text:
етапите със загряване имат необходимата за функционирането им температура, или не;
 A.1.2.1.3.3.4.
 да осигурява за УЛЧ като цяло коефициент на намаляване на концентрацията на частиците (fr
 (di
 )), както е определено в точка A.1.2.2.2.2., за частици с диаметър на електрическа подвижност от 30 nm и 50 nm, който е съответно с не повече от 30 % и 20 % по-голям и с не повече от 5 % по-малък от този за частици с диаметър на електрическа подвижност от 100 nm;
 A.1.2.1.3.3.5.
 да осигурява също така изпаряването на повече от 99,0 % от частиците тетраконтан (CH3(CH2)38CH3) с размер 30 nm при входна концентрация по-висока от 10 000 cm-3 чрез нагряване и намаляване на парциалното налягане на тетраконтана.
 A.1.2.1.3.4.
 Броячът на частици (БЧ) трябва:
 A.1.2.1.3.4.1.
 да функционира при максимални работни параметри на потока;
 A.1.2.1.3.4.2.
 да има точност на преброяване от ± 10 % в целия обхват от 1 cm-3 до горния праг на режима на броене на единични частици на БЧ спрямо проследим еталон. При концентрации под 100 cm-3 може да са необходими усреднени измервания за дълги периоди на вземане на проби, за да се докаже с висока степен на статистическа достоверност точността на PNC;
 A.1.2.1.3.4.3.
 да има точност на отчитане от най-малко 0,1 частици на cm-3 за концентрации под 100 cm3;
 A.1.2.1.3.4.4.
 Да има линейна характеристика за концентрации на частици в целия обхват на измервания в режим на броене на единични частици;
 A.1.2.1.3.4.5.
 да има честота на изпращане на данни, равна или по-висока от 0,5 Hz;
 A.1.2.1.3.4.6.
 за обхвата на измервани концентрации да има време за реакция по-малко от 5 s;
 A.1.2.1.3.4.7.
 да има вградена функция за корекция на съвпадения, като корекцията стига до 10 %, и да може да използва вътрешен коефициент на калибриране, както е определен в точка A.1.2.2.1.3., но да не използва никакъв друг алгоритъм за корекция или определяне на ефективността на броенето;
 A.1.2.1.3.4.8.
 за частици с диаметър на електрическа подвижност 23 nm (± 1 nm) и 41 nm (± 1 nm) да има ефективност на броенето, съответно 50 % (± 12 %) и > 90 %. Ефективността на броенето може да се постигне или чрез вътрешни средства (например контролиране на устройството на измервателния уред) или чрез външни средства (например първично сепариране според размера на праховите частици);
 A.1.2.1.3.4.9.
 ако в БЧ се използва работна течност, тя се сменя с указаната от производителя на инструмента периодичност.
 A.1.2.1.3.5.
 Ако не се поддържа(т) на известно постоянно равнище в точка, в която се контролира дебитът на БЧ, налягането и/или температурата на входа на БЧ трябва да се измерва(т) и регистрира(т) за целите на привеждането на измерванията на концентрацията на частици към стандартните условия.
 A.1.2.1.3.6.
 Сборът от времето за пребиваване в PTs, VPR и OT и времето за реакция на PNC не трябва да е по-голям от 20 s.
 A.1.2.1.3.7.
 Времето за преобразуване на цялата система за вземане на проби за определяне на броя частици (СПЧ, УЛЧ, ИТ и БЧ) трябва да се определя чрез превключване на аерозол директно на входа на СПЧ. Превключването на аерозола трябва да се извършва за по-малко от


text:
0,1 s. Аерозолът, използван за изпитването, трябва да предизвика изменение на концентрацията до най-малко 60 % от обхвата (на скалата).
 Записва се кривата на концентрацията. За синхронизиране на времената на сигналите за концентрацията на брой частици и тези за потока отработили газове времето за преобразуване се определя като времето, изминало от промяната (t0) до момента, в който реакцията достигне 50 % от крайното показание (t50).
 A.1.2.1.4. Описание на препоръчваната система
 В настоящата точка е изложена препоръчителната практика за измерване на броя на праховите частици. Всяка система обаче, която отговаря на оперативните спецификации, посочени в точки A.1.2.1.2 и A.1.2.1.3, се смята за допустима.
 Във фигури A.4-8 и A.4-9 е представена схематично конфигурацията на препоръчваната система за вземане на проби от частиците съответно за системи с разреждане на част от потока и системи за разреждане на целия поток.
 Фигура A.4-8
 Схема на препоръчваната система за вземане на проби от частиците — вземане на проби от част от потока
 излишък на въздух
 филтриран въздух
 циклон
 от отраб. газове от двигателя
 филтриран въздух
 добавъчен въздух*
 *Като алтернатива управляващият софтуер може да вземе предвид потока, отведен от системата за броене на частиците
 Фигура A.4-9
 Схема на препоръчваната система за вземане на проби от частиците — вземане на проби от целия поток
 излишък на въздух
 филтриран въздух
 циклон
 Посока на потока
 активен въглен
 от отраб. газове от двигателя
 A.1.2.1.4.1. Описание на системата за вземане на проби
 Системата за вземане на проби от частиците се състои от накрайник на сондата за вземане на проби или точка за вземане на проби от частиците в системата за разреждане, тръба за пренос на частиците (PTL), първичен сепаратор за частиците (РСF) и уловител на летливи частици (VPR), разположени преди възела за измерване на концентрацията на броя на праховите частици (PNC). В УЛЧ трябва да бъдат монтирани устройства за разреждане на пробата (устройства за намаляване на броя частици: УНБЧ1 и УНБЧ2) и за изпаряване на частици (изпарителна тръба, ИТ). Сондата за вземане на проби или пробоотборната точка за изпитвания газов поток трябва да е разположена по такъв начин в тракта за разреждане, че да се отведе представителен поток газ от хомогенна смес разредител/отработили газове. Сборът от времето за пребиваване в системата и времето за реакция на PNС не трябва да е по-голям от 20 s.
 A.1.2.1.4.2. Система за пренос на частици
 Накрайникът на сондата за вземане на проби или точката за вземане на проби от частиците и тръбата за пренос на частиците (PTL) заедно съставят системата за пренос на частици (PTs). СПЧ отвежда пробата от тръбата за разреждане до входа на първото устройство за намаляване на броя частици. СПЧ трябва да отговаря на следните условия:
 При системи с разреждане на целия поток и системи с разреждане на част от потока с вземане на проби от част от потока (описани в точка 9.2.3 от настоящото приложение) сондата за вземане на проби трябва да се монтира близо до осевата линия на тръбата на разстояние от 10 до 20 диаметъра на тръбата след входната точка на газовете, като отворът ѝ е ориентиран в посока, обратна

type: contracts

jurisdiction: EU


text:
на потока от газове в тръбата, а оста ѝ при накрайника е успоредна на оста на тръбата за разреждане. Сондата за вземане на проби се разполага в тракта за разреждане така, че да може да се вземе проба от хомогенна смес разредител/отработили газове.
 При системи с разреждане на част от потока с вземане на проби от целия поток (описани в точка 9.2.3 от настоящото приложение) точката за вземане на проби от частиците трябва да е разположена в тръбата за пренос на прахови замърсители преди филтъродържателя на филтъра за прахови частици, устройството за измерване на потока и всяко разклонение за точка за вземане на проби/обходен канал. Пробоотборната точка или сондата за вземане на проби се разполага в тракта за разреждане така, че да се вземе проба от хомогенна смес разредител/отработили газове.
 Пробният газ, който преминава през СПЧ, трябва да отговаря на следните условия:
 да има число на Рейнолдс (Re) < 1 700;
 времето на пребиваване на газа в СПЧ трябва да е ≤ 3 секунди.
 Всяка друга конфигурация за вземане на проби на системата за пренос на частици, при която може да се докаже еквивалентно проникване на частици с диаметър на електрическа подвижност 30 nm, се смята за допустима.
 Изходната тръба (ИТ), отвеждаща разредената проба от УЛЧ към входа на БЧ, трябва да има следните характеристики:
 вътрешният ѝ диаметър да е ≥ 4 mm,
 потокът на пробния газ през ИТ за частици трябва да има време на пребиваване ≤ 0,8 секунди.
 Всяка друга конфигурация за вземане на проби на ИТ, при която може да се докаже еквивалентно проникване на частици с диаметър на електрическа подвижност 30 nm, се смята за допустима.
 A.1.2.1.4.3. Предкласификатор на частици
 Препоръчваният предкласификатор на частици трябва да бъде разположен преди УЛЧ. Диаметърът на частиците, съответстващ на границата на 50-процентно разделяне на предкласификатора, трябва да бъде между 2,5 μm и 10 μm при стойността на обемния дебит, избрана за вземане на проби за определяне на емисиите на брой частици. Предкласификаторът трябва да дава възможност най-малко 99 % от масовата концентрация на частици с размер 1 μm, които влизат в предкласификатора, да преминат до изхода му при стойността на обемния разход, избрана за вземане на проби за определяне на емисиите на брой частици. При системи с разреждане на част от потока е допустимо вземането на проби за определяне на масата на частиците и за определяне на броя им да се използва един и същ предкласификатор, като пробата за определяне на броя на частиците се взема от системата за разреждане след предкласификатора. Вместо това може да използват отделни предкласификатори, като пробата за определяне на броя частици се взема от системата за разреждане преди предкласификатора за масата на частиците.
 A.1.2.1.4.4. Уловител на летливи частици (УЛЧ)
 VPR трябва да включва устройство за намаляване на броя на частиците (PND1), изпарителна тръба и второ устройство за намаляване на броя на праховите частици (PND2), свързани последователно. Функцията на разреждането е да намали бройната концентрация в пробата, която постъпва във възела за измерване на концентрацията на частици, до стойност, по-ниска от горния праг на режима на


text:
броене на отделни частици на БЧ и да попречи на образуването на зародиши в пробата. VPR трябва да подава сигнал дали PND1 и изпарителната тръба имат необходимата за функционирането им температура, или не.
 С помощта на УЛЧ трябва да се постига изпаряването на повече от 99,0 % от частиците тетраконтан (CH3(CH2)38CH3) от 30 nm с входна концентрация по-висока от 10 000 cm-3 чрез загряване и намаляване на парциалното налягане на тетраконтана. УЛЧ като цяло трябва да осигурява и коефициент на намаляване на концентрацията на частици (f
 r) за частици с диаметър на електрическа подвижност от 30 nm и 50 nm, който е съответно с не повече от 30 % и 20 % по-голям и с не повече от 5 % по-малък от този за частици с диаметър на електрическа подвижност от 100 nm.
 A.1.2.1.4.4.1. Първо устройство за намаляване на броя на праховите частици (PND1)
 Първото устройство за намаляване на броя на праховите частици трябва да бъде проектирано специално за намаляване на концентрацията на броя на праховите частици и да работи при температури (на стената) от 423 K до 673 K (от 150 °C до 400 °C). В този диапазон стойността на зададената температура на стената трябва да се поддържа на постоянно номинално работно ниво с точност ±10 °C и да не превишава температурата на стената на изпарителната тръба (точка A.1.2.1.4.4.2). Към устройството за намаляване на броя на частици трябва да се подава преминал през ВВФПЧ въздух за разреждане, а то трябва да бъде в състояние да осигурява коефициент на разреждане 10—200 пъти.
 A.1.2.1.4.4.2. Изпарителна тръба (ИТ
 Трябва да се вземат мерки стената на изпарителната тръба по цялата си дължина да има температура по-висока или равна на тази на първото устройство за намаляване на броя на праховите частици, като температурата на стената се поддържа на фиксирано номинално работно ниво между 573 K (300 °C) и 673 K (400 °C) с допустимо отклонение от ± 10 K.
 A.1.2.1.4.4.3. Второ устройство за намаляване на броя на праховите частици (PND2)
 PND2 трябва да бъде проектирано специално за намаляване на концентрацията на броя на праховите частици. Към устройството за намаляване на броя на частици трябва да се подава преминал през ВВФПЧ въздух за разреждане, а то трябва да бъде в състояние непрекъснато да осигурява един единствен коефициент на разреждане в границите на 10—30 пъти. Коефициентът на разреждане на PND2 се избира между 10 и 15, така че концентрацията на броя на праховите частици след второто устройство за намаляване на броя на праховите частици да е по-ниска от горния праг на режима на броене на отделни частици на PNC, а температурата на газа преди входа на PNC да е < 308 K (35 °C).
 A.1.2.1.4.5. Брояч на частици (БЧ)
 Броячът на частици трябва да отговаря на изискванията на точка A.1.2.1.3.4.
 A.1.2.2. Калибриране/валидиране на системата за вземане на проби от частиците (1)
 A.1.2.2.1. Калибриране на брояча на праховите частици
 A.1.2.2.1.1.
 Техническата служба трябва да се увери в наличието на калибрационно свидетелство, с което се доказва съответствие с проследим еталон през 12-месечния период, предшестващ изпитването за емисии.
 A.1.2.2.1.2.


