoku výfukového plynu (viz odstavec 8.4.1.2) a systému s ředěním části toku ≤ 0,3 s, použije se regulace on-line. Je-li doba transformace delší než 0,3 s, je nutno použít předem stanovenou regulaci na základě předem zaznamenané zkoušky. V takovém případě musí být kombinovaná doba náběhu ≤ 1 s a kombinovaná doba zpoždění ≤ 10 s.
 Celková doba odezvy musí být nastavena tak, aby byl zajištěn reprezentativní vzorek částic q
 mp,i, úměrný hmotnostnímu průtoku výfukových plynů. K určení úměrnosti se provede regresní analýza q
 mp,i a q
 mew,i s frekvencí snímání údajů nejméně 5 Hz a musí být splněna tato kritéria:
 a)
 koeficient určení r
 2 lineární regrese mezi q
 mp,i a q
 mew,i nesmí být menší než 0,95;
 b)
 normální chyba odhadnuté hodnoty q
 mp,i ve vztahu k q
 mew,I nesmí překročit 5 % maximální hodnoty q
 mp;
 c)
 úsek q
 mp regresní přímky nesmí překročit ± 2 % maximální hodnoty q
 mp.
 Jsou-li společné doby transformace systému pro odběr částic t
 50,P a signálu hmotnostního průtoku výfukových plynů t
 50,F delší než 0,3 s, vyžaduje se předem stanovená regulace. V takovém případě se provede předběžná zkouška a k regulaci průtoku vzorku do systému částic se může použít signál hmotnostního průtoku výfukových plynů z předběžné zkoušky. Správné regulace systému s ředěním části toku se dosáhne, pokud se časová křivka q
 mew,pre z předběžné zkoušky, která reguluje q
 mp, posune o předem stanovený


text:
čas t
 50,P + t
 50,F.
 Ke zjištění korelace mezi q
 mp,i a q
 mew,i se použijí údaje shromážděné během skutečné zkoušky, přičemž q
 mew,i se časově upraví o t
 50,F vztaženo k q
 mp,i (t
 50,P nemá vliv na časovou synchronizaci). To znamená, že časový posun mezi q
 mew a q
 mp je rozdílem jejich dob transformace, které byly určeny podle odstavce 9.4.6.6.
 9.4.6.2. Specifikace měření toku z rozdílů průtoků
 U systémů s ředěním části toku má zvláštní význam přesnost toku vzorku q
 mp, pokud se neměří přímo, ale určuje se měřením toku z rozdílů průtoků:
 (83)
 V tomto případě musí být maximální chyba rozdílu taková, aby hodnota qmp
 byla přesná v rozmezí ± 5 %, je-li ředicí poměr menší než 15. Tuto chybu je možné vypočítat postupem střední kvadratické odchylky chyb každého přístroje.
 Přijatelnou přesnost q
 mp lze získat některým z těchto postupů:
 a)
 Absolutní přesnosti q
 mdew a q
 mdw jsou ± 0,2 %, čímž je zaručena pro q
 mp přesnost ≤ 5 % při ředicím poměru 15. Při vyšších ředicích poměrech však dochází k větším chybám;
 b)
 Kalibrace q
 mdw vztažená k q
 mdew se provádí tak, že je dosaženo stejné přesnosti q
 mp jako podle písmena a). Podrobnosti viz odstavec 9.4.6.3;
 c)
 Přesnost q
 mp se určuje nepřímo z přesnosti ředicího poměru určeného sledovacím plynem, např. CO2. Vyžaduje se přesnost pro q
 mp rovnocenná postupu podle a);
 d)
 Absolutní přesnost q
 mdew a q
 mdw je v rozmezí ± 2 % plného rozsahu stupnice, maximální chyba rozdílu mezi q
 mdew a q
 mdw je v rozmezí 0,2 % a chyba linearity je v rozmezí ± 0,2 % nejvyšší hodnoty q
 mdew pozorované během zkoušky.
 9.4.6.3. Kalibrace měření toku z rozdílů průtoků
 Průtokoměr nebo přístroje k měření průtoku musí být kalibrovány jedním z následujících postupů, aby průtok sondou qmp
 do tunelu splňoval požadavky na přesnost podle odstavce 9.4.6.2:
 a)
 Průtokoměr pro q
 mdw se zapojí v sérii s průtokoměrem pro q
 mdew, rozdíl mezi dvěma průtokoměry se kalibruje pro nejméně 5 nastavených hodnot, přičemž hodnoty průtoku jsou rovnoměrně rozloženy mezi nejnižší hodnotou q
 mdw použitou při zkoušce a hodnotou q
 mdew použitou při zkoušce. Ředicí tunel může být v obtoku;
 b)
 Kalibrovaný průtokoměr se zapojí do série s průtokoměrem pro q
 mdew a zkontroluje se přesnost hodnoty použité pro zkoušku. Kalibrovaný průtokoměr se zapojí do série s průtokoměrem pro q
 mdw a zkontroluje se přesnost pro nejméně 5 nastavení odpovídajících ředicímu poměru mezi 3 a 50, vztaženo na hodnotu q
 mdew použitou při zkoušce;
 c)
 Přenosová trubka TT se odpojí od výfuku a připojí se k ní kalibrovaný přístroj k měření průtoku s vhodným rozsahem pro měření q
 mp. Veličina q
 mdew se nastaví na hodnotu použitou při zkoušce a q
 mdw se postupně nastaví na nejméně 5 hodnot odpovídajících ředicím poměrům mezi 3 a 50. Jinou možnou alternativou je speciální kalibrační vedení toku, kdy tok proudí mimo tunel, ale celkový tok a tok ředicího média proudí příslušnými průtokoměry jako při skutečné zkoušce;
 d)
 Do přenosové


text:
trubky TT se přivede sledovací plyn. Tímto sledovacím plynem může být některá ze složek výfukového plynu, např. CO2 nebo NOx. Po ředění v tunelu se měří složka, kterou je sledovací plyn. Měření se provádí pro pět ředicích poměrů mezi 3 a 50. Přesnost průtoku vzorku se určí z ředicího poměru r
 d:
 (84)
 Aby se zaručila přesnost q
 mp, je nutno vzít v úvahu přesnost analyzátorů plynů.
 9.4.6.4. Kontrola průtoku uhlíku
 Rozhodně se doporučuje provést kontrolu průtoku uhlíku ve skutečném výfukovém plynu, aby se zjistily problémy týkající se měření a regulace a aby se ověřila správná činnost systému s ředěním části toku. Kontrolu průtoku uhlíku je nutno provést přinejmenším vždy, když je namontován nový motor nebo když dojde k významné změně konfigurace zkušebního stanoviště.
 Motor musí běžet při plném zatížení s maximálním točivým momentem a jemu příslušných otáčkách nebo v jiném ustáleném režimu, při němž vzniká 5 % nebo více emisí CO2. Systém odběru vzorků s ředěním části toku musí pracovat s faktorem ředění přibližně 15:1.
 Provádí-li se kontrola průtoku uhlíku, použije se postup uvedený v dodatku 4. Průtoky uhlíku se vypočítají podle rovnic 112 až 114 v dodatku 4 k této příloze. Všechny průtoky uhlíku se musí shodovat v mezích 3 %.
 9.4.6.5. Kontrola před zkouškou
 Kontrola před zkouškou se provádí v rozmezí dvou hodin před zkouškou následujícím způsobem.
 Přesnost průtokoměrů se zkontroluje stejným postupem, jaký se používá pro kalibraci (viz odstavec 9.4.6.2) u nejméně dvou bodů, včetně hodnot průtoku q
 mdw, které odpovídají ředicím poměrům mezi 5 a 15 pro hodnotu q
 mdew použitou při zkoušce.
 Pokud lze na základě záznamů o postupu kalibrace podle odstavce 9.4.6.2 prokázat, že kalibrace průtokoměru je stabilní po delší dobu, je možno kontrolu před zkouškou vypustit.
 9.4.6.6. Určení doby transformace
 Nastavení systému pro vyhodnocení doby transformace musí být naprosto stejné jako při měření ve skutečné zkoušce. Doba transformace se určí následující metodou.
 Nezávislý referenční průtokoměr s měřicím rozsahem vhodným pro průtok sondou se zapojí do série se sondou bezprostředně u ní. Tento průtokoměr musí mít dobu transformace kratší než 100 ms pro velikost stupně zvětšení průtoku použitého při měření doby odezvy a dostatečně malé škrcení toku tak, aby neovlivňovalo dynamické vlastnosti systému s ředěním části toku, a musí být v souladu s osvědčenou technickou praxí.
 Do průtoku výfukového plynu (nebo průtoku vzduchu, pokud se průtok výfukového plynu určuje výpočtem) ve vstupu do systému s ředěním části toku se zavede skoková změna, z malé hodnoty průtoku na nejméně 90 % maximálního průtoku výfukového plynu. Spouštěč skokové změny musí být stejný jako spouštěč použitý ke spuštění předem stanovené regulace při skutečné zkoušce. Signál ke skokové změně průtoku výfukového plynu a odezva průtokoměru se zaznamenávají s frekvencí odběru vzorku nejméně 10 Hz.
 Na základě těchto údajů se určí doba transformace pro systém s ředěním části toku, což je doba od počátku signálu ke skokové změně průtoku do bodu 50 % odezvy průtokoměru. Stejným způsobem se určí doby transformace signálu q
 mp systému s ředěním části toku a signálu q
 mew,i průtokoměru výfukových plynů. Tyto signály


text:
se používají při regresních kontrolách prováděných po každé zkoušce (viz odstavec 9.4.6.1).
 Výpočet se opakuje pro nejméně pět signálů ke zvýšení a poklesu průtoku a z výsledků se vypočte průměrná hodnota. Od této hodnoty se odečte vnitřní doba transformace (< 100 ms) referenčního průtokoměru. Výsledkem je předem stanovená hodnota systému s ředěním části toku, která se použije podle odstavce 9.4.6.1.
 9.5. Kalibrace systému CVS
 9.5.1. Obecně
 Systém CVS se musí kalibrovat přesným průtokoměrem a zařízením škrtícím průtok. Průtok systémem se měří při různých nastaveních škrcení a měří se parametry regulace systému a určuje se jejich vztah k průtoku.
 Mohou se použít různé typy průtokoměrů, např. kalibrovaná Venturiho trubice, kalibrovaný laminární průtokoměr, kalibrovaný turbinový průtokoměr.
 9.5.2. Kalibrace objemového dávkovacího čerpadla (PDP)
 Všechny parametry čerpadla se musí měřit současně s parametry kalibrační Venturiho trubice, která je zapojena v sérii s čerpadlem. Nakreslí se křivka závislosti vypočteného průtoku (v m3/s na vstupu čerpadla při absolutním tlaku a absolutní teplotě) na korelační funkci, která je hodnotou specifické kombinace parametrů čerpadla. Pak se určí lineární rovnice vztahu mezi průtokem čerpadla a korelační funkcí. Jestliže má systém CVS pohon s více rychlostmi, provede se kalibrace pro každou použitou rychlost.
 V průběhu kalibrace se musí udržovat stabilní teplota.
 Úniky ze všech spojů a potrubí mezi kalibrační Venturiho trubicí a čerpadlem CVS se musí udržovat na hodnotě nižší než 0,3 % nejnižší hodnoty průtoku (při maximálním škrcení a nejnižších otáčkách čerpadla PDP).
 9.5.2.1. Analýza údajů
 Průtok vzduchu (q
 vCVS) při každém nastavení škrcení (nejméně 6 nastavení) se vypočte v normálních m3/s z údajů průtokoměru s použitím metody předepsané výrobcem. Pak se průtok vzduchu přepočte na průtok čerpadla (V
 0) v m3/ot při absolutní teplotě a absolutním tlaku na vstupu čerpadla takto:
 (85)
 kde:
 q
 vCVS
 je průtok vzduchu při normálních podmínkách (101,3 kPa, 273 K), m3/s
 T
 je teplota na vstupu čerpadla, K
 p
 p
 je absolutní tlak na vstupu čerpadla, kPa
 n
 jsou otáčky čerpadla, ot/s
 Aby se vzalo v úvahu vzájemné ovlivňování kolísání tlaku v čerpadle a míry ztrát v čerpadle, vypočte se korelační funkce (X
 0) mezi otáčkami čerpadla, rozdílem tlaku mezi vstupem a výstupem čerpadla a absolutním tlakem na výstupu čerpadla takto:
 (86)
 kde:
 Δp
 p
 je rozdíl tlaku mezi vstupem a výstupem čerpadla, kPa
 p
 p
 je absolutní tlak na výstupu čerpadla, kPa
 Lineární úpravou metodou nejmenších čtverců se odvodí tato kalibrační rovnice:
 (87)
 D
 0 a m
 jsou úsek na ose souřadnic a sklon, které popisují regresní přímky.
 U systému CVS s více rychlostmi musí být kalibrační křivky sestrojené pro různé rozsahy průtoku čerpadla přibližně rovnoběžné a hodnoty úseku na ose souřadnic (D
 0) se musí zvětšovat s poklesem rozsahů průtoku čerpadla.
 Hodnoty vypočtené z rovnice se mohou lišit maximálně o ± 0,5 % od změřené hodnoty V
 0. Hodnoty m budou u různých čerpadel různé. Úsady částic způsobí v průběhu času zmenšování skluzu čerpadla, což se projeví v nižších hodnotách m. Proto se kalibrace musí provést při uvedení čerpadla do provozu, po větší údržbě a pokud ověření celého systému ukazuje změnu


text:
míry ztrát.
 9.5.3. Kalibrace Venturiho trubice s kritickým prouděním (CFV)
 Kalibrace CFV vychází z rovnice průtoku pro Venturiho trubici s kritickým prouděním. Průtok plynu je funkcí tlaku a teploty na vstupu Venturiho trubice.
 K určení rozsahu kritického proudění se sestrojí křivka K
 v jako funkce tlaku na vstupu Venturiho trubice. Při kritickém (škrceném) průtoku má K
 v poměrně konstantní hodnotu. Při poklesu tlaku (zvětšujícím se podtlaku) se průtok Venturiho trubicí uvolňuje a K
 v se zmenšuje, což ukazuje, že CFV pracuje mimo přípustný rozsah.
 9.5.3.1. Analýza údajů
 Průtok vzduchu (q
 vCVS) při každém nastavení škrcení (nejméně 8 nastavení) se vypočte v normálních m3/s z údajů průtokoměru s použitím metody předepsané výrobcem. Kalibrační koeficient se vypočte z kalibračních údajů pro každé nastavení takto:
 (88)
 kde:
 q
 vCVS
 je průtok vzduchu při normálních podmínkách (101,3 kPa, 273 K), m3/s
 T
 je teplota na vstupu Venturiho trubice, K
 p
 p
 je absolutní tlak na vstupu do Venturiho trubice, kPa
 Vypočte se střední hodnota K
 V a směrodatná odchylka. Směrodatná odchylka nesmí překročit ± 0,3 % střední hodnoty K
 V.
 9.5.4. Kalibrace Venturiho trubice s podzvukovým prouděním (SSV)
 Kalibrace SSV vychází z rovnice průtoku pro Venturiho trubici s podzvukovým prouděním. Průtok plynu je funkcí vstupního tlaku a teploty, poklesu tlaku mezi vstupem a hrdlem SVV, jak vyjadřuje rovnice 53 (viz odstavec 8.5.1.4).
 9.5.4.1. Analýza údajů
 Průtok vzduchu (Q
 SSV) se při každém nastavení škrcení (nejméně 16 nastavení) vypočte v normálních m3/s z údajů průtokoměru s použitím metody předepsané výrobcem. Koeficient výtoku se vypočte z kalibračních údajů pro každé nastavení takto:
 (89)
 kde:
 Q
 SSV
 je průtok vzduchu při normálních podmínkách (101,3 kPa, 273 K), m3/s
 T
 je teplota na vstupu Venturiho trubice, K
 d
 V
 je průměr hrdla SSV, m
 r
 p
 je poměr absolutního statického tlaku v hrdle SSV a na vstupu SSV =
 r
 D
 je poměr průměru d
 V hrdla SSV k vnitřnímu průměru vstupní trubky D
 K určení rozsahu podzvukového proudění se sestrojí křivka C
 d jako funkce Reynoldsova čísla Re v hrdle SSV. Re v hrdle SSV se vypočte podle této rovnice:
 (90)
 přičemž
 (91)
 kde:
 A1
 je 25,55152 v jednotkách SI
 Q
 SSV
 je průtok vzduchu při normálních podmínkách (101,3 kPa, 273 K), m3/s
 d
 V
 je průměr hrdla SSV, m
 μ
 je absolutní nebo dynamická viskozita plynu, kg/ms
 b
 je 1,458 × 106 (empirická konstanta), kg/m s K0,5
 S
 je 110,4 (empirická konstanta), K
 Vzhledem k tomu, že Q
 SSV je údajem potřebným pro vzorec k výpočtu Re, musí výpočty začít s počátečním odhadem hodnoty pro Q
 SSV nebo C
 d kalibrační Venturiho trubice a musí se opakovat tak dlouho, dokud Q
 SSV nekonverguje. Konvergenční metoda musí mít přesnost 0,1 % hodnoty měřené v příslušném bodě měření nebo větší přesnost.
 Pro minimálně šestnáct bodů v oblasti podzvukového proudění musí být hodnoty C
 d vypočtené na základě výsledné rovnice pro přizpůsobení kalibrační křivky v rozmezí ± 0,5 % naměřené hodnoty C
 d pro každý kalibrační bod.
 9.5.5. Ověření celého systému
 Celková přesnost systému CVS pro odběr vzorků a


text:
analytického systému se určí zavedením známého množství znečišťujícího plynu do systému, když pracuje normálním způsobem. Znečišťující látka se analyzuje a vypočte se hmotnost podle odstavce 8.5.2.3, kromě propanu, u něhož se pro faktor u použije místo hodnoty 0,000480 pro HC hodnota 0,000472. Použije se jeden ze dvou následujících postupů.
 9.5.5.1. Měření clonou s kritickým prouděním
 Známé množství čistého plynu (oxid uhelnatý nebo propan) se vpustí do systému CVS kalibrovanou clonou s kritickým prouděním. Jestliže je tlak na vstupu dostatečně velký, není průtok, který se seřídí clonou s kritickým prouděním, závislý na tlaku na výstupu clony (kritické proudění). Systém CVS musí být v činnosti jako při normální zkoušce emisí z výfuku po dobu 5 až 10 minut. Vzorek plynu se analyzuje obvyklým zařízením (vak k jímání vzorků nebo metoda integrace) a vypočte se hmotnost plynu.
 Takto určená hmotnost se smí lišit nejvýše o ± 3 % od známé hmotnosti vpuštěného plynu.
 9.5.5.2. Měření gravimetrickým postupem
 Změří se hmotnost malé láhve naplněné oxidem uhelnatým nebo propanem s přesností ± 0,01 g. Systém CVS je v činnosti jako při normální zkoušce emisí z výfuku po dobu 5 až 10 minut, přičemž se oxid uhelnatý nebo propan vpouští do systému. Množství čistého plynu, které bylo vypuštěno z láhve, se určí z hmotnostního rozdílu zjištěného vážením. Vzorek plynu se analyzuje obvyklým zařízením (vak k jímání vzorků nebo metoda integrace) a vypočte se hmotnost plynu.
 Takto určená hmotnost se smí lišit nejvýše o ± 3 % od známé hmotnosti vpuštěného plynu.
 10. POSTUP ZKOUŠKY MĚŘENÍ POČTU ČÁSTIC
 10.1. Odběr vzorků
 Počet emitovaných částic se měří nepřetržitým odběrem vzorků buď ze systému s ředěním části toku, jak je popsáno v dodatku 2 k této příloze, odstavcích A.2.2.1 a A.2.2.2, nebo ze systému s ředěním plného toku, jak je popsáno v dodatku 2 k této příloze, odstavcích A.2.2.3 a A.2.2.4.
 10.1.1. Filtrace ředicího média
 Ředicí medium, které se použije jak v primárním, tak případně v sekundárním ředění výfukového plynu v ředicím systému, musí projít filtry, jež splňují požadavky na vzduchové filtry částic s vysokou účinností (HEPA) stanovené v dodatku 2 k této příloze, odstavcích A.2.2.2 nebo A.2.2.4. Ředicí médium může být předtím, než projde filtrem HEPA, volitelně pročištěno aktivním uhlím, aby se v něm snížily a stabilizovaly koncentrace uhlovodíků. Doporučuje se vložit doplňkový hrubý filtr částic před filtr HEPA a za čistič s aktivním uhlím, je-li použit.
 10.2. Kompenzace pro tok vzorků k měření počtu částic – systémy s ředěním plného toku
 Ke kompenzaci hmotnostního toku odebraného z ředicího systému pro odběr vzorků k měření počtu částic se odebraný hmotnostní tok (filtrovaný) vrátí zpět do ředicího systému. Alternativně se může celkový hmotnostní tok v ředicím systému korigovat matematicky odebraným tokem pro odběr vzorků k měření počtu částic. Když je celkový hmotnostní tok odebraný z ředicího systému pro odběr vzorků k měření počtu částic menší než 0,5 % celkového ředěného toku výfukového plynu v ředicím tunelu (med), je možno vypustit tuto korekci nebo vrácení toku zpět.
 10.3. Kompenzace pro tok vzorků k měření počtu částic – systémy s ředěním