text:
След всеки значителен ремонт БЧ трябва отново да подложи на калибриране и да се издаде ново калибрационно свидетелство.
 A.1.2.2.1.3.
 Калибрирането трябва да бъде сводимо към стандартните методи за калибриране:
 а)
 чрез сравняване на реакцията на PNC при калибриране с тази на калибриран аерозолен електрометър при едновременно вземане на проби от електростатично подбрани калибровъчни частици; или
 б)
 чрез сравняване на характеристиката на БЧ при калибриране с тази на втори БЧ, който е бил пряко калибриран по горния метод.
 При използване на електрометър калибрирането се извършва, като се използват най-малко шест стандартни концентрации, разположени възможно най-равномерно в диапазона на измерване на БЧ. Сред тях е и номинална нулева концентрация, която се получава чрез поставяне на ВВФПЧ от клас най-малко Н13 по EN 1822:2008, или филтри с еквивалентни характеристики, на входа на всеки измервателен уред. Ако към подложения на калибриране БЧ не се прилага коефициент на калибриране, за всяка използвана концентрация измерените концентрации трябва да бъдат в рамките на ± 10 % от стандартната концентрация, освен при нулевата, като в противен случай подложеният на калибриране БЧ се отхвърля. Изчислява се и се записва градиентът на линейна регресия за двете множества данни. Към подложения на калибриране БЧ се прилага коефициент на калибриране, равен на реципрочната стойност на градиента. Линейността на характеристиката се изчислява като квадрат на корелационния коефициент (момента на произведенията) на Пирсън (R2) на двете множества данни и трябва да е по-голяма или равна на 0,97. Като се изчислят както градиентът, така и R2, линейната регресия трябва да минава през началото (концентрация нула и при двата измервателни уреда).
 При използване на брояч на частици калибрирането се извършва, като се използват най-малко шест стандартни концентрации, разположени в диапазона на измерване на БЧ. Най-малко 3 концентрации трябва да бъдат под 1 000 cm-3, останалите трябва да бъдат линейно разпределени между 1 000 cm-3 и горния край на обхвата на PNC в режим на броене на единични частици. Сред тях е и номинална нулева концентрация, която се получава чрез поставяне на ВВФПЧ от клас най-малко Н13 по EN 1822:2008, или филтри с еквивалентни характеристики, на входа на всеки измервателен уред. Ако към подложения на калибриране брояч на частици не се прилага коефициент на калибриране, за всяка концентрация измерените концентрации трябва да бъдат в рамките на ± 10 % от стандартната концентрация, освен при нулевата, като в противен случай подложеният на калибриране брояч на частици се отхвърля. Изчислява се и се записва градиентът на линейна регресия за двете множества данни. Към подложения на калибриране БЧ се прилага коефициент на калибриране, равен на реципрочната стойност на градиента. Линейността на характеристиката се изчислява като квадрат на корелационния коефициент (момента на произведенията) на Пирсън (R2) на двете множества данни и трябва да е по-голяма или равна на 0,97. Като се изчислят както градиентът, така и R2, линейната регресия трябва да минава през началото (концентрация нула и при двата измервателни уреда).
 A.1.2.2.1.4.
 Калибрирането трябва да включва и проверка по отношение на изискванията на точка A.1.2.1.3.4.8 на ефективността на отчитане на частици с диаметър на електрическа подвижност 23 nm. Не се изисква


text:
проверка на ефективността на броене на частици с размер 41 nm.
 A.1.2.2.2. Калибриране/валидиране на уловителя на летливи частици
 A.1.2.2.2.1.
 Калибрирането на коефициентите на намаляване на концентрацията на частици на УЛЧ в целия диапазон на стойности на разреждане при определените номинални работни температури е задължително, когато този възел е нов, или когато е претърпял значителен ремонт. Изискването за периодично валидиране на коефициента на намаляване на концентрацията на частиците на VPR се свежда до проверка при една стойност, типична за стойностите, използвани при измервания при извънпътна подвижна техника, оборудвана с филтър за прахови частици за дизелов двигател. Техническата служба трябва да се увери в наличието на свидетелство за калибриране или валидиране на уловителя на летливи частици през 6-месечния период, предшестващ изпитването за емисии. Ако уловителят на летливи частици е оборудван със сигнализиращи устройства за следене на температурата, допустим е и 12-месечен период.
 Характеристиките на УЛЧ по отношение на коефициента на намаляване на концентрацията на частици трябва да се определят с твърди частици с диаметър на електрическа подвижност 30 nm, 50 nm и 100 nm. Коефициентите на намаляване на концентрацията на прахови частици (ffr
 (d)) за частици с диаметър на електрическа подвижност от 30 nm и 50 nm трябва да бъдат съответно с не повече от 30 % и 20 % по-големи и с не повече от 5 % по-малки от тези за частици с диаметър на електрическа подвижност от 100 nm. За целите на валидирането средният коефициент на намаляване на концентрацията на частици трябва да бъде в рамките на ±10 % от средния коефициент на намаляване на концентрацията на частици (
 ), определен при първоначалното калибриране на УЛЧ.
 A.1.2.2.2.2.
 Изпитвателният аерозол за тези измервания трябва да се състои от твърди частици с диаметър на електрическа подвижност 30, 50 и 100 nm и минимална концентрация 5 000 частици на cm-3 на входа на VPR. Концентрацията на частици трябва да бъде измервана преди и след компонентите.
 Коефициентът на намаляване на концентрацията на частици (fr
 (di
 )) за всеки размер частици се изчислява с помощта на уравнение (A.4-32):
 (A.4-32)
 където:
 Nin(di)
 е бройната концентрация на частици с диаметър di
 преди компонента;
 Nout
 (di
 )
 е бройната концентрация на прахови частици с диаметър di
 след компонента;
 di
 е диаметърът на електрическа подвижност на частиците (30, 50 или 100 nm).
 Nin
 (di
 ) и Nout
 (di
 ) подлежи на корекция при същите условия.
 Средното намаляване на концентрацията на частиците (
 ) при дадена стойност на разреждане се изчислява с помощта на уравнение (A.4-33):
 (A.4-33)
 Препоръчва се УЛЧ да се калибрира и валидира като цял възел.
 A.1.2.2.2.3.
 Техническата служба трябва да се увери в наличието на свидетелство за валидиране на УЛЧ, с което да се доказва реална ефективност на улавяне на летливи частици през 6-месечния период преди изпитването за емисии. Ако уловителят на летливи частици е оборудван със сигнализиращи устройства за следене на температурата, допустим е и 12-месечен период. VPR трябва да покаже способност за улавяне на повече от 99 % от частиците тетраконтан (CH3(CH2)38CH3) с диаметър на електрическа подвижност 30 nm с концентрация на входа ≥ 10


text:
000 cm-3, когато функционира при най-малката си стойност на разреждане и при препоръчваната от производителя работна температура.
 A.1.2.2.3. Процедури за проверка на системата за броене на частици
 A.1.2.2.3.1.
 Преди всяко изпитване броячът на частици трябва да отчита измерена концентрация по-малка от 0,5 частици на cm 3, когато към входа на цялата система за вземане на проби от частиците (VPR и PNC) е свързан филтър HEPA от клас най-малко Н13 по EN 1822:2008, или филтър с еквивалентни показатели.
 A.1.2.2.3.2.
 При ежемесечен контрол, извършван с калибриран дебитомер, измерената стойност на входния дебит на брояча на частици не трябва да се различава с повече от 5 % от номиналния му дебит.
 A.1.2.2.3.3.
 Всеки ден след поставяне на филтъра HEPA от клас най-малко Н13 по EN 1822:2008, или филтър с еквивалентни показатели, на входа на брояча на частици, последният трябва да отчита концентрация ≤ 0,2 cm-3. След отстраняване на този филтър броячът на частици трябва да покаже увеличаване на измерената концентрация до най-малко 100 частици на cm-3 при излагане на околния въздух, и да покаже отново ≤ 0,2 cm-3 при повторното поставяне на филтъра HEPA.
 A.1.2.2.3.4.
 Преди започването на всяко изпитване трябва да бъде потвърдено, че системата за измерване сигнализира, че изпарителната тръба, ако такава е налична в системата, е достигнала до необходимата работна температура.
 A.1.2.2.3.5.
 Преди започването на всяко изпитване трябва да бъде потвърдено, че системата за измерване сигнализира, че устройството за намаляване на броя на частиците PND1 е достигнало до необходимата работна температура.
 (1) Примерни методи за калибриране/валидиране могат да бъдат намерени на следния адрес: httP://www.unece.org/es/trAns/mAin/wP29/wP29wgs/wP29grPe/PmPfcP.html.html
 ДОПЪЛНЕНИЕ А.2
 ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТИРАНЕТО НА ОБОРУДВАНЕТО И СПОМАГАТЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВА
 Номер
 Оборудване и спомагателни устройства,
 монтирани за изпитването за емисиите
 1
 Всмукателна уредба
 Всмукателен колектор
 Да
 Система за контрол на емисиите от картерни газове
 Да
 Дебитомер за въздуха
 Да
 Въздушен филтър
 Да (1)
 Заглушител на всмукването
 Да (1)
 2
 Изпускателна уредба
 Последваща обработка на отработилите газове
 Да
 Изпускателен колектор
 Да
 Свързващи тръбопроводи
 Да (2)
 Шумозаглушител
 Да (2)
 Изпускателна тръба
 Да (2)
 Спирачка-забавител в изпускателната уредба
 Не (3)
 Устройство за принудително пълнене
 Да
 3
 Горивоподаваща помпа
 Да (4)
 4
 Оборудване за впръскване на гориво
 Предварителен филтър
 Да
 Филтър
 Да
 Помпа
 Да
 5
 Тръбопровод за високо налягане
 Да
 Впръсквач
 Да
 Електронен модул за управление, датчици и др.
 Да
 Регулатор на честотата на въртене/система за управление
 Да
 Автоматичен ограничител на пълното натоварване за управляващата рейка в зависимост от атмосферните условия
 Да
 6
 Оборудване за течностно охлаждане
 Радиатор
 Не
 Вентилатор
 Не
 Кожух на вентилатора
 Не
 Водна помпа
 Да (5)
 Термостат
 Да (6)
 7
 Въздушно охлаждане
 Обтекател
 Не (7)
 Вентилатор или въздуходувка
 Не (7)
 Устройство за регулиране на температурата
 Не
 8
 Оборудване за принудително пълнене
 Компресор, задвижван пряко или непряко от двигателя и/или от отработилите газове
 Да
 Охладител на въздуха за принудително пълнене
 Да (7)
 (8)
 Охладителна помпа или вентилатор (задвижвани от двигателя)
 Не (7)
 Устройство за контрол на охлаждащия поток
 Да
 9
 Спомагателен вентилатор на изпитвателния стенд
 Да, ако е необходим
 10
 Устройство срещу замърсяване
 Да
 11
 Пусково оборудване
 Да или оборудване за изпитвателен стенд (9)
 12
 Помпа за смазочно


text:
масло
 Да
 13
 Някои спомагателни устройства, чието предназначение е свързано с работата на извънпътната подвижна техника и които може да бъдат монтирани на двигателя, се демонтират за провеждане на изпитването.
 Следният неизчерпателен списък е само примерен:
 (i)
 пневматичен компресор на спирачките
 (ii)
 компресор за кормилното управление
 (iii)
 компресор за окачването
 (iv)
 климатична система.
 Не
 (1) Цялата всмукателна уредба следва да бъде монтирана, както е указано за предвиденото приложение:
 i)
 когато съществува риск от значително влияние върху мощността на двигателя;
 ii)
 когато производителят поиска това да бъде направено.
 В останалите случаи може да се използва еквивалентна система и следва да се извърши проверка, за да се гарантира, че налягането на всмукване не се различава с повече от 100 Pa от най-високата гранична стойност, указана от производителя за чист въздушен филтър.
 (2) Цялата изпускателна уредба трябва да се инсталира както е предвидено за разглежданото приложение:
 i)
 когато съществува риск от значително влияние върху мощността на двигателя;
 ii)
 когато производителят поиска това да бъде направено.
 В останалите случаи може да се монтира еквивалентна система, при условие че измереното налягане не се различава с повече от 1 000 Pa от най-високата гранична стойност, указана от производителя.
 (3) Ако към двигателя е вградена спирачка-забавител в изпускателната уредба, нейната дроселова клапа трябва да бъде фиксирана в напълно отворено положение.
 (4) Налягането на подаваното гориво може да се регулира, ако е необходимо, за да се възпроизведе налягането, съществуващо при конкретното приложение на двигателя (по-специално когато се използва система за „връщане на горивото“).
 (5) Циркулацията на охлаждащата течност се осъществява само от водната помпа на двигателя. Охлаждането на течността може да се извършва във външен охладителен кръг, в който загубата на налягане и налягането на входа на помпата остават по същество същите, като тези в охладителната уредба на двигателя.
 (6) Термостатът може да бъде фиксиран в напълно отворено положение.
 (7) Когато за изпитването са монтирани охлаждащ вентилатор или въздуходувка, мощността, която те поглъщат, се прибавя към резултатите, с изключение на вентилаторите на двигателите с въздушно охлаждане, които са монтирани направо на коляновия вал. Мощността на вентилатора или въздуходувката се определя при честотите на въртене, използвани при изпитването, или чрез извършване на изчисление според стандартните характеристики, или чрез извършване на практически изпитвания.
 (8) Двигателите с охлаждане на въздуха за принудително пълнене се изпитват заедно с устройството за охлаждане на въздуха за принудително пълнене, независимо дали охлаждането е с течност или въздух, но ако производителят предпочете, охладителят на въздуха може да бъде заменен със система, монтирана на изпитвателен стенд. При всички случаи измерването на мощността при всяка честота на въртене се извършва при максималния спад на налягането и при минималния спад на температурата на въздуха за двигателя, преминаващ през охладителя на въздуха за принудително пълнене на системата на изпитвателния стенд, като указаните от производителя.
 (9) Енергията, необходима за електрическата или другите пускови уредби, се осигурява от изпитвателния стенд.
 Допълнение А.3
 Проверка на сигнала за въртящия момент, излъчван от модула за електронно управление
 A.3.1. Въведение
 Ако страната по Спогодбата поиска да проведе изпитвания за наблюдение в експлоатация, настоящото допълнение определя изискванията


text:
за проверка, в случай че производителят смята да използва сигнала за въртящия момент, излъчван от модула за електронно управление (ECU) на двигатели, които са оборудвани с такъв.
 Основата за полезния въртящ момент е некоригираният полезен въртящ момент, осигуряван от двигателя, като се обхваща оборудването и спомагателните устройства, които трябва да бъдат включени при изпитване за определяне на емисиите съгласно допълнение А.2.
 A.3.2. Сигнал за въртящия момент
 След като двигателят се монтира на изпитвателния стенд за провеждане на процедура за съставяне на графична характеристика, трябва да се предвидят средства за четене на излъчвания от ECU сигнал за въртящия момент.
 A.3.3. Процедура за проверка
 При провеждането на процедура за съставяне на графична характеристика съгласно точка 7.6.2 от настоящото приложение показанията за въртящия момент, измервани от динамометъра и излъчвани от ECU, трябва да се отчитат едновременно в най-малко три точки от кривата на въртящия момент. Най-малко едно от показанията се отчита в точка от кривата, в която въртящият момент представлява не по-малко от 98 % от максималната стойност.
 Излъчваните от ECU стойности за въртящия момент се приемат без корекция, ако във всяка точка, в която се правят измервания, коефициентът, изчислен посредством разделяне на стойността на въртящия момент от динамометричния стенд на стойността на въртящия момент от ECU, е не по-малко от 0,93 (т.е. максимална разлика от 7 %). В този случай в уведомлението трябва да се запише, че излъчваната от ECU стойност на въртящия момент е проверена без корекция. Когато в една или повече точки на изпитване коефициентът е по-малък от 0,93, средната стойност на корекционния коефициент се определя въз основа на всички точки, в които са взети показания, и се записва в уведомлението. Когато даден коефициент се записва в уведомлението, той се прилага към излъчваната от ECU стойност на въртящия момент при провеждане на изпитвания за наблюдение в експлоатация.
 ДОПЪЛНЕНИЕ А.4
 ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА АМОНЯКА
 A.4.1. В настоящото допълнение се описва процедурата за измерване на амоняка (NH3). При нелинейните анализатори се допуска използването на схеми за линеаризация.
 A.4.2. За измерването на NH3 са определени три принципа на измерване, като всеки от тях може да бъде използван, при условие че отговаря на критериите, посочени съответно в точки A.4.2.1., A.4.2.2 или A.4.2.3. При измерването на NH3 не се позволява използването на устройства за изсушаване на газове.
 A.4.2.1. Инфрачервен анализатор с преобразувание на Фурие (наричан по-долу „FTIR“)
 A.4.2.1.1. Принцип на измерване
 FTIR използва принципа на широколентова инфрачервена спектроскопия. Той позволява едновременното измерване на компонентите на отработилите газове, чиито стандартизирани спектри са налични в уреда. Абсорбционният спектър (интензивност/дължина на вълната) се изчислява въз основа на измерената интерферограма (интензивност/време) чрез метода с преобразувание на Фурие.
 A.4.2.1.2. Монтиране и вземане на проби
 FTIR се монтира в съответствие с указанията на производителя на уреда. Избира се дължината на вълната на NH3 за оценяване. Пътят на пробата (тръбопроводът за вземане на проба, предварителен(ни) филтър/филтри и вентили) трябва да е изработен от неръждаема стомана или от политетрафлуоретилен (PTFE) и да е загрят до зададени стойности в границите от 383 K (110 °C) до 464 K (191 °C), за да се


text:
намалят до минимум загубите на NH3 и артефактите при вземането на проби. Освен това проводът за вземане на проби трябва да е възможно най-къс.
 A.4.2.1.3. Взаимна интерференция
 Спектралната разделителна способност на дължината на вълната на NH3 трябва да е в рамките на 0,5 cm-1, за да се намали до минимум взаимното влияние с други газове, които са налични в отработилите газове.
 A.4.2.2. Недисперсен ултравиолетов анализатор с резонансно поглъщане (наричан по-долу „NDUV“)
 A.4.2.2.1. Принцип на измерване
 NDUV се основава на напълно физически принцип и не са необходими спомагателни газове или оборудване. Основният елемент на фотометъра е безелектродна разрядна лампа. Тя произвежда излъчване с явно изразени пикове в ултравиолетовата част на спектъра, като дава възможност за измерването на няколко компонента, като например NH3.
 Фотометричната система има конструкция, произвеждаща два лъча във времето — измервателен и еталонен — по метода на съгласуването на филтри.
 С цел постигане на голяма стабилност на измервания сигнал двулъчевата във времето конструкция е съчетана с двулъчева в пространството конструкция. Детекторът за обработка на сигналите има почти незначителна скорост на дрейф от нулевата точка.
 В режим на калибриране на анализатора запечатана кварцова кювета се накланя в траекторията на лъча, за да се получи точна стойност на калибриране, тъй като всички загуби от отражение и поглъщане от отворите на кюветата се компенсират. Тъй като запълването с газ на кюветата е много стабилно, този метод на калибриране води до много устойчива дългосрочна стабилност на фотометъра.
 A.4.2.2.2. Разполагане
 Анализаторът се монтира в кутия на анализатор, използващ вземане на проби чрез извличане в съответствие с инструкциите на производителя на уреда. Местоположението на анализатора трябва да бъде в състояние да издържа посоченото от производителя тегло.
 Пътят на пробата (тръбопровод за вземане на проба, предварителен(ни) филтър/филтри и вентили) трябва да е изработен от неръждаема стомана или от политетрафлуоретилен (PTFE) и да е загрят до зададени стойности в границите от 383 K (110 °C) до 464 K (191 °C).
 Освен това тръбопроводът за вземане на проби трябва да е възможно най-къс. Влиянието на температурата и налягането на отработилите газове, на свързаната с монтирането среда и на вибрациите върху измерването трябва да бъде сведено до минимум.
 Газоанализаторът трябва да бъде защитен от студ, топлина, температурни разлики, силни въздушни течения, натрупване на прах, атмосфера, предизвикваща корозия, и вибрации. Трябва да се осигури съответна циркулация на въздуха, за да се избегне нагряването поради отделянето на топлина. Трябва да се използва цялата повърхност за разсейване на топлинните загуби.
 A.4.2.2.3. Чувствителност поради взаимни влияния
 Трябва да бъде избран подходящ спектрален обхват с цел да се сведе до минимум взаимното влияние със съпътстващите газове. Типичните компоненти, предизвикващи чувствителност поради взаимни влияния при измерването на NH3, са SO2, NO2 и NO.
 Освен това могат да бъдат приложени допълнителни методи за намаляване на чувствителността поради взаимни влияния.
 а)
 използване на филтри срещу оказване на влияние;
 б)
 компенсиране на чувствителността поради взаимни влияния чрез измерване на чувствителността поради взаимни влияния на компонентите и използване на сигнала от измерването за компенсиране.
 A.4.2.3. Анализатор с инфрачервен лазер
 A.4.2.3.1. Принцип на измерване
 Инфрачервен лазер като регулиращ се лазерен


text:
диод (TDL) или квантов каскаден лазер (QCL) могат да излъчват кохерентна светлина съответно в близката инфрачервена област от спектъра или в средната инфрачервена област от спектъра, в които азотните съединения, включително NH3, поглъщат интензивно. Тази лазерна оптична система може да даде теснолентов спектър в импулсен режим с висока разделителна способност в близката инфрачервена или в средната инфрачервена област. Поради това анализаторите с инфрачервен лазер могат да намалят влиянието, причинено от спектралното припокриване от съпътстващите газове в отработилите газове на двигателя.
 A.4.2.3.2. Разполагане
 Анализаторът се монтира директно в изпускателната тръба (in-situ) или в кутия на анализатор, използващ вземане на проби чрез извличане в съответствие с указанията на производителя на уреда. Ако е монтиран в кутия на анализатор, пътят на пробата (тръбопровод за вземане на проба, предварителен(ни) филтър/филтри и вентили) трябва да е изработен от неръждаема стомана или от политетрафлуоретилен (PTFE) и да е загрят до зададени стойности в границите от 383 K (110 °C) до 464 K (191 °C), за да се намалят до минимум загубите на NH3 и артефактите при вземането на проби. Освен това проводът за вземане на проби трябва да е възможно най-къс.
 Влиянието на температурата и налягането на отработилите газове, на свързаната с монтирането среда и на вибрациите върху измерването трябва да бъде сведено до минимум или да се използват техники за компенсиране.
 Ако е приложимо, въздухът от кожуха, използван заедно с измерването in-situ за защита на уреда, не трябва да влияе на концентрацията на измерваните след устройството компоненти на отработилите газове, или вземането на проби от другите компоненти на отработилите газове трябва да се извършва преди устройството.
 A.4.2.3.3. Проверка за влияние за анализатори на NH3 с инфрачервен лазер (взаимно влияние)
 A.4.2.3.3.1. Обхват и контекст
 Ако NH3 се измерва с помощта на анализатор с инфрачервен лазер, степента на влияние трябва да се провери след първоначално монтиране на анализатора и след основен ремонт.
 A.4.2.3.3.2. Принципи на измерване при проверката за влияние
 Оказващите влияние газове могат да повлияят положително на някои анализатори с инфрачервен лазер, като причинят реакция, сходна с реакцията спрямо NH3. Ако анализаторът използва алгоритми за компенсиране, които за целите на проверката за влияние осъществяват измерване и на други газове, другите измервания трябва да се извършват едновременно за изпитване на алгоритмите за компенсиране по време на проверката за влияние върху анализатора.
 Трябва да се използва добрата техническа преценка за определяне на газовете, оказващи влияние върху анализатор с инфрачервен лазер. Следва да се отбележи, че оказващите влияние видове, с изключение на H2O, зависят от лентата на поглъщане в инфрачервената област на NH3, избрана от производителя на уреда. За всеки анализатор на NH3 трябва да се определи лентата на поглъщане в инфрачервената област. За всяка лента на поглъщане в инфрачервената област на NH3 трябва да се използва добрата техническа преценка, за да се определят оказващите влияние газове, които да се използват при проверката.
 A.4.3. Изпитвателна методика за определянето на емисии
 A.4.3.1. Проверка на анализаторите
 Преди изпитването на емисии се избира обхватът на анализатора. Допускат се анализатори на емисии с автоматично или ръчно превключване на обхватите. По време на изпитвателния


text:
цикъл не трябва да се превключва обхватът на анализаторите.
 Определя се реакцията по отношение на нулевия газ и газа за калибриране на обхвата, ако разпоредбите от точка A.4.3.4.2 не се прилагат за уреда. За реакцията на газа за калибриране на обхвата трябва да се използва газ NH3, който отговаря на спецификациите от точка A.4.4.2.7. Позволява се използването на еталонни елементи, които съдържат газ за калибриране на обхвата NH3.
 A.4.3.2. Събиране на съответни данни за емисиите
 Събирането на данните за NH3 започва едновременно в началото на последователността на изпитването. Концентрацията на NH3 трябва да се измерва непрекъснато и да се записва на компютърна система с честота най-малко 1 Hz.
 A.4.3.3. Действия след провеждане на изпитването
 След завършване на изпитването вземането на проби продължава до изтичане на времето на реагиране на системата. Определяне на дрейфа на анализатора в съответствие с точка A.4.3.4.1 се изисква само ако информацията, изисквана в точка A.4.3.4.2, не е налична.
 A.4.3.4. Дрейф на анализатора
 A.4.3.4.1.
 Възможно най-бързо, но не по-късно от 30 минути след завършване на изпитвателния цикъл, или по време на периода на загряване, трябва да се определят реакциите на анализатора по отношение на нулевия газ и еталонния газ. Разликата между резултатите преди изпитването и след изпитването трябва да е по-малка от 2 % от пълната скала.
 A.4.3.4.2.
 Определяне на дрейфа на анализатора не се изисква при следните случаи:
 а)
 ако дрейфът от нулата и при еталониране, определен от производителя на уреда в точки A.4.4.2.3 и A.4.4.2.4, отговаря на изискванията на точка A.4.3.4.1;
 б)
 ако интервалът от време за дрейфа от нулата и при еталониране, определен от производителя на уреда в точки A.4.4.2.3 и A.4.4.2.4, надхвърля продължителността на изпитването.
 A.4.4. Спецификация на анализатора и проверка
 A.4.4.1. Изисквания за линейност
 Анализаторът трябва да отговаря на изискванията за линейност, определени в таблица A.4-8 от настоящото приложение. Проверката за линейност в съответствие с точка 8.1.4 от настоящото приложение се извършва най-малко с минималната честота, посочена в таблица A.4-5 от настоящото приложение. С предварителното разрешение на органа по одобряването на типа е позволено използването на по-малко от 10 еталонни точки, ако може да се докаже наличието на еквивалентна степен на точност.
 За проверката за линейност трябва да се използва газ NH3, който отговаря на спецификациите от точка A.4.4.2.7. Позволява се използването на еталонни елементи, които съдържат газ за калибриране на обхвата NH3.
 Уредите, чиито сигнали се използват за алгоритми за компенсиране, трябва да отговарят на изискванията за линейност, определени в таблица 5 от настоящото приложение. Проверката за линейност се извършва според изискванията на процедурите за вътрешен одит, според изискванията на производителя на уреда или в съответствие с изискванията на ISO 9000.
 A.4.4.2. Спецификации на анализатора
 Анализаторът трябва да има обхват на измерване и време за реакция, които са подходящи за точността, изисквана за измерване на концентрацията на NH3 при условия на преходни режими и стабилни състояния.
 A.4.4.2.1. Минимална граница на откриване
 Анализаторът трябва да има минимална граница на откриване < 2 ppm при всички условия на изпитване.
 A.4.4.2.2. Точност
 Точността, определена като отклонение на показанието на анализатора от еталонната стойност, не


text:
трябва да превишава ± 2 % от показанието или ± 2 ppm, в зависимост от това кое от двете е по-голямо.
 A.4.4.2.3. Дрейф на нулата
 Дрейфът спрямо реакцията на нулевия газ и свързаният с това интервал от време се указват от производителя на уреда.
 A.4.4.2.4. Дрейф на еталонната стойност
 Дрейфът спрямо реакцията на еталонния газ и свързаният с това интервал от време се указват от производителя на уреда.
 A.4.4.2.5. Време за реагиране на системата
 Времето за реагиране на системата трябва да бъде ≤ 20 s.
 A.4.4.2.6. Време на нарастване
 Времето на нарастване на анализатора трябва да бъде ≤ 5 s.
 A.4.4.2.7. калибриращ газ NH3
 Трябва да е на разположение газова смес със следния химически състав:
 NH3 и пречистен азот;
 Действителната концентрация на калибриращия газ трябва да бъде в рамките на ± 3 % от номиналната стойност. Концентрацията на NH3 се дава в обемно съотношение (обемни проценти или милионни (ppm) обемни части).
 Записва се датата на изтичане на срока на годност на калибриращите газове.
 A.4.4.2.8. Процедура за извършване на проверка за влияние
 Проверката за влияние се извършва както следва:
 а)
 анализаторът за NH3 се задейства, функционира, нулира и калибрира по обхват, както преди изпитване за определяне на емисиите;
 б)
 приготвя се овлажнен оказващ влияние газ за изпитване чрез барботиране на многокомпонентен газ за калибриране на обхвата през дестилирана H2O в херметично затворен съд. Ако пробата не се прокарва през изсушител на проби, температурата на съда трябва да се контролира, за да се създаде ниво на H2O най-малко равно на максимално очакваното по време на изпитването за определяне на емисиите. Използваната концентрация на газа за калибриране на обхвата трябва да е най-малко толкова висока, колкото е максимално очакваната по време на изпитването;
 в)
 овлажненият оказващ влияние газ за изпитване трябва да се въведе в системата за вземане на проби;
 г)
 моларната част на водата x
 H2O в овлажнения оказващ влияние газ за изпитване трябва да се измерва колкото е възможно по-близо до входа на анализатора. Например трябва да се измерят температурата на оросяване T
 dew и абсолютното налягане p
 total, за да се изчисли x
 H2O;
 д)
 трябва да се използва добрата инженерна преценка, за да се предотврати кондензацията в преносните тръби, арматурата или клапаните, от точката на измерване на xH2O до анализатора;
 е)
 трябва да се предвиди време за стабилизиране на показанието на анализатора;
 ж)
 докато анализаторът измерва концентрацията на пробата, в продължение на 30 s се записват данни за пробата. Изчислява се средното аритметично от тези данни;
 з)
 анализаторът преминава проверката за влияние, ако резултатът, получен по процедурата от буква ж) от настоящата точка е в рамките на допустимия обхват, посочен в буква й);
 и)
 процедурите за определяне на влиянието за отделни оказващи влияние газове могат да се провеждат и отделно. Ако използваните нива на оказващите влияние газове са по-високи от очакваните максимални нива при изпитването, всяка установена стойност за влияние трябва да се намали, като се умножи с отношението между максималната очаквана стойност за концентрацията и действителната стойност, използвана по време на тази процедура. Могат да бъдат провеждани отделни