text:
části toku
 10.3.1. U systémů s ředěním části toku se hmotnostního toku odebraného z ředicího systému pro odběr vzorků k měření počtu částic dosáhne řízením proporcionality odběru vzorků. Toho se dosáhne buď směrováním toku vzorků k měření počtu částic zpět do ředicího systému před zařízení k měření průtoku, nebo matematickou korekcí, jak je uvedeno v odstavci 10.3.2. U systémů s ředěním části toku, u kterých se odebírá celkový vzorek, se musí hmotnostní tok odebraný z ředicího systému pro odběr vzorků k měření počtu částic korigovat také při výpočtu hmotnosti částic, jak je uvedeno v odstavci 10.3.3.
 10.3.2. Okamžitý průtok výfukového plynu do ředicího systému (qmp
 ) používaný k řízení proporcionality odběru vzorků se koriguje podle jedné z následujících metod:
 a)
 V případě, kdy se tok odebraný z ředicího systému pro odběr vzorků k měření počtu částic odstraní, nahradí se rovnice 83 v odstavci 9.4.6.2 touto rovnicí:
 (92)
 kde:
 qmp
 =
 tok vzorku výfukového plynu do systému s ředěním části toku, kg/s
 qmdew
 =
 hmotnostní průtok zředěného výfukového plynu, kg/s
 qmdw
 =
 hmotnostní průtok ředicího vzduchu, kg/s
 qex
 =
 hmotnostní průtok vzorku k měření počtu částic, kg/s
 Signál qex
 posílaný do řídicího zařízení systému části toku musí mít vždy přesnost 0,1 % hodnoty qmdew
 a měl by být vysílán s frekvencí nejméně 1 Hz;
 b)
 V případě, kdy se tok odebraný z ředicího systému pro odběr vzorků k měření počtu částic úplně nebo zčásti odstraní, avšak ekvivalentní tok se směruje zpět do ředicího systému před zařízení k měření průtoku, nahradí se rovnice 83 v odstavci 9.4.6.2 touto rovnicí:
 (93)
 kde:
 qmp
 =
 tok vzorku výfukového plynu do systému s ředěním části toku, kg/s
 qmdew
 =
 hmotnostní průtok zředěného výfukového plynu, kg/s
 qmdw
 =
 hmotnostní průtok ředicího vzduchu, kg/s
 qex
 =
 hmotnostní průtok vzorku k měření počtu částic, kg/s
 qsw
 =
 hmotnostní průtok zpětného toku do ředicího tunelu ke kompenzaci odebraného vzorku k měření počtu částic, kg/s
 Rozdíl mezi qex
 a qsw
 posílaný do řídicího zařízení systému s ředěním části toku musí mít vždy přesnost 0,1 % hodnoty qmdew
 . Signál (nebo signály) musí být vysílán (vysílány) s frekvencí nejméně 1 Hz.
 10.3.3. Korekce měření hmotnosti částic
 Když se tok vzorku k měření počtu částic odebere ze systému s ředěním části toku, u kterého se odebírá celkový vzorek, musí se hmotnost částic (mPM
 ) vypočtená podle odstavce 8.4.3.2.1 nebo 8.4.3.2.2 pro použití na korekci hodnoty odebraného toku korigovat následujícím způsobem. Tato korekce je nutná i v případě, že se filtrovaný odebíraný tok vede zpět do systémů s ředěním části toku.
 (94)
 kde:
 mPM,corr
 =
 hmotnost částic korigovaná pro odběr toku vzorku k měření počtu částic, g/zkouška
 mPM
 =
 hmotnost částic určená podle odstavce 8.4.3.2.1 nebo 8.4.3.2.2, g/zkouška
 msed
 =
 celková hmotnost zředěného výfukového plynu procházejícího ředicím tunelem, kg
 mex
 =
 celková hmotnost zředěného výfukového plynu odebraného z ředicího tunelu pro vzorky k měření počtu částic, kg
 10.3.4. Proporcionalita odběru vzorků ze systému s ředěním části toku
 U měření počtu částic se k řízení systému s ředěním části toku, za účelem získat vzorek


text:
proporcionální k hmotnostnímu toku výfukového plynu, použije hmotnostní průtok výfukového plynu určený kteroukoli z metod popsaných v odstavcích 8.4.1.3 až 8.4.1.7. Proporcionalitu je třeba kontrolovat regresní analýzou mezi tokem vzorku a tokem výfukového plynu podle odstavce 9.4.6.1.
 10.4. Určení počtu částic
 10.4.1. Časová synchronizace
 U systémů s ředěním části toku se doby setrvání v odběrném systému vzorků k měření počtu částic a v měřicím systému dosáhne časovou synchronizací signálu počtu částic se zkušebním cyklem a s hmotnostním průtokem výfukového plynu podle postupu stanoveného v odstavci 8.4.2.2. Doba transformace odběru vzorků k měření počtu částic a měřicího systému se určí podle odstavce A.8.1.3.7 dodatku 8 této přílohy.
 10.4.2. Určení počtů částic u systému s ředěním části toku
 Když se odebírají vzorky k měření počtu částic s použitím systému s ředěním části toku podle postupů stanovených v odstavci 8.4, vypočte se počet částic emitovaných v průběhu zkušebního cyklu z následující rovnice:
 (95)
 kde:
 N
 =
 počet částic emitovaných v průběhu zkušebního cyklu
 medf
 =
 hmotnost ekvivalentního zředěného výfukového plynu v průběhu zkušebního cyklu, určená podle odstavce 8.4.3.2.2, kg/zkouška
 k
 =
 kalibrační koeficient ke korigování měření počitadla počtu částic na úroveň referenčního přístroje, jestliže se tato korekce neprovádí interně v počitadle počtu částic. Když se kalibrační koeficient používá interně v počitadle počtu částic, použije se ve výše uvedené rovnici místo k hodnota 1
 =
 střední koncentrace částic ve zředěném výfukovém plynu korigovaná na normální podmínky (273,2 K a 101,33 kPa), částice na cm3
 =
 redukční koeficient střední koncentrace částic z odstraňovače těkavých částic, který je specifický pro nastavení ředění použité u zkoušky
 =
 se vypočte z následující rovnice:
 (96)
 kde:
 cs,i
 =
 diskrétní změřená hodnota koncentrace částic ve zředěném výfukovém plynu udaná počitadlem částic, korigovaná koincidencí a na normální podmínky (273,2 K a 101,33 kPa), částice na cm3
 n
 =
 počet měření koncentrace částic vykonaných v průběhu zkoušky
 10.4.3. Určení počtů částic u systémů s ředěním plného toku
 Když se odebírají vzorky k měření počtu částic s použitím systému s ředěním části toku podle postupů stanovených v odstavci 8.5, vypočte se počet částic emitovaných v průběhu zkušebního cyklu z následující rovnice:
 (97)
 kde:
 N
 =
 počet částic emitovaných v průběhu zkušebního cyklu
 med
 =
 celkový tok zředěného výfukového plynu v průběhu zkušebního cyklu, vypočtený podle kterékoli z metod popsaných odstavcích 8.5.1.2 až 8.5.1.4, kg/zkouška
 k
 =
 kalibrační koeficient ke korigování měření počitadla počtu částic na úroveň referenčního přístroje, jestliže se tato korekce neprovádí interně v počitadle počtu částic. Když se kalibrační koeficient používá interně v počitadle počtu částic, použije se ve výše uvedené rovnici místo k hodnota 1
 =
 střední korigovaná koncentrace částic ve zředěném výfukovém plynu korigovaná na normální podmínky (273,2 K a 101,33 kPa), částice na cm3
 =
 redukční koeficient střední koncentrace částic z odstraňovače těkavých částic, který je specifický pro nastavení ředění použité u zkoušky
 =
 se vypočte z následující rovnice:
 (98)
 kde:
 cs,i
 =
 diskrétní změřená hodnota koncentrace částic ve zředěném výfukovém plynu udaná počitadlem částic, korigovaná koincidencí a na normální podmínky (273,2 K a 101,33 kPa), částice na