text:
процедури за определяне на влиянието за концентрациите на H2O (за стойности, в посока надолу до 0,025 mol/mol съдържание на H2O), които са по-ниски от максималните очаквани нива по време на изпитването, но наблюдаваното влияние от H2O трябва да се увеличи, като се умножи с отношението между максималната очаквана стойност за концентрацията на H2O и действителната стойност, използвана по време на тази процедура. Сумата от коригираните стойности за влиянието трябва да съответства на допустимото отклонение за комбинираното влияние, както е посочено в буква й) от настоящата точка;
 й)
 комбинираното влияние върху анализатора трябва да бъде в рамките на ± 2 ppm NH3.
 A.4.5. Алтернативни системи
 Органът по одобряването на типа може да одобри други системи или анализатори, ако се установи, че те дават еквивалентни резултати в съответствие с точка 5.3.1. от настоящото приложение. В този случай думата „резултати“в настоящата точка се отнася до средната концентрация на NH3, изчислена за приложимия цикъл.
 ДОПЪЛНЕНИЕ А.5
 ОПИСАНИЕ НА РЕАКЦИЯТА НА СИСТЕМАТА
 В настоящото допълнение се описват времената, използвани за изразяване на реакцията на аналитични системи и на други системи за измерване спрямо входен сигнал.
 A.5.1. Прилагат се следните времена, както е показано на фигура A.4-10:
 A.5.1.1.
 „Времезакъснение“е времето между промяната на компонента, който подлежи на измерване в контролната точка, и реакцията на системата на 10 % от крайното показание (t10), ако сондата за вземане на проби е контролната точка.
 A.5.1.2.
 „Време за реакция“е разликата във времето между промяната на компонента, който се измерва в еталонната точка, и реакцията на система в размер на 90 % от крайното показание (t90), като сондата за вземане на проби се определя като еталонната точка.
 A.5.1.3.
 „Време на нарастване“означава разликата във времето между 10 % и 90 % от реакцията на крайното показание (t90 – t10);
 A.5.1.4.
 „Време за преобразуване“означава времето между промяната на измервания компонент в контролната точка и реакцията на системата до 50 % от крайното показание (t50) като пробната сонда се определя като контролна точка.
 A.5.1.5.
 „Време за стъпаловидна промяна на входа“е времето, през което се наблюдава изменение на измервания параметър.
 Фигура A.4-10
 Примерзареакциятанасистемата
 Време на нарастване
 реакция
 Време на реакция
 Време за преобразуване
 Времезакъснение
 Време на нарастване
 Време
 ДОПЪЛНЕНИЕ А.6
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦИКЛИТЕ НА ИЗПИТВАНЕ СЪС СТАБИЛНИ СЪСТОЯНИЯ И С ПРЕХОДНИ РЕЖИМИ
 A.6.1. В таблици A.4-11—A.4-18 са посочени изпитвателните цикли, приложими към категории или подкатегории двигатели.
 Таблица A.4-11
 Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRE
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRSC
 NRE
 променлива
 Двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност по-малка от 19 kW
 NRE-v-1
 NRE-v-2
 G2 или C1
 Двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност по-голям или равна на 19 kW, но по-малка от 560 kW.
 NRE-v-3
 NRE-v-4
 NRE-v-5
 NRE-v-6
 C1
 Двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност по-голяма от 560 kW
 NRE-v-7
 C1
 постоянна
 Двигатели с постоянна честота на въртене
 NRE-c-1
 NRE-c-2
 NRE-c-3
 NRE-c-4
 NRE-c-5
 NRE-c-6
 NRE-c-7
 D2
 Таблица A.4-12
 Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRG
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRSC
 NRG
 променлива
 Двигател с


text:
променлива честота на въртене за генераторен агрегат
 NRG-v-1
 C1
 постоянна
 Двигател с постоянна честота на въртене за генераторен агрегат
 NRG-c-1
 D2
 Таблица A.4-13
 Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRSh
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRSC
 NRSh
 променлива или постоянна
 Двигател с еталонна мощност не по-голяма от 19 kW за използване в ръчни машини
 NRSh-v-1a
 NRSh-v-1b
 G3
 Таблица A.4-14
 Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория NRS
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRSC
 NRS
 променлива,
 <3 600 об./мин.
 двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност не по-голяма от 19 kW, предназначен за работа при честота на въртене < 3 600 об./мин.
 NRS-vi-1a
 NRS-vi-1b
 G1
 променлива, < 3 600 об./мин.; или постоянна
 двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност не по-голяма от 19 kW, предназначен за работа при честота на въртене > 3 600 об./мин. двигател с постоянна честота на въртене с еталонна мощност не по-голяма от 19 kW
 NRS-vr-1a
 NRS-vr-1b
 G2
 променлива или постоянна
 двигател с еталонна мощност между 19 kW и 30 kW и общ работен обем, по-малък от 1 000 cm3
 NRS-v-2a
 G2
 Двигател с еталонна мощност по-голяма от 19 kW, различен от двигател с еталонна мощност между 19 kW и 30 kW и общ работен обем по-малко от 1 000 cm3
 NRS-v-2b
 NRS-v-3
 C2
 Таблица A.4-15
 Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория SMB
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRSC
 SMB
 променлива или постоянна
 двигатели, предназначени за задвижване на моторни шейни (снегомобили)
 SMB-v-1
 H
 Таблица A.4-16
 Цикли на изпитване NRSC за двигатели от категория ATS
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRSC
 ОВД
 променлива или постоянна
 Двигатели за задвижване на превозни средства с повишена проходимост или многофункционални всъдеходи (ATV или SbS)
 ATS-v-1
 G1
 Таблица A.4-17
 Цикли на изпитване с преходни режими за извънпътна техника за двигатели от категория NRE
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRE
 променлива
 Двигател с променлива честота на въртене с еталонна мощност по-голяма или равна на 19 kW, но по-малка от 560 kW.
 NRE-v-3
 NRE-v-4
 NRE-v-5
 NRE-v-6
 NRTC
 Таблица A.4-18
 Цикли на изпитване с преходни режими за извънпътна техника за двигатели от категория NRS (1)
 Категория
 Работа при честота на въртене
 Цел
 Подкатегория
 NRS
 променлива или постоянна
 Двигател с еталонна мощност по-голяма от 19 kW, различен от двигател с еталонна мощност между 19 kW и 30 kW и общ работен обем по-малко от 1 000 cm3
 NRS-v-2b
 NRS-v-3
 LSI-NRTC
 A.6.2. Цикъл със стабилни състояния и с дискретни режими
 В таблици A.4-19—A.4-23 се описват подробно режимите на изпитване и тегловните коефициенти за циклите на изпитване със стабилни състояния и с дискретни режими.
 Таблица A.4-19
 Цикъл С1 — режими на изпитване и тегловни коефициенти
 Номер на режима
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 Честота на въртене (1)
 100 %
 Средни
 На празен ход
 Въртящ момент (2) (%)
 100
 75
 50
 10
 100
 75
 50
 0
 Тегловен коефициент
 0,15
 0,15
 0,15
 0,1
 0,1
 0,1
 0,1
 0,15
 Таблица A.4-20
 Цикъл С2 — режими на


text:
изпитване и тегловни коефициенти
 Номер на режима
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 Честота на въртене (3)
 100 %
 Средни
 На празен ход
 Въртящ момент (4) (%)
 25
 100
 75
 50
 25
 10
 0
 Тегловен коефициент
 0,06
 0,02
 0,05
 0,32
 0,30
 0,10
 0,15
 Таблица A.4-21
 Цикъл D2 — режими на изпитване и тегловни коефициенти
 Номер на режима (цикъл D2)
 1
 2
 3
 4
 5
 Честота на въртене (5)
 100 %
 Въртящ момент (6) (%)
 100
 75
 50
 25
 10
 Претегляне на резултата
 0,05
 0,25
 0,3
 0,3
 0,1
 Таблица A.4-22
 Цикли от тип G — режими на изпитване и тегловни коефициенти
 Номер на режима (цикъл G1)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 Честота на въртене (7)
 100 %
 Средни
 На празен ход
 Въртящ момент (8) (%)
 100
 75
 50
 25
 10
 0
 Тегловен коефициент
 0,09
 0,20
 0,29
 0,30
 0,07
 0,05
 Номер на режима (цикъл G2)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 Честота на въртене (а)
 100 %
 На празен ход
 Въртящ момент (б) (%)
 100
 75
 50
 25
 10
 0
 Тегловен коефициент
 0,09
 0,20
 0,29
 0,30
 0,07
 0,05
 Номер на режима (цикъл G3)
 1
 2
 Честота на въртене (а)
 100 %
 Средни
 На празен ход
 Въртящ момент (б) (%)
 100
 0
 Тегловен коефициент
 0,85
 0,15
 Таблица A.4-23
 Цикли от тип H — режими на изпитване и тегловни коефициенти
 Номер на режима
 1
 2
 3
 4
 5
 Честота на въртене (9) (%)
 100
 85
 75
 65
 На празен ход
 Въртящ момент (10) (%)
 100
 51
 33
 19
 0
 Тегловен коефициент
 0,12
 0,27
 0,25
 0,31
 0,05
 A.6.3. Модални цикли със стабилни състояния и линейни преходи между тях (RMC)
 В таблици A.4-24—A.4-29 са описани подробно режимите на изпитване и тегловните коефициенти за циклите на изпитване със стабилни състояния и линейни преходи между тях.
 Таблица A.4-24
 Режими на изпитване RMC-C1
 RМС Номер на режима
 Време в режима (s)
 Честота на въртене на двигателя (11)
 (12)
 Въртящ момент (13)
 (12) (%)
 1а
 Стабилно състояние
 126
 На празен ход
 0
 1б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 2а
 Стабилно състояние
 159
 Междинна
 100
 2б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 3а
 Стабилно състояние
 160
 Междинна
 50
 3б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 4а
 Стабилно състояние
 162
 Междинна
 75
 4б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 5а
 Стабилно състояние
 246
 100 %
 100
 5б
 Преход
 20
 100 %
 Линеен преход
 6а
 Стабилно състояние
 164
 100 %
 10
 6б
 Преход
 20
 100 %
 Линеен преход
 7а
 Стабилно състояние
 248
 100 %
 75
 7б
 Преход
 20
 100 %
 Линеен преход
 8а
 Стабилно състояние
 247
 100 %
 50
 8б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 9
 Стабилно състояние
 128
 На празен ход
 0
 Таблица A.4-25
 Режими на изпитване RMC-C2
 RМС Номер на режима
 Време в режима (s)
 Честота на въртене на двигателя (14)
 (15)
 Въртящ момент (16)
 (15)
 1а
 Стабилно състояние
 119
 На празен ход
 0
 1б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 2а
 Стабилно състояние
 29
 Междинна
 100
 2б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 3а
 Стабилно състояние
 150
 Междинна
 10
 3б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 4а
 Стабилно състояние
 80


text:
Междинна
 75
 4б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 5а
 Стабилно състояние
 513
 Междинна
 25
 5б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 6а
 Стабилно състояние
 549
 Междинна
 50
 6б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 7а
 Стабилно състояние
 96
 100 %
 25
 7б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 8
 Стабилно състояние
 124
 На празен ход
 0
 Таблица A.4-26
 Режими на изпитване RMC-D2
 RМС Номер на режима
 Време в режима [s]
 Честота на въртене на двигателя (%) (17)
 Въртящ момент (%) (18)
 (19)
 1а
 Стабилно състояние
 53
 100
 100
 1б
 Преход
 20
 100
 Линеен преход
 2а
 Стабилно състояние
 101
 100
 10
 2б
 Преход
 20
 100
 Линеен преход
 3а
 Стабилно състояние
 277
 100
 75
 3б
 Преход
 20
 100
 Линеен преход
 4а
 Стабилно състояние
 339
 100
 25
 4б
 Преход
 20
 100
 Линеен преход
 5
 Стабилно състояние
 350
 100
 50
 Таблица A.4-27
 Режими на изпитване RMC-G1
 RМС Номер на режима
 Време в режима [s]
 Честота на въртене на двигателя (20)
 (21)
 Въртящ момент (%) (22)
 (21)
 1а
 Стабилно състояние
 41
 На празен ход
 0
 1б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 2а
 Стабилно състояние
 135
 Междинна
 100
 2б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 3а
 Стабилно състояние
 112
 Междинна
 10
 3б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 4а
 Стабилно състояние
 337
 Междинна
 75
 4б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 5а
 Стабилно състояние
 518
 Междинна
 25
 5б
 Преход
 20
 Междинна
 Линеен преход
 6а
 Стабилно състояние
 494
 Междинна
 50
 6б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 7
 Стабилно състояние
 43
 На празен ход
 0
 Таблица A.4-28
 Режими на изпитване RMC-G2
 RМС Номер на режима
 Време в режима [s]
 Честота на въртене на двигателя (23)
 (24)
 Въртящ момент (%) (25)
 (24)
 1а
 Стабилно състояние
 41
 На празен ход
 0
 1б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 2а
 Стабилно състояние
 135
 100 %
 100
 2б
 Преход
 20
 100 %
 Линеен преход
 3а
 Стабилно състояние
 112
 100 %
 10
 3б
 Преход
 20
 100 %
 Линеен преход
 4а
 Стабилно състояние
 337
 100 %
 75
 4б
 Преход
 20
 100 %
 Линеен преход
 5а
 Стабилно състояние
 518
 100 %
 25
 5б
 Преход
 20
 100 %
 Линеен преход
 6а
 Стабилно състояние
 494
 100 %
 50
 6б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 7 Стабилно състояние
 43
 На празен ход
 0
 Таблица A.4-29
 Режими на изпитване RMC-H
 RМС Номер на режима
 Време в режима [s]
 Честота на въртене на двигателя (26)
 (27)
 Въртящ момент (%) (28)
 (27)
 1а
 Стабилно състояние
 27
 На празен ход
 0
 1б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 2а
 Стабилно състояние
 121
 100 %
 100
 2б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 3а
 Стабилно състояние
 347
 65 %
 19
 3б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 4а
 Стабилно състояние
 305
 85 %
 51
 4б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 5а
 Стабилно състояние
 272
 75 %
 33
 5б
 Преход
 20
 Линеен преход
 Линеен преход
 6
 Стабилно състояние
 28
 На празен ход
 0
 A.6.4. Цикли на изпитване с преходни режими
 В таблици A.4-30 и A.4-31 са посочени секунда по секунда нормираните стойности на честотата на въртене и въртящия момент за циклите на изпитване с


text:
преходни режими.
 Таблица A.4-30
 Програмиране на динамометъра за изпитване NRTC
 Време (s)
 Нормирана честота на въртене (%)
 Нормиран въртящ момент (%)
 1
 0
 0
 2
 0
 0
 3
 0
 0
 4
 0
 0
 5
 0
 0
 6
 0
 0
 7
 0
 0
 8
 0
 0
 9
 0
 0
 10
 0
 0
 11
 0
 0
 12
 0
 0
 13
 0
 0
 14
 0
 0
 15
 0
 0
 16
 0
 0
 17
 0
 0
 18
 0
 0
 19
 0
 0
 20
 0
 0
 21
 0
 0
 22
 0
 0
 23
 0
 0
 24
 1
 3
 25
 1
 3
 26
 1
 3
 27
 1
 3
 28
 1
 3
 29
 1
 3
 30
 1
 6
 31
 1
 6
 32
 2
 1
 33
 4
 13
 34
 7
 18
 35
 9
 21
 36
 17
 20
 37
 33
 42
 38
 57
 46
 39
 44
 33
 40
 31
 0
 41
 22
 27
 42
 33
 43
 43
 80
 49
 44
 105
 47
 45
 98
 70
 46
 104
 36
 47
 104
 65
 48
 96
 71
 49
 101
 62
 50
 102
 51
 51
 102
 50
 52
 102
 46
 53
 102
 41
 54
 102
 31
 55
 89
 2
 56
 82
 0
 57
 47
 1
 58
 23
 1
 59
 1
 3
 60
 1
 8
 61
 1
 3
 62
 1
 5
 63
 1
 6
 64
 1
 4
 65
 1
 4
 66
 0
 6
 67
 1
 4
 68
 9
 21
 69
 25
 56
 70
 64
 26
 71
 60
 31
 72
 63
 20
 73
 62
 24
 74
 64
 8
 75
 58
 44
 76
 65
 10
 77
 65
 12
 78
 68
 23
 79
 69
 30
 80
 71
 30
 81
 74
 15
 82
 71
 23
 83
 73
 20
 84
 73
 21
 85
 73
 19
 86
 70
 33
 87
 70
 34
 88
 65
 47
 89
 66
 47
 90
 64
 53
 91
 65
 45
 92
 66
 38
 93
 67
 49
 94
 69
 39
 95
 69
 39
 96
 66
 42
 97
 71
 29
 98
 75
 29
 99
 72
 23
 100
 74
 22
 101
 75
 24
 102
 73
 30
 103
 74
 24
 104
 77
 6
 105
 76
 12
 106
 74
 39
 107
 72
 30
 108
 75
 22
 109
 78
 64
 110
 102
 34
 111
 103
 28
 112
 103
 28
 113
 103
 19
 114
 103
 32
 115
 104
 25
 116
 103
 38
 117
 103
 39
 118
 103
 34
 119
 102
 44
 120
 103
 38
 121
 102
 43
 122
 103
 34
 123
 102
 41
 124
 103
 44
 125
 103
 37
 126
 103
 27
 127
 104
 13
 128
 104
 30
 129
 104
 19
 130
 103
 28
 131
 104
 40
 132
 104
 32
 133
 101
 63
 134
 102
 54
 135
 102
 52
 136
 102
 51
 137
 103
 40
 138
 104
 34
 139
 102
 36
 140
 104
 44
 141
 103
 44
 142
 104
 33
 143
 102
 27
 144
 103
 26
 145
 79
 53
 146
 51
 37
 147
 24
 23
 148
 13
 33
 149
 19
 55
 150
 45
 30
 151
 34
 7
 152
 14
 4
 153
 8
 16
 154
 15
 6
 155
 39
 47
 156
 39
 4
 157
 35
 26
 158
 27
 38
 159
 43
 40
 160
 14


text:
23
 161
 10
 10
 162
 15
 33
 163
 35
 72
 164
 60
 39
 165
 55
 31
 166
 47
 30
 167
 16
 7
 168
 0
 6
 169
 0
 8
 170
 0
 8
 171
 0
 2
 172
 2
 17
 173
 10
 28
 174
 28
 31
 175
 33
 30
 176
 36
 0
 177
 19
 10
 178
 1
 18
 179
 0
 16
 180
 1
 3
 181
 1
 4
 182
 1
 5
 183
 1
 6
 184
 1
 5
 185
 1
 3
 186
 1
 4
 187
 1
 4
 188
 1
 6
 189
 8
 18
 190
 20
 51
 191
 49
 19
 192
 41
 13
 193
 31
 16
 194
 28
 21
 195
 21
 17
 196
 31
 21
 197
 21
 8
 198
 0
 14
 199
 0
 12
 200
 3
 8
 201
 3
 22
 202
 12
 20
 203
 14
 20
 204
 16
 17
 205
 20
 18
 206
 27
 34
 207
 32
 33
 208
 41
 31
 209
 43
 31
 210
 37
 33
 211
 26
 18
 212
 18
 29
 213
 14
 51
 214
 13
 11
 215
 12
 9
 216
 15
 33
 217
 20
 25
 218
 25
 17
 219
 31
 29
 220
 36
 66
 221
 66
 40
 222
 50
 13
 223
 16
 24
 224
 26
 50
 225
 64
 23
 226
 81
 20
 227
 83
 11
 228
 79
 23
 229
 76
 31
 230
 68
 24
 231
 59
 33
 232
 59
 3
 233
 25
 7
 234
 21
 10
 235
 20
 19
 236
 4
 10
 237
 5
 7
 238
 4
 5
 239
 4
 6
 240
 4
 6
 241
 4
 5
 242
 7
 5
 243
 16
 28
 244
 28
 25
 245
 52
 53
 246
 50
 8
 247
 26
 40
 248
 48
 29
 249
 54
 39
 250
 60
 42
 251
 48
 18
 252
 54
 51
 253
 88
 90
 254
 103
 84
 255
 103
 85
 256
 102
 84
 257
 58
 66
 258
 64
 97
 259
 56
 80
 260
 51
 67
 261
 52
 96
 262
 63
 62
 263
 71
 6
 264
 33
 16
 265
 47
 45
 266
 43
 56
 267
 42
 27
 268
 42
 64
 269
 75
 74
 270
 68
 96
 271
 86
 61
 272
 66
 0
 273
 37
 0
 274
 45
 37
 275
 68
 96
 276
 80
 97
 277
 92
 96
 278
 90
 97
 279
 82
 96
 280
 94
 81
 281
 90
 85
 282
 96
 65
 283
 70
 96
 284
 55
 95
 285
 70
 96
 286
 79
 96
 287
 81
 71
 288
 71
 60
 289
 92
 65
 290
 82
 63
 291
 61
 47
 292
 52
 37
 293
 24
 0
 294
 20
 7
 295
 39
 48
 296
 39
 54
 297
 63
 58
 298
 53
 31
 299
 51
 24
 300
 48
 40
 301
 39
 0
 302
 35
 18
 303
 36
 16
 304
 29
 17
 305
 28
 21
 306
 31
 15
 307
 31
 10
 308
 43
 19
 309
 49
 63
 310
 78
 61
 311
 78
 46
 312
 66
 65
 313
 78
 97
 314
 84
 63
 315
 57
 26
 316
 36
 22
 317
 20
 34
 318
 19
 8
 319
 9
 10
 320
 5
 5
 321
 7
 11
 322
 15
 15
 323
 12
 9
 324
 13
 27
 325
 15
 28
 326
 16
 28
 327


text:
16
 31
 328
 15
 20
 329
 17
 0
 330
 20
 34
 331
 21
 25
 332
 20
 0
 333
 23
 25
 334
 30
 58
 335
 63
 96
 336
 83
 60
 337
 61
 0
 338
 26
 0
 339
 29
 44
 340
 68
 97
 341
 80
 97
 342
 88
 97
 343
 99
 88
 344
 102
 86
 345
 100
 82
 346
 74
 79
 347
 57
 79
 348
 76
 97
 349
 84
 97
 350
 86
 97
 351
 81
 98
 352
 83
 83
 353
 65
 96
 354
 93
 72
 355
 63
 60
 356
 72
 49
 357
 56
 27
 358
 29
 0
 359
 18
 13
 360
 25
 11
 361
 28
 24
 362
 34
 53
 363
 65
 83
 364
 80
 44
 365
 77
 46
 366
 76
 50
 367
 45
 52
 368
 61
 98
 369
 61
 69
 370
 63
 49
 371
 32
 0
 372
 10
 8
 373
 17
 7
 374
 16
 13
 375
 11
 6
 376
 9
 5
 377
 9
 12
 378
 12
 46
 379
 15
 30
 380
 26
 28
 381
 13
 9
 382
 16
 21
 383
 24
 4
 384
 36
 43
 385
 65
 85
 386
 78
 66
 387
 63
 39
 388
 32
 34
 389
 46
 55
 390
 47
 42
 391
 42
 39
 392
 27
 0
 393
 14
 5
 394
 14
 14
 395
 24
 54
 396
 60
 90
 397
 53
 66
 398
 70
 48
 399
 77
 93
 400
 79
 67
 401
 46
 65
 402
 69
 98
 403
 80
 97
 404
 74
 97
 405
 75
 98
 406
 56
 61
 407
 42
 0
 408
 36
 32
 409
 34
 43
 410
 68
 83
 411
 102
 48
 412
 62
 0
 413
 41
 39
 414
 71
 86
 415
 91
 52
 416
 89
 55
 417
 89
 56
 418
 88
 58
 419
 78
 69
 420
 98
 39
 421
 64
 61
 422
 90
 34
 423
 88
 38
 424
 97
 62
 425
 100
 53
 426
 81
 58
 427
 74
 51
 428
 76
 57
 429
 76
 72
 430
 85
 72
 431
 84
 60
 432
 83
 72
 433
 83
 72
 434
 86
 72
 435
 89
 72
 436
 86
 72
 437
 87
 72
 438
 88
 72
 439
 88
 71
 440
 87
 72
 441
 85
 71
 442
 88
 72
 443
 88
 72
 444
 84
 72
 445
 83
 73
 446
 77
 73
 447
 74
 73
 448
 76
 72
 449
 46
 77
 450
 78
 62
 451
 79
 35
 452
 82
 38
 453
 81
 41
 454
 79
 37
 455
 78
 35
 456
 78
 38
 457
 78
 46
 458
 75
 49
 459
 73
 50
 460
 79
 58
 461
 79
 71
 462
 83
 44
 463
 53
 48
 464
 40
 48
 465
 51
 75
 466
 75
 72
 467
 89
 67
 468
 93
 60
 469
 89
 73
 470
 86
 73
 471
 81
 73
 472
 78
 73
 473
 78
 73
 474
 76
 73
 475
 79
 73
 476
 82
 73
 477
 86
 73
 478
 88
 72
 479
 92
 71
 480
 97
 54
 481
 73
 43
 482
 36
 64
 483
 63
 31
 484
 78
 1
 485
 69
 27
 486
 67
 28
 487
 72
 9
 488
 71
 9
 489
 78
 36
 490
 81
 56
 491
 75
 53
 492
 60
 45
 493
 50
 37


text:
494
 66
 41
 495
 51
 61
 496
 68
 47
 497
 29
 42
 498
 24
 73
 499
 64
 71
 500
 90
 71
 501
 100
 61
 502
 94
 73
 503
 84
 73
 504
 79
 73
 505
 75
 72
 506
 78
 73
 507
 80
 73
 508
 81
 73
 509
 81
 73
 510
 83
 73
 511
 85
 73
 512
 84
 73
 513
 85
 73
 514
 86
 73
 515
 85
 73
 516
 85
 73
 517
 85
 72
 518
 85
 73
 519
 83
 73
 520
 79
 73
 521
 78
 73
 522
 81
 73
 523
 82
 72
 524
 94
 56
 525
 66
 48
 526
 35
 71
 527
 51
 44
 528
 60
 23
 529
 64
 10
 530
 63
 14
 531
 70
 37
 532
 76
 45
 533
 78
 18
 534
 76
 51
 535
 75
 33
 536
 81
 17
 537
 76
 45
 538
 76
 30
 539
 80
 14
 540
 71
 18
 541
 71
 14
 542
 71
 11
 543
 65
 2
 544
 31
 26
 545
 24
 72
 546
 64
 70
 547
 77
 62
 548
 80
 68
 549
 83
 53
 550
 83
 50
 551
 83
 50
 552
 85
 43
 553
 86
 45
 554
 89
 35
 555
 82
 61
 556
 87
 50
 557
 85
 55
 558
 89
 49
 559
 87
 70
 560
 91
 39
 561
 72
 3
 562
 43
 25
 563
 30
 60
 564
 40
 45
 565
 37
 32
 566
 37
 32
 567
 43
 70
 568
 70
 54
 569
 77
 47
 570
 79
 66
 571
 85
 53
 572
 83
 57
 573
 86
 52
 574
 85
 51
 575
 70
 39
 576
 50
 5
 577
 38
 36
 578
 30
 71
 579
 75
 53
 580
 84
 40
 581
 85
 42
 582
 86
 49
 583
 86
 57
 584
 89
 68
 585
 99
 61
 586
 77
 29
 587
 81
 72
 588
 89
 69
 589
 49
 56
 590
 79
 70
 591
 104
 59
 592
 103
 54
 593
 102
 56
 594
 102
 56
 595
 103
 61
 596
 102
 64
 597
 103
 60
 598
 93
 72
 599
 86
 73
 600
 76
 73
 601
 59
 49
 602
 46
 22
 603
 40
 65
 604
 72
 31
 605
 72
 27
 606
 67
 44
 607
 68
 37
 608
 67
 42
 609
 68
 50
 610
 77
 43
 611
 58
 4
 612
 22
 37
 613
 57
 69
 614
 68
 38
 615
 73
 2
 616
 40
 14
 617
 42
 38
 618
 64
 69
 619
 64
 74
 620
 67
 73
 621
 65
 73
 622
 68
 73
 623
 65
 49
 624
 81
 0
 625
 37
 25
 626
 24
 69
 627
 68
 71
 628
 70
 71
 629
 76
 70
 630
 71
 72
 631
 73
 69
 632
 76
 70
 633
 77
 72
 634
 77
 72
 635
 77
 72
 636
 77
 70
 637
 76
 71
 638
 76
 71
 639
 77
 71
 640
 77
 71
 641
 78
 70
 642
 77
 70
 643
 77
 71
 644
 79
 72
 645
 78
 70
 646
 80
 70
 647
 82
 71
 648
 84
 71
 649
 83
 71
 650
 83
 73
 651
 81
 70
 652
 80
 71
 653
 78
 71
 654
 76
 70
 655
 76
 70
 656
 76
 71
 657
 79
 71
 658
 78
 71
 659
 81
 70
 660
 83