text:
cm3
 n
 =
 počet měření koncentrace částic vykonaných v průběhu zkoušky
 10.4.4. Výsledek zkoušky
 10.4.4.1. Výpočet specifických emisí
 Pro každou individuální zkoušku WHSC, zkoušku WHTC za tepla nebo zkoušku WHTC za studena se vypočtou specifické emise vyjádřené v počtu částic/kWh takto:
 (99)
 kde:
 e
 =
 počet emitovaných částic na kWh
 Wact
 =
 skutečná práce cyklu podle odstavce 7.8.6, v kWh
 10.4.4.2. Systémy následného zpracování výfukových plynů s periodickou regenerací
 U motorů vybavených systémy následného zpracování výfukových plynů s periodickou regenerací se použijí obecná ustanovení odstavce 6.6.2. Vážené hodnoty emisí v průběhu zkoušky WHTC se startem za tepla se zjistí podle rovnice 5, kde je průměrný počet částic/kWh bez regenerace a je průměrný počet částic/kWh s regenerací. Výpočet korekčních faktorů na regeneraci se provádí podle rovnic 6, 6a, 7, případně 8.
 10.4.4.3. Vážený průměr výsledku zkoušky WHTC
 U zkoušky WHTC je konečným výsledkem zkoušky vážený průměr zkoušek se startem za studena a se startem za tepla (případně včetně periodické regenerace), vypočtený podle jedné z následujících rovnic:
 a)
 v případě multiplikační korekce na regeneraci, nebo u motorů bez zařízení k následnému zpracování výfukových plynů s periodickou regenerací
 (100)
 (b)
 v případě aditivní korekce na regeneraci
 (101)
 kde:
 Ncold
 =
 celkový počet částic emitovaných v průběhu zkušebního cyklu WHTC se startem za studena
 Nhot
 =
 celkový počet částic emitovaných v průběhu zkušebního cyklu WHTC se startem za tepla
 Wact,cold
 =
 skutečná práce ve zkušebním cyklu WHTC se startem za studena podle odstavce 7.8.6, kWh
 Wact, hot
 =
 skutečná práce ve zkušebním cyklu WHTC se startem za tepla podle odstavce 7.8.6, kWh
 kr
 =
 korekce na regeneraci podle odstavce 6.6.2. nebo v případě motorů bez zařízení k následnému zpracování výfukových plynů s periodickou regenerací kr
 = 1
 10.4.4.4. Zaokrouhlování konečných výsledků
 Konečné výsledky zkoušky WHSC a výsledné vážené průměry zkoušky WHTC se zaokrouhlí v jednom kroku na tři významná číselná místa podle ASTM E 29-06B. Není přípustné žádné zaokrouhlování mezilehlých hodnot, které jsou podkladem k výsledku konečných specifických emisí na brzdě.
 10.5. Určení počtu částic v pozadí
 10.5.1.
 Na žádost výrobce motoru se mohou odebírat vzorky pozadí v ředicím tunelu, před zkouškou nebo po ní, počínaje místem, které je ve směru proudění za filtry částic a filtry uhlovodíků situovanými na vstupu systému k měření počtu částic, za účelem určení koncentrace částic pozadí v tunelu.
 10.5.2.
 Není dovoleno odečítat koncentrace částic pozadí v ředicím tunelu pro účely schválení typu, avšak může se tak učinit na žádost výrobce, s předchozím souhlasem orgánu schválení typu, u zkoušek kontroly shodnosti výroby, jestliže lze prokázat, že podíl pozadí v tunelu je významný. V takovém případě se pak může odečíst od hodnot změřených ve zředěném výfukovém plynu.
 (1) Číslování této přílohy odpovídá číslování celosvětového technického předpisu GTR č. 4 týkajícího se WHDC. Některé odstavce předpisu WHDC však nebylo nutno do této přílohy zařadit.
 (2) V závislosti na palivu.
 (3) Při λ = 2, suchý vzduch, 273 K, 101,3 kPa.
 (4) hodnota u s přesností v rozmezí 0,2 % pro složení: C = 66 - 76 %; H = 22 -


text:
25 %; N = 0 - 12 %
 (5) NMHC na základě CH2,93 (pro celek HC se použije koeficient u
 gas CH4)
 (6) hodnota u s přesností v rozmezí 0,2 % pro složení: C3 = 70 - 90 %; C4 = 10 - 30 %
 (7) v závislosti na palivu
 (8) při λ = 2, suchý vzduch, 273 K, 101,3 kPa
 (9) hodnota u s přesností v rozmezí 0,2 % pro složení: C = 66 - 76 %; H = 22 - 25 %; N = 0 - 12 %
 (10) NMHC na základě CH2,93 (pro celek HC se použije koeficient ugas CH4)
 (11) hodnota u s přesností v rozmezí 0,2 % pro složení: C3 = 70 - 90 %; C4 = 10 - 30 %
 Dodatek 1
 Plán průběhu zkoušky WHTC s motorem na dynamometru
 Čas
 Norm. otáčky
 Norm. točivý moment
 s
 %
 %
 1
 0,0
 0,0
 2
 0,0
 0,0
 3
 0,0
 0,0
 4
 0,0
 0,0
 5
 0,0
 0,0
 6
 0,0
 0,0
 7
 1,5
 8,9
 8
 15,8
 30,9
 9
 27,4
 1,3
 10
 32,6
 0,7
 11
 34,8
 1,2
 12
 36,2
 7,4
 13
 37,1
 6,2
 14
 37,9
 10,2
 15
 39,6
 12,3
 16
 42,3
 12,5
 17
 45,3
 12,6
 18
 48,6
 6,0
 19
 40,8
 0,0
 20
 33,0
 16,3
 21
 42,5
 27,4
 22
 49,3
 26,7
 23
 54,0
 18,0
 24
 57,1
 12,9
 25
 58,9
 8,6
 26
 59,3
 6,0
 27
 59,0
 4,9
 28
 57,9
 m
 29
 55,7
 m
 30
 52,1
 m
 31
 46,4
 m
 32
 38,6
 m
 33
 29,0
 m
 34
 20,8
 m
 35
 16,9
 m
 36
 16,9
 42,5
 37
 18,8
 38,4
 38
 20,7
 32,9
 39
 21,0
 0,0
 40
 19,1
 0,0
 41
 13,7
 0,0
 42
 2,2
 0,0
 43
 0,0
 0,0
 44
 0,0
 0,0
 45
 0,0
 0,0
 46
 0,0
 0,0
 47
 0,0
 0,0
 48
 0,0
 0,0
 49
 0,0
 0,0
 50
 0,0
 13,1
 51
 13,1
 30,1
 52
 26,3
 25,5
 53
 35,0
 32,2
 54
 41,7
 14,3
 55
 42,2
 0,0
 56
 42,8
 11,6
 57
 51,0
 20,9
 58
 60,0
 9,6
 59
 49,4
 0,0
 60
 38,9
 16,6
 61
 43,4
 30,8
 62
 49,4
 14,2
 63
 40,5
 0,0
 64
 31,5
 43,5
 65
 36,6
 78,2
 66
 40,8
 67,6
 67
 44,7
 59,1
 68
 48,3
 52,0
 69
 51,9
 63,8
 70
 54,7
 27,9
 71
 55,3
 18,3
 72
 55,1
 16,3
 73
 54,8
 11,1
 74
 54,7
 11,5
 75
 54,8
 17,5
 76
 55,6
 18,0
 77
 57,0
 14,1
 78
 58,1
 7,0
 79
 43,3
 0,0
 80
 28,5
 25,0
 81
 30,4
 47,8
 82
 32,1
 39,2
 83
 32,7
 39,3
 84
 32,4
 17,3
 85
 31,6
 11,4
 86
 31,1
 10,2
 87
 31,1
 19,5
 88
 31,4
 22,5
 89
 31,6
 22,9
 90
 31,6
 24,3
 91
 31,9
 26,9
 92
 32,4
 30,6
 93
 32,8
 32,7
 94
 33,7
 32,5
 95
 34,4
 29,5
 96
 34,3
 26,5
 97
 34,4
 24,7
 98
 35,0
 24,9
 99
 35,6
 25,2
 100
 36,1
 24,8
 101
 36,3
 24,0
 102
 36,2
 23,6
 103
 36,2
 23,5
 104
 36,8
 22,7
 105
 37,2
 20,9
 106
 37,0
 19,2
 107
 36,3
 18,4
 108
 35,4
 17,6
 109
 35,2
 14,9
 110
 35,4
 9,9
 111
 35,5
 4,3
 112
 35,2
 6,6
 113
 34,9
 10,0
 114
 34,7
 25,1
 115
 34,4
 29,3
 116
 34,5
 20,7
 117
 35,2
 16,6
 118
 35,8
 16,2
 119