text:
72
 661
 84
 71
 662
 86
 71
 663
 87
 71
 664
 92
 72
 665
 91
 72
 666
 90
 71
 667
 90
 71
 668
 91
 71
 669
 90
 70
 670
 90
 72
 671
 91
 71
 672
 90
 71
 673
 90
 71
 674
 92
 72
 675
 93
 69
 676
 90
 70
 677
 93
 72
 678
 91
 70
 679
 89
 71
 680
 91
 71
 681
 90
 71
 682
 90
 71
 683
 92
 71
 684
 91
 71
 685
 93
 71
 686
 93
 68
 687
 98
 68
 688
 98
 67
 689
 100
 69
 690
 99
 68
 691
 100
 71
 692
 99
 68
 693
 100
 69
 694
 102
 72
 695
 101
 69
 696
 100
 69
 697
 102
 71
 698
 102
 71
 699
 102
 69
 700
 102
 71
 701
 102
 68
 702
 100
 69
 703
 102
 70
 704
 102
 68
 705
 102
 70
 706
 102
 72
 707
 102
 68
 708
 102
 69
 709
 100
 68
 710
 102
 71
 711
 101
 64
 712
 102
 69
 713
 102
 69
 714
 101
 69
 715
 102
 64
 716
 102
 69
 717
 102
 68
 718
 102
 70
 719
 102
 69
 720
 102
 70
 721
 102
 70
 722
 102
 62
 723
 104
 38
 724
 104
 15
 725
 102
 24
 726
 102
 45
 727
 102
 47
 728
 104
 40
 729
 101
 52
 730
 103
 32
 731
 102
 50
 732
 103
 30
 733
 103
 44
 734
 102
 40
 735
 103
 43
 736
 103
 41
 737
 102
 46
 738
 103
 39
 739
 102
 41
 740
 103
 41
 741
 102
 38
 742
 103
 39
 743
 102
 46
 744
 104
 46
 745
 103
 49
 746
 102
 45
 747
 103
 42
 748
 103
 46
 749
 103
 38
 750
 102
 48
 751
 103
 35
 752
 102
 48
 753
 103
 49
 754
 102
 48
 755
 102
 46
 756
 103
 47
 757
 102
 49
 758
 102
 42
 759
 102
 52
 760
 102
 57
 761
 102
 55
 762
 102
 61
 763
 102
 61
 764
 102
 58
 765
 103
 58
 766
 102
 59
 767
 102
 54
 768
 102
 63
 769
 102
 61
 770
 103
 55
 771
 102
 60
 772
 102
 72
 773
 103
 56
 774
 102
 55
 775
 102
 67
 776
 103
 56
 777
 84
 42
 778
 48
 7
 779
 48
 6
 780
 48
 6
 781
 48
 7
 782
 48
 6
 783
 48
 7
 784
 67
 21
 785
 105
 59
 786
 105
 96
 787
 105
 74
 788
 105
 66
 789
 105
 62
 790
 105
 66
 791
 89
 41
 792
 52
 5
 793
 48
 5
 794
 48
 7
 795
 48
 5
 796
 48
 6
 797
 48
 4
 798
 52
 6
 799
 51
 5
 800
 51
 6
 801
 51
 6
 802
 52
 5
 803
 52
 5
 804
 57
 44
 805
 98
 90
 806
 105
 94
 807
 105
 100
 808
 105
 98
 809
 105
 95
 810
 105
 96
 811
 105
 92
 812
 104
 97
 813
 100
 85
 814
 94
 74
 815
 87
 62
 816
 81
 50
 817
 81
 46
 818
 80
 39
 819
 80
 32
 820
 81
 28
 821
 80
 26
 822
 80
 23
 823
 80
 23
 824
 80
 20
 825
 81
 19
 826
 80
 18
 827


text:
81
 17
 828
 80
 20
 829
 81
 24
 830
 81
 21
 831
 80
 26
 832
 80
 24
 833
 80
 23
 834
 80
 22
 835
 81
 21
 836
 81
 24
 837
 81
 24
 838
 81
 22
 839
 81
 22
 840
 81
 21
 841
 81
 31
 842
 81
 27
 843
 80
 26
 844
 80
 26
 845
 81
 25
 846
 80
 21
 847
 81
 20
 848
 83
 21
 849
 83
 15
 850
 83
 12
 851
 83
 9
 852
 83
 8
 853
 83
 7
 854
 83
 6
 855
 83
 6
 856
 83
 6
 857
 83
 6
 858
 83
 6
 859
 76
 5
 860
 49
 8
 861
 51
 7
 862
 51
 20
 863
 78
 52
 864
 80
 38
 865
 81
 33
 866
 83
 29
 867
 83
 22
 868
 83
 16
 869
 83
 12
 870
 83
 9
 871
 83
 8
 872
 83
 7
 873
 83
 6
 874
 83
 6
 875
 83
 6
 876
 83
 6
 877
 83
 6
 878
 59
 4
 879
 50
 5
 880
 51
 5
 881
 51
 5
 882
 51
 5
 883
 50
 5
 884
 50
 5
 885
 50
 5
 886
 50
 5
 887
 50
 5
 888
 51
 5
 889
 51
 5
 890
 51
 5
 891
 63
 50
 892
 81
 34
 893
 81
 25
 894
 81
 29
 895
 81
 23
 896
 80
 24
 897
 81
 24
 898
 81
 28
 899
 81
 27
 900
 81
 22
 901
 81
 19
 902
 81
 17
 903
 81
 17
 904
 81
 17
 905
 81
 15
 906
 80
 15
 907
 80
 28
 908
 81
 22
 909
 81
 24
 910
 81
 19
 911
 81
 21
 912
 81
 20
 913
 83
 26
 914
 80
 63
 915
 80
 59
 916
 83
 100
 917
 81
 73
 918
 83
 53
 919
 80
 76
 920
 81
 61
 921
 80
 50
 922
 81
 37
 923
 82
 49
 924
 83
 37
 925
 83
 25
 926
 83
 17
 927
 83
 13
 928
 83
 10
 929
 83
 8
 930
 83
 7
 931
 83
 7
 932
 83
 6
 933
 83
 6
 934
 83
 6
 935
 71
 5
 936
 49
 24
 937
 69
 64
 938
 81
 50
 939
 81
 43
 940
 81
 42
 941
 81
 31
 942
 81
 30
 943
 81
 35
 944
 81
 28
 945
 81
 27
 946
 80
 27
 947
 81
 31
 948
 81
 41
 949
 81
 41
 950
 81
 37
 951
 81
 43
 952
 81
 34
 953
 81
 31
 954
 81
 26
 955
 81
 23
 956
 81
 27
 957
 81
 38
 958
 81
 40
 959
 81
 39
 960
 81
 27
 961
 81
 33
 962
 80
 28
 963
 81
 34
 964
 83
 72
 965
 81
 49
 966
 81
 51
 967
 80
 55
 968
 81
 48
 969
 81
 36
 970
 81
 39
 971
 81
 38
 972
 80
 41
 973
 81
 30
 974
 81
 23
 975
 81
 19
 976
 81
 25
 977
 81
 29
 978
 83
 47
 979
 81
 90
 980
 81
 75
 981
 80
 60
 982
 81
 48
 983
 81
 41
 984
 81
 30
 985
 80
 24
 986
 81
 20
 987
 81
 21
 988
 81
 29
 989
 81
 29
 990
 81
 27
 991
 81
 23
 992
 81
 25
 993
 81
 26


text:
994
 81
 22
 995
 81
 20
 996
 81
 17
 997
 81
 23
 998
 83
 65
 999
 81
 54
 1 000
 81
 50
 1 001
 81
 41
 1 002
 81
 35
 1 003
 81
 37
 1 004
 81
 29
 1 005
 81
 28
 1 006
 81
 24
 1 007
 81
 19
 1 008
 81
 16
 1 009
 80
 16
 1 010
 83
 23
 1 011
 83
 17
 1 012
 83
 13
 1 013
 83
 27
 1 014
 81
 58
 1 015
 81
 60
 1 016
 81
 46
 1 017
 80
 41
 1 018
 80
 36
 1 019
 81
 26
 1 020
 86
 18
 1 021
 82
 35
 1 022
 79
 53
 1 023
 82
 30
 1 024
 83
 29
 1 025
 83
 32
 1 026
 83
 28
 1 027
 76
 60
 1 028
 79
 51
 1 029
 86
 26
 1 030
 82
 34
 1 031
 84
 25
 1 032
 86
 23
 1 033
 85
 22
 1 034
 83
 26
 1 035
 83
 25
 1 036
 83
 37
 1 037
 84
 14
 1 038
 83
 39
 1 039
 76
 70
 1 040
 78
 81
 1 041
 75
 71
 1 042
 86
 47
 1 043
 83
 35
 1 044
 81
 43
 1 045
 81
 41
 1 046
 79
 46
 1 047
 80
 44
 1 048
 84
 20
 1 049
 79
 31
 1 050
 87
 29
 1 051
 82
 49
 1 052
 84
 21
 1 053
 82
 56
 1 054
 81
 30
 1 055
 85
 21
 1 056
 86
 16
 1 057
 79
 52
 1 058
 78
 60
 1 059
 74
 55
 1 060
 78
 84
 1 061
 80
 54
 1 062
 80
 35
 1 063
 82
 24
 1 064
 83
 43
 1 065
 79
 49
 1 066
 83
 50
 1 067
 86
 12
 1 068
 64
 14
 1 069
 24
 14
 1 070
 49
 21
 1 071
 77
 48
 1 072
 103
 11
 1 073
 98
 48
 1 074
 101
 34
 1 075
 99
 39
 1 076
 103
 11
 1 077
 103
 19
 1 078
 103
 7
 1 079
 103
 13
 1 080
 103
 10
 1 081
 102
 13
 1 082
 101
 29
 1 083
 102
 25
 1 084
 102
 20
 1 085
 96
 60
 1 086
 99
 38
 1 087
 102
 24
 1 088
 100
 31
 1 089
 100
 28
 1 090
 98
 3
 1 091
 102
 26
 1 092
 95
 64
 1 093
 102
 23
 1 094
 102
 25
 1 095
 98
 42
 1 096
 93
 68
 1 097
 101
 25
 1 098
 95
 64
 1 099
 101
 35
 1 100
 94
 59
 1 101
 97
 37
 1 102
 97
 60
 1 103
 93
 98
 1 104
 98
 53
 1 105
 103
 13
 1 106
 103
 11
 1 107
 103
 11
 1 108
 103
 13
 1 109
 103
 10
 1 110
 103
 10
 1 111
 103
 11
 1 112
 103
 10
 1 113
 103
 10
 1 114
 102
 18
 1 115
 102
 31
 1 116
 101
 24
 1 117
 102
 19
 1 118
 103
 10
 1 119
 102
 12
 1 120


text:
99
 56
 1 121
 96
 59
 1 122
 74
 28
 1 123
 66
 62
 1 124
 74
 29
 1 125
 64
 74
 1 126
 69
 40
 1 127
 76
 2
 1 128
 72
 29
 1 129
 66
 65
 1 130
 54
 69
 1 131
 69
 56
 1 132
 69
 40
 1 133
 73
 54
 1 134
 63
 92
 1 135
 61
 67
 1 136
 72
 42
 1 137
 78
 2
 1 138
 76
 34
 1 139
 67
 80
 1 140
 70
 67
 1 141
 53
 70
 1 142
 72
 65
 1 143
 60
 57
 1 144
 74
 29
 1 145
 69
 31
 1 146
 76
 1
 1 147
 74
 22
 1 148
 72
 52
 1 149
 62
 96
 1 150
 54
 72
 1 151
 72
 28
 1 152
 72
 35
 1 153
 64
 68
 1 154
 74
 27
 1 155
 76
 14
 1 156
 69
 38
 1 157
 66
 59
 1 158
 64
 99
 1 159
 51
 86
 1 160
 70
 53
 1 161
 72
 36
 1 162
 71
 47
 1 163
 70
 42
 1 164
 67
 34
 1 165
 74
 2
 1 166
 75
 21
 1 167
 74
 15
 1 168
 75
 13
 1 169
 76
 10
 1 170
 75
 13
 1 171
 75
 10
 1 172
 75
 7
 1 173
 75
 13
 1 174
 76
 8
 1 175
 76
 7
 1 176
 67
 45
 1 177
 75
 13
 1 178
 75
 12
 1 179
 73
 21
 1 180
 68
 46
 1 181
 74
 8
 1 182
 76
 11
 1 183
 76
 14
 1 184
 74
 11
 1 185
 74
 18
 1 186
 73
 22
 1 187
 74
 20
 1 188
 74
 19
 1 189
 70
 22
 1 190
 71
 23
 1 191
 73
 19
 1 192
 73
 19
 1 193
 72
 20
 1 194
 64
 60
 1 195
 70
 39
 1 196
 66
 56
 1 197
 68
 64
 1 198
 30
 68
 1 199
 70
 38
 1 200
 66
 47
 1 201
 76
 14
 1 202
 74
 18
 1 203
 69
 46
 1 204
 68
 62
 1 205
 68
 62
 1 206
 68
 62
 1 207
 68
 62
 1 208
 68
 62
 1 209
 68
 62
 1 210
 54
 50
 1 211
 41
 37
 1 212
 27
 25
 1 213
 14
 12
 1 214
 0
 0
 1 215
 0
 0
 1 216
 0
 0
 1 217
 0
 0
 1 218
 0
 0
 1 219
 0
 0
 1 220
 0
 0
 1 221
 0
 0
 1 222
 0
 0
 1 223
 0
 0
 1 224
 0
 0
 1 225
 0
 0
 1 226
 0
 0
 1 227
 0
 0
 1 228
 0
 0
 1 229
 0
 0
 1 230
 0
 0
 1 231
 0
 0
 1 232
 0
 0
 1 233
 0
 0
 1 234
 0
 0
 1 235
 0
 0
 1 236
 0
 0
 1 237
 0
 0
 1 238
 0
 0
 Графично представяне на динамометъра за изпитване NRTC е показано по-долу
 Динамометър за изпитване NRTC
 Честота на въртене (%)
 Въртящ момент (%)
 Време [s]
 Таблица A.4-31
 Програмиране