text:
35,6
 20,3
 120
 35,3
 22,5
 121
 35,3
 23,4
 122
 34,7
 11,9
 123
 45,5
 0,0
 124
 56,3
 m
 125
 46,2
 m
 126
 50,1
 0,0
 127
 54,0
 m
 128
 40,5
 m
 129
 27,0
 m
 130
 13,5
 m
 131
 0,0
 0,0
 132
 0,0
 0,0
 133
 0,0
 0,0
 134
 0,0
 0,0
 135
 0,0
 0,0
 136
 0,0
 0,0
 137
 0,0
 0,0
 138
 0,0
 0,0
 139
 0,0
 0,0
 140
 0,0
 0,0
 141
 0,0
 0,0
 142
 0,0
 4,9
 143
 0,0
 7,3
 144
 4,4
 28,7
 145
 11,1
 26,4
 146
 15,0
 9,4
 147
 15,9
 0,0
 148
 15,3
 0,0
 149
 14,2
 0,0
 150
 13,2
 0,0
 151
 11,6
 0,0
 152
 8,4
 0,0
 153
 5,4
 0,0
 154
 4,3
 5,6
 155
 5,8
 24,4
 156
 9,7
 20,7
 157
 13,6
 21,1
 158
 15,6
 21,5
 159
 16,5
 21,9
 160
 18,0
 22,3
 161
 21,1
 46,9
 162
 25,2
 33,6
 163
 28,1
 16,6
 164
 28,8
 7,0
 165
 27,5
 5,0
 166
 23,1
 3,0
 167
 16,9
 1,9
 168
 12,2
 2,6
 169
 9,9
 3,2
 170
 9,1
 4,0
 171
 8,8
 3,8
 172
 8,5
 12,2
 173
 8,2
 29,4
 174
 9,6
 20,1
 175
 14,7
 16,3
 176
 24,5
 8,7
 177
 39,4
 3,3
 178
 39,0
 2,9
 179
 38,5
 5,9
 180
 42,4
 8,0
 181
 38,2
 6,0
 182
 41,4
 3,8
 183
 44,6
 5,4
 184
 38,8
 8,2
 185
 37,5
 8,9
 186
 35,4
 7,3
 187
 28,4
 7,0
 188
 14,8
 7,0
 189
 0,0
 5,9
 190
 0,0
 0,0
 191
 0,0
 0,0
 192
 0,0
 0,0
 193
 0,0
 0,0
 194
 0,0
 0,0
 195
 0,0
 0,0
 196
 0,0
 0,0
 197
 0,0
 0,0
 198
 0,0
 0,0
 199
 0,0
 0,0
 200
 0,0
 0,0
 201
 0,0
 0,0
 202
 0,0
 0,0
 203
 0,0
 0,0
 204
 0,0
 0,0
 205
 0,0
 0,0
 206
 0,0
 0,0
 207
 0,0
 0,0
 208
 0,0
 0,0
 209
 0,0
 0,0
 210
 0,0
 0,0
 211
 0,0
 0,0
 212
 0,0
 0,0
 213
 0,0
 0,0
 214
 0,0
 0,0
 215
 0,0
 0,0
 216
 0,0
 0,0
 217
 0,0
 0,0
 218
 0,0
 0,0
 219
 0,0
 0,0
 220
 0,0
 0,0
 221
 0,0
 0,0
 222
 0,0
 0,0
 223
 0,0
 0,0
 224
 0,0
 0,0
 225
 0,0
 0,0
 226
 0,0
 0,0
 227
 0,0
 0,0
 228
 0,0
 0,0
 229
 0,0
 0,0
 230
 0,0
 0,0
 231
 0,0
 0,0
 232
 0,0
 0,0
 233
 0,0
 0,0
 234
 0,0
 0,0
 235
 0,0
 0,0
 236
 0,0
 0,0
 237
 0,0
 0,0
 238
 0,0
 0,0
 239
 0,0
 0,0
 240
 0,0
 0,0
 241
 0,0
 0,0
 242
 0,0
 0,0
 243
 0,0
 0,0
 244
 0,0
 0,0
 245
 0,0
 0,0
 246
 0,0
 0,0
 247
 0,0
 0,0
 248
 0,0
 0,0
 249
 0,0
 0,0
 250
 0,0
 0,0
 251
 0,0
 0,0
 252
 0,0
 0,0
 253
 0,0
 31,6
 254
 9,4
 13,6
 255
 22,2
 16,9
 256
 33,0
 53,5
 257
 43,7
 22,1
 258
 39,8
 0,0
 259
 36,0
 45,7
 260
 47,6
 75,9
 261
 61,2
 70,4
 262
 72,3
 70,4
 263
 76,0
 m
 264
 74,3
 m
 265
 68,5
 m
 266
 61,0
 m
 267
 56,0
 m
 268
 54,0
 m
 269
 53,0
 m
 270
 50,8
 m
 271
 46,8
 m
 272
 41,7
 m
 273
 35,9
 m
 274
 29,2
 m
 275
 20,7
 m
 276
 10,1
 m
 277
 0,0
 m
 278
 0,0
 0,0
 279
 0,0
 0,0
 280
 0,0
 0,0
 281
 0,0
 0,0
 282
 0,0
 0,0
 283
 0,0
 0,0
 284
 0,0
 0,0
 285
 0,0
 0,0


text:
286
 0,0
 0,0
 287
 0,0
 0,0
 288
 0,0
 0,0
 289
 0,0
 0,0
 290
 0,0
 0,0
 291
 0,0
 0,0
 292
 0,0
 0,0
 293
 0,0
 0,0
 294
 0,0
 0,0
 295
 0,0
 0,0
 296
 0,0
 0,0
 297
 0,0
 0,0
 298
 0,0
 0,0
 299
 0,0
 0,0
 300
 0,0
 0,0
 301
 0,0
 0,0
 302
 0,0
 0,0
 303
 0,0
 0,0
 304
 0,0
 0,0
 305
 0,0
 0,0
 306
 0,0
 0,0
 307
 0,0
 0,0
 308
 0,0
 0,0
 309
 0,0
 0,0
 310
 0,0
 0,0
 311
 0,0
 0,0
 312
 0,0
 0,0
 313
 0,0
 0,0
 314
 0,0
 0,0
 315
 0,0
 0,0
 316
 0,0
 0,0
 317
 0,0
 0,0
 318
 0,0
 0,0
 319
 0,0
 0,0
 320
 0,0
 0,0
 321
 0,0
 0,0
 322
 0,0
 0,0
 323
 0,0
 0,0
 324
 4,5
 41,0
 325
 17,2
 38,9
 326
 30,1
 36,8
 327
 41,0
 34,7
 328
 50,0
 32,6
 329
 51,4
 0,1
 330
 47,8
 m
 331
 40,2
 m
 332
 32,0
 m
 333
 24,4
 m
 334
 16,8
 m
 335
 8,1
 m
 336
 0,0
 m
 337
 0,0
 0,0
 338
 0,0
 0,0
 339
 0,0
 0,0
 340
 0,0
 0,0
 341
 0,0
 0,0
 342
 0,0
 0,0
 343
 0,0
 0,0
 344
 0,0
 0,0
 345
 0,0
 0,0
 346
 0,0
 0,0
 347
 0,0
 0,0
 348
 0,0
 0,0
 349
 0,0
 0,0
 350
 0,0
 0,0
 351
 0,0
 0,0
 352
 0,0
 0,0
 353
 0,0
 0,0
 354
 0,0
 0,5
 355
 0,0
 4,9
 356
 9,2
 61,3
 357
 22,4
 40,4
 358
 36,5
 50,1
 359
 47,7
 21,0
 360
 38,8
 0,0
 361
 30,0
 37,0
 362
 37,0
 63,6
 363
 45,5
 90,8
 364
 54,5
 40,9
 365
 45,9
 0,0
 366
 37,2
 47,5
 367
 44,5
 84,4
 368
 51,7
 32,4
 369
 58,1
 15,2
 370
 45,9
 0,0
 371
 33,6
 35,8
 372
 36,9
 67,0
 373
 40,2
 84,7
 374
 43,4
 84,3
 375
 45,7
 84,3
 376
 46,5
 m
 377
 46,1
 m
 378
 43,9
 m
 379
 39,3
 m
 380
 47,0
 m
 381
 54,6
 m
 382
 62,0
 m
 383
 52,0
 m
 384
 43,0
 m
 385
 33,9
 m
 386
 28,4
 m
 387
 25,5
 m
 388
 24,6
 11,0
 389
 25,2
 14,7
 390
 28,6
 28,4
 391
 35,5
 65,0
 392
 43,8
 75,3
 393
 51,2
 34,2
 394
 40,7
 0,0
 395
 30,3
 45,4
 396
 34,2
 83,1
 397
 37,6
 85,3
 398
 40,8
 87,5
 399
 44,8
 89,7
 400
 50,6
 91,9
 401
 57,6
 94,1
 402
 64,6
 44,6
 403
 51,6
 0,0
 404
 38,7
 37,4
 405
 42,4
 70,3
 406
 46,5
 89,1
 407
 50,6
 93,9
 408
 53,8
 33,0
 409
 55,5
 20,3
 410
 55,8
 5,2
 411
 55,4
 m
 412
 54,4
 m
 413
 53,1
 m
 414
 51,8
 m
 415
 50,3
 m
 416
 48,4
 m
 417
 45,9
 m
 418
 43,1
 m
 419
 40,1
 m
 420
 37,4
 m
 421
 35,1
 m
 422
 32,8
 m
 423
 45,3
 0,0
 424
 57,8
 m
 425
 50,6
 m
 426
 41,6
 m
 427
 47,9
 0,0
 428
 54,2
 m
 429
 48,1
 m
 430
 47,0
 31,3
 431
 49,0
 38,3
 432
 52,0
 40,1
 433
 53,3
 14,5
 434
 52,6
 0,8
 435
 49,8
 m
 436
 51,0
 18,6
 437
 56,9
 38,9
 438
 67,2
 45,0
 439
 78,6
 21,5
 440
 65,5
 0,0
 441
 52,4
 31,3
 442
 56,4
 60,1
 443
 59,7
 29,2
 444
 45,1
 0,0
 445
 30,6
 4,2
 446
 30,9
 8,4
 447
 30,5
 4,3
 448
 44,6
 0,0
 449
 58,8
 m
 450
 55,1
 m
 451
 50,6
 m
 452
 45,3


text:
m
 453
 39,3
 m
 454
 49,1
 0,0
 455
 58,8
 m
 456
 50,7
 m
 457
 42,4
 m
 458
 44,1
 0,0
 459
 45,7
 m
 460
 32,5
 m
 461
 20,7
 m
 462
 10,0
 m
 463
 0,0
 0,0
 464
 0,0
 1,5
 465
 0,9
 41,1
 466
 7,0
 46,3
 467
 12,8
 48,5
 468
 17,0
 50,7
 469
 20,9
 52,9
 470
 26,7
 55,0
 471
 35,5
 57,2
 472
 46,9
 23,8
 473
 44,5
 0,0
 474
 42,1
 45,7
 475
 55,6
 77,4
 476
 68,8
 100,0
 477
 81,7
 47,9
 478
 71,2
 0,0
 479
 60,7
 38,3
 480
 68,8
 72,7
 481
 75,0
 m
 482
 61,3
 m
 483
 53,5
 m
 484
 45,9
 58,0
 485
 48,1
 80,0
 486
 49,4
 97,9
 487
 49,7
 m
 488
 48,7
 m
 489
 45,5
 m
 490
 40,4
 m
 491
 49,7
 0,0
 492
 59,0
 m
 493
 48,9
 m
 494
 40,0
 m
 495
 33,5
 m
 496
 30,0
 m
 497
 29,1
 12,0
 498
 29,3
 40,4
 499
 30,4
 29,3
 500
 32,2
 15,4
 501
 33,9
 15,8
 502
 35,3
 14,9
 503
 36,4
 15,1
 504
 38,0
 15,3
 505
 40,3
 50,9
 506
 43,0
 39,7
 507
 45,5
 20,6
 508
 47,3
 20,6
 509
 48,8
 22,1
 510
 50,1
 22,1
 511
 51,4
 42,4
 512
 52,5
 31,9
 513
 53,7
 21,6
 514
 55,1
 11,6
 515
 56,8
 5,7
 516
 42,4
 0,0
 517
 27,9
 8,2
 518
 29,0
 15,9
 519
 30,4
 25,1
 520
 32,6
 60,5
 521
 35,4
 72,7
 522
 38,4
 88,2
 523
 41,0
 65,1
 524
 42,9
 25,6
 525
 44,2
 15,8
 526
 44,9
 2,9
 527
 45,1
 m
 528
 44,8
 m
 529
 43,9
 m
 530
 42,4
 m
 531
 40,2
 m
 532
 37,1
 m
 533
 47,0
 0,0
 534
 57,0
 m
 535
 45,1
 m
 536
 32,6
 m
 537
 46,8
 0,0
 538
 61,5
 m
 539
 56,7
 m
 540
 46,9
 m
 541
 37,5
 m
 542
 30,3
 m
 543
 27,3
 32,3
 544
 30,8
 60,3
 545
 41,2
 62,3
 546
 36,0
 0,0
 547
 30,8
 32,3
 548
 33,9
 60,3
 549
 34,6
 38,4
 550
 37,0
 16,6
 551
 42,7
 62,3
 552
 50,4
 28,1
 553
 40,1
 0,0
 554
 29,9
 8,0
 555
 32,5
 15,0
 556
 34,6
 63,1
 557
 36,7
 58,0
 558
 39,4
 52,9
 559
 42,8
 47,8
 560
 46,8
 42,7
 561
 50,7
 27,5
 562
 53,4
 20,7
 563
 54,2
 13,1
 564
 54,2
 0,4
 565
 53,4
 0,0
 566
 51,4
 m
 567
 48,7
 m
 568
 45,6
 m
 569
 42,4
 m
 570
 40,4
 m
 571
 39,8
 5,8
 572
 40,7
 39,7
 573
 43,8
 37,1
 574
 48,1
 39,1
 575
 52,0
 22,0
 576
 54,7
 13,2
 577
 56,4
 13,2
 578
 57,5
 6,6
 579
 42,6
 0,0
 580
 27,7
 10,9
 581
 28,5
 21,3
 582
 29,2
 23,9
 583
 29,5
 15,2
 584
 29,7
 8,8
 585
 30,4
 20,8
 586
 31,9
 22,9
 587
 34,3
 61,4
 588
 37,2
 76,6
 589
 40,1
 27,5
 590
 42,3
 25,4
 591
 43,5
 32,0
 592
 43,8
 6,0
 593
 43,5
 m
 594
 42,8
 m
 595
 41,7
 m
 596
 40,4
 m
 597
 39,3
 m
 598
 38,9
 12,9
 599
 39,0
 18,4
 600
 39,7
 39,2
 601
 41,4
 60,0
 602
 43,7
 54,5
 603
 46,2
 64,2
 604
 48,8
 73,3
 605
 51,0
 82,3
 606
 52,1
 0,0
 607
 52,0
 m
 608
 50,9
 m
 609
 49,4
 m
 610
 47,8
 m
 611
 46,6
 m
 612
 47,3
 35,3
 613
 49,2
 74,1
 614
 51,1
 95,2
 615
 51,7
 m
 616
 50,8
 m
 617
 47,3
 m
 618
 41,8
 m
 619


text:
36,4
 m
 620
 30,9
 m
 621
 25,5
 37,1
 622
 33,8
 38,4
 623
 42,1
 m
 624
 34,1
 m
 625
 33,0
 37,1
 626
 36,4
 38,4
 627
 43,3
 17,1
 628
 35,7
 0,0
 629
 28,1
 11,6
 630
 36,5
 19,2
 631
 45,2
 8,3
 632
 36,5
 0,0
 633
 27,9
 32,6
 634
 31,5
 59,6
 635
 34,4
 65,2
 636
 37,0
 59,6
 637
 39,0
 49,0
 638
 40,2
 m
 639
 39,8
 m
 640
 36,0
 m
 641
 29,7
 m
 642
 21,5
 m
 643
 14,1
 m
 644
 0,0
 0,0
 645
 0,0
 0,0
 646
 0,0
 0,0
 647
 0,0
 0,0
 648
 0,0
 0,0
 649
 0,0
 0,0
 650
 0,0
 0,0
 651
 0,0
 0,0
 652
 0,0
 0,0
 653
 0,0
 0,0
 654
 0,0
 0,0
 655
 0,0
 0,0
 656
 0,0
 3,4
 657
 1,4
 22,0
 658
 10,1
 45,3
 659
 21,5
 10,0
 660
 32,2
 0,0
 661
 42,3
 46,0
 662
 57,1
 74,1
 663
 72,1
 34,2
 664
 66,9
 0,0
 665
 60,4
 41,8
 666
 69,1
 79,0
 667
 77,1
 38,3
 668
 63,1
 0,0
 669
 49,1
 47,9
 670
 53,4
 91,3
 671
 57,5
 85,7
 672
 61,5
 89,2
 673
 65,5
 85,9
 674
 69,5
 89,5
 675
 73,1
 75,5
 676
 76,2
 73,6
 677
 79,1
 75,6
 678
 81,8
 78,2
 679
 84,1
 39,0
 680
 69,6
 0,0
 681
 55,0
 25,2
 682
 55,8
 49,9
 683
 56,7
 46,4
 684
 57,6
 76,3
 685
 58,4
 92,7
 686
 59,3
 99,9
 687
 60,1
 95,0
 688
 61,0
 46,7
 689
 46,6
 0,0
 690
 32,3
 34,6
 691
 32,7
 68,6
 692
 32,6
 67,0
 693
 31,3
 m
 694
 28,1
 m
 695
 43,0
 0,0
 696
 58,0
 m
 697
 58,9
 m
 698
 49,4
 m
 699
 41,5
 m
 700
 48,4
 0,0
 701
 55,3
 m
 702
 41,8
 m
 703
 31,6
 m
 704
 24,6
 m
 705
 15,2
 m
 706
 7,0
 m
 707
 0,0
 0,0
 708
 0,0
 0,0
 709
 0,0
 0,0
 710
 0,0
 0,0
 711
 0,0
 0,0
 712
 0,0
 0,0
 713
 0,0
 0,0
 714
 0,0
 0,0
 715
 0,0
 0,0
 716
 0,0
 0,0
 717
 0,0
 0,0
 718
 0,0
 0,0
 719
 0,0
 0,0
 720
 0,0
 0,0
 721
 0,0
 0,0
 722
 0,0
 0,0
 723
 0,0
 0,0
 724
 0,0
 0,0
 725
 0,0
 0,0
 726
 0,0
 0,0
 727
 0,0
 0,0
 728
 0,0
 0,0
 729
 0,0
 0,0
 730
 0,0
 0,0
 731
 0,0
 0,0
 732
 0,0
 0,0
 733
 0,0
 0,0
 734
 0,0
 0,0
 735
 0,0
 0,0
 736
 0,0
 0,0
 737
 0,0
 0,0
 738
 0,0
 0,0
 739
 0,0
 0,0
 740
 0,0
 0,0
 741
 0,0
 0,0
 742
 0,0
 0,0
 743
 0,0
 0,0
 744
 0,0
 0,0
 745
 0,0
 0,0
 746
 0,0
 0,0
 747
 0,0
 0,0
 748
 0,0
 0,0
 749
 0,0
 0,0
 750
 0,0
 0,0
 751
 0,0
 0,0
 752
 0,0
 0,0
 753
 0,0
 0,0
 754
 0,0
 0,0
 755
 0,0
 0,0
 756
 0,0
 0,0
 757
 0,0
 0,0
 758
 0,0
 0,0
 759
 0,0
 0,0
 760
 0,0
 0,0
 761
 0,0
 0,0
 762
 0,0
 0,0
 763
 0,0
 0,0
 764
 0,0
 0,0
 765
 0,0
 0,0
 766
 0,0
 0,0
 767
 0,0
 0,0
 768
 0,0
 0,0
 769
 0,0
 0,0
 770
 0,0
 0,0
 771
 0,0
 22,0
 772
 4,5
 25,8
 773
 15,5
 42,8
 774
 30,5
 46,8
 775
 45,5
 29,3
 776
 49,2
 13,6
 777
 39,5
 0,0
 778
 29,7
 15,1
 779
 34,8
 26,9
 780
 40,0
 13,6
 781
 42,2
 m
 782
 42,1
 m
 783
 40,8
 m
 784
 37,7
 37,6
 785
 47,0
 35,0