text:
на динамометъра за изпитване NRTC на категория LSI
 Време (s)
 Нормирана честота на въртене (%)
 Нормиран въртящ момент (%)
 0
 0
 0
 1
 0
 0
 2
 0
 0
 3
 0
 0
 4
 0
 0
 5
 0
 0
 6
 0
 0
 7
 0
 0
 8
 0
 0
 9
 1
 8
 10
 6
 54
 11
 8
 61
 12
 34
 59
 13
 22
 46
 14
 5
 51
 15
 18
 51
 16
 31
 50
 17
 30
 56
 18
 31
 49
 19
 25
 66
 20
 58
 55
 21
 43
 31
 22
 16
 45
 23
 24
 38
 24
 24
 27
 25
 30
 33
 26
 45
 65
 27
 50
 49
 28
 23
 42
 29
 13
 42
 30
 9
 45
 31
 23
 30
 32
 37
 45
 33
 44
 50
 34
 49
 52
 35
 55
 49
 36
 61
 46
 37
 66
 38
 38
 42
 33
 39
 17
 41
 40
 17
 37
 41
 7
 50
 42
 20
 32
 43
 5
 55
 44
 30
 42
 45
 44
 53
 46
 45
 56
 47
 41
 52
 48
 24
 41
 49
 15
 40
 50
 11
 44
 51
 32
 31
 52
 38
 54
 53
 38
 47
 54
 9
 55
 55
 10
 50
 56
 33
 55
 57
 48
 56
 58
 49
 47
 59
 33
 44
 60
 52
 43
 61
 55
 43
 62
 59
 38
 63
 44
 28
 64
 24
 37
 65
 12
 44
 66
 9
 47
 67
 12
 52
 68
 34
 21
 69
 29
 44
 70
 44
 54
 71
 54
 62
 72
 62
 57
 73
 72
 56
 74
 88
 71
 75
 100
 69
 76
 100
 34
 77
 100
 42
 78
 100
 54
 79
 100
 58
 80
 100
 38
 81
 83
 17
 82
 61
 15
 83
 43
 22
 84
 24
 35
 85
 16
 39
 86
 15
 45
 87
 32
 34
 88
 14
 42
 89
 8
 48
 90
 5
 51
 91
 10
 41
 92
 12
 37
 93
 4
 47
 94
 3
 49
 95
 3
 50
 96
 4
 49
 97
 4
 48
 98
 8
 43
 99
 2
 51
 100
 5
 46
 101
 8
 41
 102
 4
 47
 103
 3
 49
 104
 6
 45
 105
 3
 48
 106
 10
 42
 107
 18
 27
 108
 3
 50
 109
 11
 41
 110
 34
 29
 111
 51
 57
 112
 67
 63
 113
 61
 32
 114
 44
 31
 115
 48
 54
 116
 69
 65
 117
 85
 65
 118
 81
 29
 119
 74
 21
 120
 62
 23
 121
 76
 58
 122
 96
 75
 123
 100
 77
 124
 100
 27
 125
 100
 79
 126
 100
 79
 127
 100
 81
 128
 100
 57
 129
 99
 52
 130
 81
 35
 131
 69
 29
 132
 47
 22
 133
 34
 28
 134
 27
 37
 135
 83
 60
 136
 100
 74
 137
 100
 7
 138
 100
 2
 139
 70
 18
 140
 23
 39
 141
 5
 54
 142
 11
 40
 143
 11
 34
 144
 11
 41
 145
 19
 25
 146
 16
 32
 147
 20
 31
 148
 21
 38
 149
 21
 42
 150
 9
 51
 151
 4
 49
 152
 2
 51
 153
 1
 58
 154
 21
 57
 155
 29
 47
 156
 33
 45
 157
 16
 49
 158
 38
 45
 159
 37
 43
 160


text:
35
 42
 161
 39
 43
 162
 51
 49
 163
 59
 55
 164
 65
 54
 165
 76
 62
 166
 84
 59
 167
 83
 29
 168
 67
 35
 169
 84
 54
 170
 90
 58
 171
 93
 43
 172
 90
 29
 173
 66
 19
 174
 52
 16
 175
 49
 17
 176
 56
 38
 177
 73
 71
 178
 86
 80
 179
 96
 75
 180
 89
 27
 181
 66
 17
 182
 50
 18
 183
 36
 25
 184
 36
 24
 185
 38
 40
 186
 40
 50
 187
 27
 48
 188
 19
 48
 189
 23
 50
 190
 19
 45
 191
 6
 51
 192
 24
 48
 193
 49
 67
 194
 47
 49
 195
 22
 44
 196
 25
 40
 197
 38
 54
 198
 43
 55
 199
 40
 52
 200
 14
 49
 201
 11
 45
 202
 7
 48
 203
 26
 41
 204
 41
 59
 205
 53
 60
 206
 44
 54
 207
 22
 40
 208
 24
 41
 209
 32
 53
 210
 44
 74
 211
 57
 25
 212
 22
 49
 213
 29
 45
 214
 19
 37
 215
 14
 43
 216
 36
 40
 217
 43
 63
 218
 42
 49
 219
 15
 50
 220
 19
 44
 221
 47
 59
 222
 67
 80
 223
 76
 74
 224
 87
 66
 225
 98
 61
 226
 100
 38
 227
 97
 27
 228
 100
 53
 229
 100
 72
 230
 100
 49
 231
 100
 4
 232
 100
 13
 233
 87
 15
 234
 53
 26
 235
 33
 27
 236
 39
 19
 237
 51
 33
 238
 67
 54
 239
 83
 60
 240
 95
 52
 241
 100
 50
 242
 100
 36
 243
 100
 25
 244
 85
 16
 245
 62
 16
 246
 40
 26
 247
 56
 39
 248
 81
 75
 249
 98
 86
 250
 100
 76
 251
 100
 51
 252
 100
 78
 253
 100
 83
 254
 100
 100
 255
 100
 66
 256
 100
 85
 257
 100
 72
 258
 100
 45
 259
 98
 58
 260
 60
 30
 261
 43
 32
 262
 71
 36
 263
 44
 32
 264
 24
 38
 265
 42
 17
 266
 22
 51
 267
 13
 53
 268
 23
 45
 269
 29
 50
 270
 28
 42
 271
 21
 55
 272
 34
 57
 273
 44
 47
 274
 19
 46
 275
 13
 44
 276
 25
 36
 277
 43
 51
 278
 55
 73
 279
 68
 72
 280
 76
 63
 281
 80
 45
 282
 83
 40
 283
 78
 26
 284
 60
 20
 285
 47
 19
 286
 52
 25
 287
 36
 30
 288
 40
 26
 289
 45
 34
 290
 47
 35
 291
 42
 28
 292
 46
 38
 293
 48
 44
 294
 68
 61
 295
 70
 47
 296
 48
 28
 297
 42
 22
 298
 31
 29
 299
 22
 35
 300
 28
 28
 301
 46
 46
 302
 62
 69
 303
 76
 81
 304
 88
 85
 305
 98
 81
 306
 100
 74
 307
 100
 13
 308
 100
 11
 309
 100
 17
 310
 99
 3
 311
 80
 7
 312
 62
 11
 313
 63
 11
 314
 64
 16
 315
 69
 43
 316
 81
 67
 317
 93
 74
 318
 100
 72
 319
 94
 27
 320
 73
 15
 321
 40
 33
 322
 40
 52
 323
 50
 50
 324
 11
 53
 325
 12
 45
 326
 5
 50


text:
327
 1
 55
 328
 7
 55
 329
 62
 60
 330
 80
 28
 331
 23
 37
 332
 39
 58
 333
 47
 24
 334
 59
 51
 335
 58
 68
 336
 36
 52
 337
 18
 42
 338
 36
 52
 339
 59
 73
 340
 72
 85
 341
 85
 92
 342
 99
 90
 343
 100
 72
 344
 100
 18
 345
 100
 76
 346
 100
 64
 347
 100
 87
 348
 100
 97
 349
 100
 84
 350
 100
 100
 351
 100
 91
 352
 100
 83
 353
 100
 93
 354
 100
 100
 355
 94
 43
 356
 72
 10
 357
 77
 3
 358
 48
 2
 359
 29
 5
 360
 59
 19
 361
 63
 5
 362
 35
 2
 363
 24
 3
 364
 28
 2
 365
 36
 16
 366
 54
 23
 367
 60
 10
 368
 33
 1
 369
 23
 0
 370
 16
 0
 371
 11
 0
 372
 20
 0
 373
 25
 2
 374
 40
 3
 375
 33
 4
 376
 34
 5
 377
 46
 7
 378
 57
 10
 379
 66
 11
 380
 75
 14
 381
 79
 11
 382
 80
 16
 383
 92
 21
 384
 99
 16
 385
 83
 2
 386
 71
 2
 387
 69
 4
 388
 67
 4
 389
 74
 16
 390
 86
 25
 391
 97
 28
 392
 100
 15
 393
 83
 2
 394
 62
 4
 395
 40
 6
 396
 49
 10
 397
 36
 5
 398
 27
 4
 399
 29
 3
 400
 22
 2
 401
 13
 3
 402
 37
 36
 403
 90
 26
 404
 41
 2
 405
 25
 2
 406
 29
 2
 407
 38
 7
 408
 50
 13
 409
 55
 10
 410
 29
 3
 411
 24
 7
 412
 51
 16
 413
 62
 15
 414
 72
 35
 415
 91
 74
 416
 100
 73
 417
 100
 8
 418
 98
 11
 419
 100
 59
 420
 100
 98
 421
 100
 99
 422
 100
 75
 423
 100
 95
 424
 100
 100
 425
 100
 97
 426
 100
 90
 427
 100
 86
 428
 100
 82
 429
 97
 43
 430
 70
 16
 431
 50
 20
 432
 42
 33
 433
 89
 64
 434
 89
 77
 435
 99
 95
 436
 100
 41
 437
 77
 12
 438
 29
 37
 439
 16
 41
 440
 16
 38
 441
 15
 36
 442
 18
 44
 443
 4
 55
 444
 24
 26
 445
 26
 35
 446
 15
 45
 447
 21
 39
 448
 29
 52
 449
 26
 46
 450
 27
 50
 451
 13
 43
 452
 25
 36
 453
 37
 57
 454
 29
 46
 455
 17
 39
 456
 13
 41
 457
 19
 38
 458
 28
 35
 459
 8
 51
 460
 14
 36
 461
 17
 47
 462
 34
 39
 463
 34
 57
 464
 11
 70
 465
 13
 51
 466
 13
 68
 467
 38
 44
 468
 53
 67
 469
 29
 69
 470
 19
 65
 471
 52
 45
 472
 61
 79
 473
 29
 70
 474
 15
 53
 475
 15
 60
 476
 52
 40
 477
 50
 61
 478
 13
 74
 479
 46
 51
 480
 60
 73
 481
 33
 84
 482
 31
 63
 483
 41
 42
 484
 26
 69
 485
 23
 65
 486
 48
 49
 487
 28
 57
 488
 16
 67
 489
 39
 48
 490
 47
 73
 491
 35
 87
 492
 26
 73
 493
 30


text:
61
 494
 34
 49
 495
 35
 66
 496
 56
 47
 497
 49
 64
 498
 59
 64
 499
 42
 69
 500
 6
 77
 501
 5
 59
 502
 17
 59
 503
 45
 53
 504
 21
 62
 505
 31
 60
 506
 53
 68
 507
 48
 79
 508
 45
 61
 509
 51
 47
 510
 41
 48
 511
 26
 58
 512
 21
 62
 513
 50
 52
 514
 39
 65
 515
 23
 65
 516
 42
 62
 517
 57
 80
 518
 66
 81
 519
 64
 62
 520
 45
 42
 521
 33
 42
 522
 27
 57
 523
 31
 59
 524
 41
 53
 525
 45
 72
 526
 48
 73
 527
 46
 90
 528
 56
 76
 529
 64
 76
 530
 69
 64
 531
 72
 59
 532
 73
 58
 533
 71
 56
 534
 66
 48
 535
 61
 50
 536
 55
 56
 537
 52
 52
 538
 54
 49
 539
 61
 50
 540
 64
 54
 541
 67
 54
 542
 68
 52
 543
 60
 53
 544
 52
 50
 545
 45
 49
 546
 38
 45
 547
 32
 45
 548
 26
 53
 549
 23
 56
 550
 30
 49
 551
 33
 55
 552
 35
 59
 553
 33
 65
 554
 30
 67
 555
 28
 59
 556
 25
 58
 557
 23
 56
 558
 22
 57
 559
 19
 63
 560
 14
 63
 561
 31
 61
 562
 35
 62
 563
 21
 80
 564
 28
 65
 565
 7
 74
 566
 23
 54
 567
 38
 54
 568
 14
 78
 569
 38
 58
 570
 52
 75
 571
 59
 81
 572
 66
 69
 573
 54
 44
 574
 48
 34
 575
 44
 33
 576
 40
 40
 577
 28
 58
 578
 27
 63
 579
 35
 45
 580
 20
 66
 581
 15
 60
 582
 10
 52
 583
 22
 56
 584
 30
 62
 585
 21
 67
 586
 29
 53
 587
 41
 56
 588
 15
 67
 589
 24
 56
 590
 42
 69
 591
 39
 83
 592
 40
 73
 593
 35
 67
 594
 32
 61
 595
 30
 65
 596
 30
 72
 597
 48
 51
 598
 66
 58
 599
 62
 71
 600
 36
 63
 601
 17
 59
 602
 16
 50
 603
 16
 62
 604
 34
 48
 605
 51
 66
 606
 35
 74
 607
 15
 56
 608
 19
 54
 609
 43
 65
 610
 52
 80
 611
 52
 83
 612
 49
 57
 613
 48
 46
 614
 37
 36
 615
 25
 44
 616
 14
 53
 617
 13
 64
 618
 23
 56
 619
 21
 63
 620
 18
 67
 621
 20
 54
 622
 16
 67
 623
 26
 56
 624
 41
 65
 625
 28
 62
 626
 19
 60
 627
 33
 56
 628
 37
 70
 629
 24
 79
 630
 28
 57
 631
 40
 57
 632
 40
 58
 633
 28
 44
 634
 25
 41
 635
 29
 53
 636
 31
 55
 637
 26
 64
 638
 20
 50
 639
 16
 53
 640
 11
 54
 641
 13
 53
 642
 23
 50
 643
 32
 59
 644
 36
 63
 645
 33
 59
 646
 24
 52
 647
 20
 52
 648
 22
 55
 649
 30
 53
 650
 37
 59
 651
 41
 58
 652
 36
 54
 653
 29
 49
 654
 24
 53
 655
 14
 57
 656
 10
 54
 657
 9
 55
 658
 10
 57
 659
 13
 55
 660