text:
786
 48,8
 33,4
 787
 41,7
 m
 788
 27,7
 m
 789
 17,2
 m
 790
 14,0
 37,6
 791
 18,4
 25,0
 792
 27,6
 17,7
 793
 39,8
 6,8
 794
 34,3
 0,0
 795
 28,7
 26,5
 796
 41,5
 40,9
 797
 53,7
 17,5
 798
 42,4
 0,0
 799
 31,2
 27,3
 800
 32,3
 53,2
 801
 34,5
 60,6
 802
 37,6
 68,0
 803
 41,2
 75,4
 804
 45,8
 82,8
 805
 52,3
 38,2
 806
 42,5
 0,0
 807
 32,6
 30,5
 808
 35,0
 57,9
 809
 36,0
 77,3
 810
 37,1
 96,8
 811
 39,6
 80,8
 812
 43,4
 78,3
 813
 47,2
 73,4
 814
 49,6
 66,9
 815
 50,2
 62,0
 816
 50,2
 57,7
 817
 50,6
 62,1
 818
 52,3
 62,9
 819
 54,8
 37,5
 820
 57,0
 18,3
 821
 42,3
 0,0
 822
 27,6
 29,1
 823
 28,4
 57,0
 824
 29,1
 51,8
 825
 29,6
 35,3
 826
 29,7
 33,3
 827
 29,8
 17,7
 828
 29,5
 m
 829
 28,9
 m
 830
 43,0
 0,0
 831
 57,1
 m
 832
 57,7
 m
 833
 56,0
 m
 834
 53,8
 m
 835
 51,2
 m
 836
 48,1
 m
 837
 44,5
 m
 838
 40,9
 m
 839
 38,1
 m
 840
 37,2
 42,7
 841
 37,5
 70,8
 842
 39,1
 48,6
 843
 41,3
 0,1
 844
 42,3
 m
 845
 42,0
 m
 846
 40,8
 m
 847
 38,6
 m
 848
 35,5
 m
 849
 32,1
 m
 850
 29,6
 m
 851
 28,8
 39,9
 852
 29,2
 52,9
 853
 30,9
 76,1
 854
 34,3
 76,5
 855
 38,3
 75,5
 856
 42,5
 74,8
 857
 46,6
 74,2
 858
 50,7
 76,2
 859
 54,8
 75,1
 860
 58,7
 36,3
 861
 45,2
 0,0
 862
 31,8
 37,2
 863
 33,8
 71,2
 864
 35,5
 46,4
 865
 36,6
 33,6
 866
 37,2
 20,0
 867
 37,2
 m
 868
 37,0
 m
 869
 36,6
 m
 870
 36,0
 m
 871
 35,4
 m
 872
 34,7
 m
 873
 34,1
 m
 874
 33,6
 m
 875
 33,3
 m
 876
 33,1
 m
 877
 32,7
 m
 878
 31,4
 m
 879
 45,0
 0,0
 880
 58,5
 m
 881
 53,7
 m
 882
 47,5
 m
 883
 40,6
 m
 884
 34,1
 m
 885
 45,3
 0,0
 886
 56,4
 m
 887
 51,0
 m
 888
 44,5
 m
 889
 36,4
 m
 890
 26,6
 m
 891
 20,0
 m
 892
 13,3
 m
 893
 6,7
 m
 894
 0,0
 0,0
 895
 0,0
 0,0
 896
 0,0
 0,0
 897
 0,0
 0,0
 898
 0,0
 0,0
 899
 0,0
 0,0
 900
 0,0
 0,0
 901
 0,0
 5,8
 902
 2,5
 27,9
 903
 12,4
 29,0
 904
 19,4
 30,1
 905
 29,3
 31,2
 906
 37,1
 10,4
 907
 40,6
 4,9
 908
 35,8
 0,0
 909
 30,9
 7,6
 910
 35,4
 13,8
 911
 36,5
 11,1
 912
 40,8
 48,5
 913
 49,8
 3,7
 914
 41,2
 0,0
 915
 32,7
 29,7
 916
 39,4
 52,1
 917
 48,8
 22,7
 918
 41,6
 0,0
 919
 34,5
 46,6
 920
 39,7
 84,4
 921
 44,7
 83,2
 922
 49,5
 78,9
 923
 52,3
 83,8
 924
 53,4
 77,7
 925
 52,1
 69,6
 926
 47,9
 63,6
 927
 46,4
 55,2
 928
 46,5
 53,6
 929
 46,4
 62,3
 930
 46,1
 58,2
 931
 46,2
 61,8
 932
 47,3
 62,3
 933
 49,3
 57,1
 934
 52,6
 58,1
 935
 56,3
 56,0
 936
 59,9
 27,2
 937
 45,8
 0,0
 938
 31,8
 28,8
 939
 32,7
 56,5
 940
 33,4
 62,8
 941
 34,6
 68,2
 942
 35,8
 68,6
 943
 38,6
 65,0
 944
 42,3
 61,9
 945
 44,1
 65,3
 946
 45,3
 63,2
 947
 46,5
 30,6
 948
 46,7
 11,1
 949
 45,9
 16,1
 950
 45,6
 21,8
 951
 45,9
 24,2
 952
 46,5


text:
24,7
 953
 46,7
 24,7
 954
 46,8
 28,2
 955
 47,2
 31,2
 956
 47,6
 29,6
 957
 48,2
 31,2
 958
 48,6
 33,5
 959
 48,8
 m
 960
 47,6
 m
 961
 46,3
 m
 962
 45,2
 m
 963
 43,5
 m
 964
 41,4
 m
 965
 40,3
 m
 966
 39,4
 m
 967
 38,0
 m
 968
 36,3
 m
 969
 35,3
 5,8
 970
 35,4
 30,2
 971
 36,6
 55,6
 972
 38,6
 48,5
 973
 39,9
 41,8
 974
 40,3
 38,2
 975
 40,8
 35,0
 976
 41,9
 32,4
 977
 43,2
 26,4
 978
 43,5
 m
 979
 42,9
 m
 980
 41,5
 m
 981
 40,9
 m
 982
 40,5
 m
 983
 39,5
 m
 984
 38,3
 m
 985
 36,9
 m
 986
 35,4
 m
 987
 34,5
 m
 988
 33,9
 m
 989
 32,6
 m
 990
 30,9
 m
 991
 29,9
 m
 992
 29,2
 m
 993
 44,1
 0,0
 994
 59,1
 m
 995
 56,8
 m
 996
 53,5
 m
 997
 47,8
 m
 998
 41,9
 m
 999
 35,9
 m
 1000
 44,3
 0,0
 1001
 52,6
 m
 1002
 43,4
 m
 1003
 50,6
 0,0
 1004
 57,8
 m
 1005
 51,6
 m
 1006
 44,8
 m
 1007
 48,6
 0,0
 1008
 52,4
 m
 1009
 45,4
 m
 1010
 37,2
 m
 1011
 26,3
 m
 1012
 17,9
 m
 1013
 16,2
 1,9
 1014
 17,8
 7,5
 1015
 25,2
 18,0
 1016
 39,7
 6,5
 1017
 38,6
 0,0
 1018
 37,4
 5,4
 1019
 43,4
 9,7
 1020
 46,9
 15,7
 1021
 52,5
 13,1
 1022
 56,2
 6,3
 1023
 44,0
 0,0
 1024
 31,8
 20,9
 1025
 38,7
 36,3
 1026
 47,7
 47,5
 1027
 54,5
 22,0
 1028
 41,3
 0,0
 1029
 28,1
 26,8
 1030
 31,6
 49,2
 1031
 34,5
 39,5
 1032
 36,4
 24,0
 1033
 36,7
 m
 1034
 35,5
 m
 1035
 33,8
 m
 1036
 33,7
 19,8
 1037
 35,3
 35,1
 1038
 38,0
 33,9
 1039
 40,1
 34,5
 1040
 42,2
 40,4
 1041
 45,2
 44,0
 1042
 48,3
 35,9
 1043
 50,1
 29,6
 1044
 52,3
 38,5
 1045
 55,3
 57,7
 1046
 57,0
 50,7
 1047
 57,7
 25,2
 1048
 42,9
 0,0
 1049
 28,2
 15,7
 1050
 29,2
 30,5
 1051
 31,1
 52,6
 1052
 33,4
 60,7
 1053
 35,0
 61,4
 1054
 35,3
 18,2
 1055
 35,2
 14,9
 1056
 34,9
 11,7
 1057
 34,5
 12,9
 1058
 34,1
 15,5
 1059
 33,5
 m
 1060
 31,8
 m
 1061
 30,1
 m
 1062
 29,6
 10,3
 1063
 30,0
 26,5
 1064
 31,0
 18,8
 1065
 31,5
 26,5
 1066
 31,7
 m
 1067
 31,5
 m
 1068
 30,6
 m
 1069
 30,0
 m
 1070
 30,0
 m
 1071
 29,4
 m
 1072
 44,3
 0,0
 1073
 59,2
 m
 1074
 58,3
 m
 1075
 57,1
 m
 1076
 55,4
 m
 1077
 53,5
 m
 1078
 51,5
 m
 1079
 49,7
 m
 1080
 47,9
 m
 1081
 46,4
 m
 1082
 45,5
 m
 1083
 45,2
 m
 1084
 44,3
 m
 1085
 43,6
 m
 1086
 43,1
 m
 1087
 42,5
 25,6
 1088
 43,3
 25,7
 1089
 46,3
 24,0
 1090
 47,8
 20,6
 1091
 47,2
 3,8
 1092
 45,6
 4,4
 1093
 44,6
 4,1
 1094
 44,1
 m
 1095
 42,9
 m
 1096
 40,9
 m
 1097
 39,2
 m
 1098
 37,0
 m
 1099
 35,1
 2,0
 1100
 35,6
 43,3
 1101
 38,7
 47,6
 1102
 41,3
 40,4
 1103
 42,6
 45,7
 1104
 43,9
 43,3
 1105
 46,9
 41,2
 1106
 52,4
 40,1
 1107
 56,3
 39,3
 1108
 57,4
 25,5
 1109
 57,2
 25,4
 1110
 57,0
 25,4
 1111
 56,8
 25,3
 1112
 56,3
 25,3
 1113
 55,6
 25,2
 1114
 56,2
 25,2
 1115
 58,0
 12,4
 1116
 43,4
 0,0
 1117
 28,8
 26,2
 1118
 30,9
 49,9
 1119


text:
32,3
 40,5
 1120
 32,5
 12,4
 1121
 32,4
 12,2
 1122
 32,1
 6,4
 1123
 31,0
 12,4
 1124
 30,1
 18,5
 1125
 30,4
 35,6
 1126
 31,2
 30,1
 1127
 31,5
 30,8
 1128
 31,5
 26,9
 1129
 31,7
 33,9
 1130
 32,0
 29,9
 1131
 32,1
 m
 1132
 31,4
 m
 1133
 30,3
 m
 1134
 29,8
 m
 1135
 44,3
 0,0
 1136
 58,9
 m
 1137
 52,1
 m
 1138
 44,1
 m
 1139
 51,7
 0,0
 1140
 59,2
 m
 1141
 47,2
 m
 1142
 35,1
 0,0
 1143
 23,1
 m
 1144
 13,1
 m
 1145
 5,0
 m
 1146
 0,0
 0,0
 1147
 0,0
 0,0
 1148
 0,0
 0,0
 1149
 0,0
 0,0
 1150
 0,0
 0,0
 1151
 0,0
 0,0
 1152
 0,0
 0,0
 1153
 0,0
 0,0
 1154
 0,0
 0,0
 1155
 0,0
 0,0
 1156
 0,0
 0,0
 1157
 0,0
 0,0
 1158
 0,0
 0,0
 1159
 0,0
 0,0
 1160
 0,0
 0,0
 1161
 0,0
 0,0
 1162
 0,0
 0,0
 1163
 0,0
 0,0
 1164
 0,0
 0,0
 1165
 0,0
 0,0
 1166
 0,0
 0,0
 1167
 0,0
 0,0
 1168
 0,0
 0,0
 1169
 0,0
 0,0
 1170
 0,0
 0,0
 1171
 0,0
 0,0
 1172
 0,0
 0,0
 1173
 0,0
 0,0
 1174
 0,0
 0,0
 1175
 0,0
 0,0
 1176
 0,0
 0,0
 1177
 0,0
 0,0
 1178
 0,0
 0,0
 1179
 0,0
 0,0
 1180
 0,0
 0,0
 1181
 0,0
 0,0
 1182
 0,0
 0,0
 1183
 0,0
 0,0
 1184
 0,0
 0,0
 1185
 0,0
 0,0
 1186
 0,0
 0,0
 1187
 0,0
 0,0
 1188
 0,0
 0,0
 1189
 0,0
 0,0
 1190
 0,0
 0,0
 1191
 0,0
 0,0
 1192
 0,0
 0,0
 1193
 0,0
 0,0
 1194
 0,0
 0,0
 1195
 0,0
 0,0
 1196
 0,0
 20,4
 1197
 12,6
 41,2
 1198
 27,3
 20,4
 1199
 40,4
 7,6
 1200
 46,1
 m
 1201
 44,6
 m
 1202
 42,7
 14,7
 1203
 42,9
 7,3
 1204
 36,1
 0,0
 1205
 29,3
 15,0
 1206
 43,8
 22,6
 1207
 54,9
 9,9
 1208
 44,9
 0,0
 1209
 34,9
 47,4
 1210
 42,7
 82,7
 1211
 52,0
 81,2
 1212
 61,8
 82,7
 1213
 71,3
 39,1
 1214
 58,1
 0,0
 1215
 44,9
 42,5
 1216
 46,3
 83,3
 1217
 46,8
 74,1
 1218
 48,1
 75,7
 1219
 50,5
 75,8
 1220
 53,6
 76,7
 1221
 56,9
 77,1
 1222
 60,2
 78,7
 1223
 63,7
 78,0
 1224
 67,2
 79,6
 1225
 70,7
 80,9
 1226
 74,1
 81,1
 1227
 77,5
 83,6
 1228
 80,8
 85,6
 1229
 84,1
 81,6
 1230
 87,4
 88,3
 1231
 90,5
 91,9
 1232
 93,5
 94,1
 1233
 96,8
 96,6
 1234
 100,0
 m
 1235
 96,0
 m
 1236
 81,9
 m
 1237
 68,1
 m
 1238
 58,1
 84,7
 1239
 58,5
 85,4
 1240
 59,5
 85,6
 1241
 61,0
 86,6
 1242
 62,6
 86,8
 1243
 64,1
 87,6
 1244
 65,4
 87,5
 1245
 66,7
 87,8
 1246
 68,1
 43,5
 1247
 55,2
 0,0
 1248
 42,3
 37,2
 1249
 43,0
 73,6
 1250
 43,5
 65,1
 1251
 43,8
 53,1
 1252
 43,9
 54,6
 1253
 43,9
 41,2
 1254
 43,8
 34,8
 1255
 43,6
 30,3
 1256
 43,3
 21,9
 1257
 42,8
 19,9
 1258
 42,3
 m
 1259
 41,4
 m
 1260
 40,2
 m
 1261
 38,7
 m
 1262
 37,1
 m
 1263
 35,6
 m
 1264
 34,2
 m
 1265
 32,9
 m
 1266
 31,8
 m
 1267
 30,7
 m
 1268
 29,6
 m
 1269
 40,4
 0,0
 1270
 51,2
 m
 1271
 49,6
 m
 1272
 48,0
 m
 1273
 46,4
 m
 1274
 45,0
 m
 1275
 43,6
 m
 1276
 42,3
 m
 1277
 41,0
 m
 1278
 39,6
 m
 1279
 38,3
 m
 1280
 37,1
 m
 1281
 35,9
 m
 1282
 34,6
 m
 1283
 33,0
 m
 1284
 31,1
 m
 1285
 29,2
 m


text:
1286
 43,3
 0,0
 1287
 57,4
 32,8
 1288
 59,9
 65,4
 1289
 61,9
 76,1
 1290
 65,6
 73,7
 1291
 69,9
 79,3
 1292
 74,1
 81,3
 1293
 78,3
 83,2
 1294
 82,6
 86,0
 1295
 87,0
 89,5
 1296
 91,2
 90,8
 1297
 95,3
 45,9
 1298
 81,0
 0,0
 1299
 66,6
 38,2
 1300
 67,9
 75,5
 1301
 68,4
 80,5
 1302
 69,0
 85,5
 1303
 70,0
 85,2
 1304
 71,6
 85,9
 1305
 73,3
 86,2
 1306
 74,8
 86,5
 1307
 76,3
 42,9
 1308
 63,3
 0,0
 1309
 50,4
 21,2
 1310
 50,6
 42,3
 1311
 50,6
 53,7
 1312
 50,4
 90,1
 1313
 50,5
 97,1
 1314
 51,0
 100,0
 1315
 51,9
 100,0
 1316
 52,6
 100,0
 1317
 52,8
 32,4
 1318
 47,7
 0,0
 1319
 42,6
 27,4
 1320
 42,1
 53,5
 1321
 41,8
 44,5
 1322
 41,4
 41,1
 1323
 41,0
 21,0
 1324
 40,3
 0,0
 1325
 39,3
 1,0
 1326
 38,3
 15,2
 1327
 37,6
 57,8
 1328
 37,3
 73,2
 1329
 37,3
 59,8
 1330
 37,4
 52,2
 1331
 37,4
 16,9
 1332
 37,1
 34,3
 1333
 36,7
 51,9
 1334
 36,2
 25,3
 1335
 35,6
 m
 1336
 34,6
 m
 1337
 33,2
 m
 1338
 31,6
 m
 1339
 30,1
 m
 1340
 28,8
 m
 1341
 28,0
 29,5
 1342
 28,6
 100,0
 1343
 28,8
 97,3
 1344
 28,8
 73,4
 1345
 29,6
 56,9
 1346
 30,3
 91,7
 1347
 31,0
 90,5
 1348
 31,8
 81,7
 1349
 32,6
 79,5
 1350
 33,5
 86,9
 1351
 34,6
 100,0
 1352
 35,6
 78,7
 1353
 36,4
 50,5
 1354
 37,0
 57,0
 1355
 37,3
 69,1
 1356
 37,6
 49,5
 1357
 37,8
 44,4
 1358
 37,8
 43,4
 1359
 37,8
 34,8
 1360
 37,6
 24,0
 1361
 37,2
 m
 1362
 36,3
 m
 1363
 35,1
 m
 1364
 33,7
 m
 1365
 32,4
 m
 1366
 31,1
 m
 1367
 29,9
 m
 1368
 28,7
 m
 1369
 29,0
 58,6
 1370
 29,7
 88,5
 1371
 31,0
 86,3
 1372
 31,8
 43,4
 1373
 31,7
 m
 1374
 29,9
 m
 1375
 40,2
 0,0
 1376
 50,4
 m
 1377
 47,9
 m
 1378
 45,0
 m
 1379
 43,0
 m
 1380
 40,6
 m
 1381
 55,5
 0,0
 1382
 70,4
 41,7
 1383
 73,4
 83,2
 1384
 74,0
 83,7
 1385
 74,9
 41,7
 1386
 60,0
 0,0
 1387
 45,1
 41,6
 1388
 47,7
 84,2
 1389
 50,4
 50,2
 1390
 53,0
 26,1
 1391
 59,5
 0,0
 1392
 66,2
 38,4
 1393
 66,4
 76,7
 1394
 67,6
 100,0
 1395
 68,4
 76,6
 1396
 68,2
 47,2
 1397
 69,0
 81,4
 1398
 69,7
 40,6
 1399
 54,7
 0,0
 1400
 39,8
 19,9
 1401
 36,3
 40,0
 1402
 36,7
 59,4
 1403
 36,6
 77,5
 1404
 36,8
 94,3
 1405
 36,8
 100,0
 1406
 36,4
 100,0
 1407
 36,3
 79,7
 1408
 36,7
 49,5
 1409
 36,6
 39,3
 1410
 37,3
 62,8
 1411
 38,1
 73,4
 1412
 39,0
 72,9
 1413
 40,2
 72,0
 1414
 41,5
 71,2
 1415
 42,9
 77,3
 1416
 44,4
 76,6
 1417
 45,4
 43,1
 1418
 45,3
 53,9
 1419
 45,1
 64,8
 1420
 46,5
 74,2
 1421
 47,7
 75,2
 1422
 48,1
 75,5
 1423
 48,6
 75,8
 1424
 48,9
 76,3
 1425
 49,9
 75,5
 1426
 50,4
 75,2
 1427
 51,1
 74,6
 1428
 51,9
 75,0
 1429
 52,7
 37,2
 1430
 41,6
 0,0
 1431
 30,4
 36,6
 1432
 30,5
 73,2
 1433
 30,3
 81,6
 1434
 30,4
 89,3
 1435
 31,5
 90,4
 1436
 32,7
 88,5
 1437
 33,7
 97,2
 1438
 35,2
 99,7
 1439
 36,3
 98,8
 1440
 37,7
 100,0
 1441
 39,2
 100,0
 1442
 40,9
 100,0
 1443
 42,4
 99,5
 1444
 43,8
 98,7
 1445
 45,4
 97,3
 1446
 47,0
 96,6
 1447
 47,8
 96,2
 1448
 48,8
 96,3
 1449
 50,5
 95,1
 1450
 51,0
 95,9
 1451
 52,0
 94,3
 1452
 52,6