text:
15
 64
 661
 31
 57
 662
 19
 69
 663
 14
 59
 664
 33
 57
 665
 41
 65
 666
 39
 64
 667
 39
 59
 668
 39
 51
 669
 28
 41
 670
 19
 49
 671
 27
 54
 672
 37
 63
 673
 32
 74
 674
 16
 70
 675
 12
 67
 676
 13
 60
 677
 17
 56
 678
 15
 62
 679
 25
 47
 680
 27
 64
 681
 14
 71
 682
 5
 65
 683
 6
 57
 684
 6
 57
 685
 15
 52
 686
 22
 61
 687
 14
 77
 688
 12
 67
 689
 12
 62
 690
 14
 59
 691
 15
 58
 692
 18
 55
 693
 22
 53
 694
 19
 69
 695
 14
 67
 696
 9
 63
 697
 8
 56
 698
 17
 49
 699
 25
 55
 700
 14
 70
 701
 12
 60
 702
 22
 57
 703
 27
 67
 704
 29
 68
 705
 34
 62
 706
 35
 61
 707
 28
 78
 708
 11
 71
 709
 4
 58
 710
 5
 58
 711
 10
 56
 712
 20
 63
 713
 13
 76
 714
 11
 65
 715
 9
 60
 716
 7
 55
 717
 8
 53
 718
 10
 60
 719
 28
 53
 720
 12
 73
 721
 4
 64
 722
 4
 61
 723
 4
 61
 724
 10
 56
 725
 8
 61
 726
 20
 56
 727
 32
 62
 728
 33
 66
 729
 34
 73
 730
 31
 61
 731
 33
 55
 732
 33
 60
 733
 31
 59
 734
 29
 58
 735
 31
 53
 736
 33
 51
 737
 33
 48
 738
 27
 44
 739
 21
 52
 740
 13
 57
 741
 12
 56
 742
 10
 64
 743
 22
 47
 744
 15
 74
 745
 8
 66
 746
 34
 47
 747
 18
 71
 748
 9
 57
 749
 11
 55
 750
 12
 57
 751
 10
 61
 752
 16
 53
 753
 12
 75
 754
 6
 70
 755
 12
 55
 756
 24
 50
 757
 28
 60
 758
 28
 64
 759
 23
 60
 760
 20
 56
 761
 26
 50
 762
 28
 55
 763
 18
 56
 764
 15
 52
 765
 11
 59
 766
 16
 59
 767
 34
 54
 768
 16
 82
 769
 15
 64
 770
 36
 53
 771
 45
 64
 772
 41
 59
 773
 34
 50
 774
 27
 45
 775
 22
 52
 776
 18
 55
 777
 26
 54
 778
 39
 62
 779
 37
 71
 780
 32
 58
 781
 24
 48
 782
 14
 59
 783
 7
 59
 784
 7
 55
 785
 18
 49
 786
 40
 62
 787
 44
 73
 788
 41
 68
 789
 35
 48
 790
 29
 54
 791
 22
 69
 792
 46
 53
 793
 59
 71
 794
 69
 68
 795
 75
 47
 796
 62
 32
 797
 48
 35
 798
 27
 59
 799
 13
 58
 800
 14
 54
 801
 21
 53
 802
 23
 56
 803
 23
 57
 804
 23
 65
 805
 13
 65
 806
 9
 64
 807
 27
 56
 808
 26
 78
 809
 40
 61
 810
 35
 76
 811
 28
 66
 812
 23
 57
 813
 16
 50
 814
 11
 53
 815
 9
 57
 816
 9
 62
 817
 27
 57
 818
 42
 69
 819
 47
 75
 820
 53
 67
 821
 61
 62
 822
 63
 53
 823
 60
 54
 824
 56
 44
 825
 49
 39
 826
 39
 35


text:
827
 30
 34
 828
 33
 46
 829
 44
 56
 830
 50
 56
 831
 44
 52
 832
 38
 46
 833
 33
 44
 834
 29
 45
 835
 24
 46
 836
 18
 52
 837
 9
 55
 838
 10
 54
 839
 20
 53
 840
 27
 58
 841
 29
 59
 842
 30
 62
 843
 30
 65
 844
 27
 66
 845
 32
 58
 846
 40
 56
 847
 41
 57
 848
 18
 73
 849
 15
 55
 850
 18
 50
 851
 17
 52
 852
 20
 49
 853
 16
 62
 854
 4
 67
 855
 2
 64
 856
 7
 54
 857
 10
 50
 858
 9
 57
 859
 5
 62
 860
 12
 51
 861
 14
 65
 862
 9
 64
 863
 31
 50
 864
 30
 78
 865
 21
 65
 866
 14
 51
 867
 10
 55
 868
 6
 59
 869
 7
 59
 870
 19
 54
 871
 23
 61
 872
 24
 62
 873
 34
 61
 874
 51
 67
 875
 60
 66
 876
 58
 55
 877
 60
 52
 878
 64
 55
 879
 68
 51
 880
 63
 54
 881
 64
 50
 882
 68
 58
 883
 73
 47
 884
 63
 40
 885
 50
 38
 886
 29
 61
 887
 14
 61
 888
 14
 53
 889
 42
 6
 890
 58
 6
 891
 58
 6
 892
 77
 39
 893
 93
 56
 894
 93
 44
 895
 93
 37
 896
 93
 31
 897
 93
 25
 898
 93
 26
 899
 93
 27
 900
 93
 25
 901
 93
 21
 902
 93
 22
 903
 93
 24
 904
 93
 23
 905
 93
 27
 906
 93
 34
 907
 93
 32
 908
 93
 26
 909
 93
 31
 910
 93
 34
 911
 93
 31
 912
 93
 33
 913
 93
 36
 914
 93
 37
 915
 93
 34
 916
 93
 30
 917
 93
 32
 918
 93
 35
 919
 93
 35
 920
 93
 32
 921
 93
 28
 922
 93
 23
 923
 94
 18
 924
 95
 18
 925
 96
 17
 926
 95
 13
 927
 96
 10
 928
 95
 9
 929
 95
 7
 930
 95
 7
 931
 96
 7
 932
 96
 6
 933
 96
 6
 934
 95
 6
 935
 90
 6
 936
 69
 43
 937
 76
 62
 938
 93
 47
 939
 93
 39
 940
 93
 35
 941
 93
 34
 942
 93
 36
 943
 93
 39
 944
 93
 34
 945
 93
 26
 946
 93
 23
 947
 93
 24
 948
 93
 24
 949
 93
 22
 950
 93
 19
 951
 93
 17
 952
 93
 19
 953
 93
 22
 954
 93
 24
 955
 93
 23
 956
 93
 20
 957
 93
 20
 958
 94
 19
 959
 95
 19
 960
 95
 17
 961
 96
 13
 962
 95
 10
 963
 96
 9
 964
 95
 7
 965
 95
 7
 966
 95
 7
 967
 95
 6
 968
 96
 6
 969
 96
 6
 970
 89
 6
 971
 68
 6
 972
 57
 6
 973
 66
 32
 974
 84
 52
 975
 93
 46
 976
 93
 42
 977
 93
 36
 978
 93
 28
 979
 93
 23
 980
 93
 19
 981
 93
 16
 982
 93
 15
 983
 93
 16
 984
 93
 15
 985
 93
 14
 986
 93
 15
 987
 93
 16
 988
 94
 15
 989
 93
 32
 990
 93
 45
 991
 93
 43
 992
 93
 37
 993
 93


text:
29
 994
 93
 23
 995
 93
 20
 996
 93
 18
 997
 93
 16
 998
 93
 17
 999
 93
 16
 1 000
 93
 15
 1 001
 93
 15
 1 002
 93
 15
 1 003
 93
 14
 1 004
 93
 15
 1 005
 93
 15
 1 006
 93
 14
 1 007
 93
 13
 1 008
 93
 14
 1 009
 93
 14
 1 010
 93
 15
 1 011
 93
 16
 1 012
 93
 17
 1 013
 93
 20
 1 014
 93
 22
 1 015
 93
 20
 1 016
 93
 19
 1 017
 93
 20
 1 018
 93
 19
 1 019
 93
 19
 1 020
 93
 20
 1 021
 93
 32
 1 022
 93
 37
 1 023
 93
 28
 1 024
 93
 26
 1 025
 93
 24
 1 026
 93
 22
 1 027
 93
 22
 1 028
 93
 21
 1 029
 93
 20
 1 030
 93
 20
 1 031
 93
 20
 1 032
 93
 20
 1 033
 93
 19
 1 034
 93
 18
 1 035
 93
 20
 1 036
 93
 20
 1 037
 93
 20
 1 038
 93
 20
 1 039
 93
 19
 1 040
 93
 18
 1 041
 93
 18
 1 042
 93
 17
 1 043
 93
 16
 1 044
 93
 16
 1 045
 93
 15
 1 046
 93
 16
 1 047
 93
 18
 1 048
 93
 37
 1 049
 93
 48
 1 050
 93
 38
 1 051
 93
 31
 1 052
 93
 26
 1 053
 93
 21
 1 054
 93
 18
 1 055
 93
 16
 1 056
 93
 17
 1 057
 93
 18
 1 058
 93
 19
 1 059
 93
 21
 1 060
 93
 20
 1 061
 93
 18
 1 062
 93
 17
 1 063
 93
 17
 1 064
 93
 18
 1 065
 93
 18
 1 066
 93
 18
 1 067
 93
 19
 1 068
 93
 18
 1 069
 93
 18
 1 070
 93
 20
 1 071
 93
 23
 1 072
 93
 25
 1 073
 93
 25
 1 074
 93
 24
 1 075
 93
 24
 1 076
 93
 22
 1 077
 93
 22
 1 078
 93
 22
 1 079
 93
 19
 1 080
 93
 16
 1 081
 95
 17
 1 082
 95
 37
 1 083
 93
 43
 1 084
 93
 32
 1 085
 93
 27
 1 086
 93
 26
 1 087
 93
 24
 1 088
 93
 22
 1 089
 93
 22
 1 090
 93
 22
 1 091
 93
 23
 1 092
 93
 22
 1 093
 93
 22
 1 094
 93
 23
 1 095
 93
 23
 1 096
 93
 23
 1 097
 93
 22
 1 098
 93
 23
 1 099
 93
 23
 1 100
 93
 23
 1 101
 93
 25
 1 102
 93
 27
 1 103
 93
 26
 1 104
 93
 25
 1 105
 93
 27
 1 106
 93
 27
 1 107
 93
 27
 1 108
 93
 24
 1 109
 93
 20
 1 110
 93
 18
 1 111
 93
 17
 1 112
 93
 17
 1 113
 93
 18
 1 114
 93
 18
 1 115
 93
 18
 1 116
 93
 19
 1 117
 93
 22
 1 118
 93
 22
 1 119
 93
 19
 1


text:
120
 93
 17
 1 121
 93
 17
 1 122
 93
 18
 1 123
 93
 18
 1 124
 93
 19
 1 125
 93
 19
 1 126
 93
 20
 1 127
 93
 19
 1 128
 93
 20
 1 129
 93
 25
 1 130
 93
 30
 1 131
 93
 31
 1 132
 93
 26
 1 133
 93
 21
 1 134
 93
 18
 1 135
 93
 20
 1 136
 93
 25
 1 137
 93
 24
 1 138
 93
 21
 1 139
 93
 21
 1 140
 93
 22
 1 141
 93
 22
 1 142
 93
 28
 1 143
 93
 29
 1 144
 93
 23
 1 145
 93
 21
 1 146
 93
 18
 1 147
 93
 16
 1 148
 93
 16
 1 149
 93
 16
 1 150
 93
 17
 1 151
 93
 17
 1 152
 93
 17
 1 153
 93
 17
 1 154
 93
 23
 1 155
 93
 26
 1 156
 93
 22
 1 157
 93
 18
 1 158
 93
 16
 1 159
 93
 16
 1 160
 93
 17
 1 161
 93
 19
 1 162
 93
 18
 1 163
 93
 16
 1 164
 93
 19
 1 165
 93
 22
 1 166
 93
 25
 1 167
 93
 29
 1 168
 93
 27
 1 169
 93
 22
 1 170
 93
 18
 1 171
 93
 16
 1 172
 93
 19
 1 173
 93
 19
 1 174
 93
 17
 1 175
 93
 17
 1 176
 93
 17
 1 177
 93
 16
 1 178
 93
 16
 1 179
 93
 15
 1 180
 93
 16
 1 181
 93
 15
 1 182
 93
 17
 1 183
 93
 21
 1 184
 93
 30
 1 185
 93
 53
 1 186
 93
 54
 1 187
 93
 38
 1 188
 93
 30
 1 189
 93
 24
 1 190
 93
 20
 1 191
 95
 20
 1 192
 96
 18
 1 193
 96
 15
 1 194
 96
 11
 1 195
 95
 9
 1 196
 95
 8
 1 197
 96
 7
 1 198
 94
 33
 1 199
 93
 46
 1 200
 93
 37
 1 201
 16
 8
 1 202
 0
 0
 1 203
 0
 0
 1 204
 0
 0
 1 205
 0
 0
 1 206
 0
 0
 1 207
 0
 0
 1 208
 0
 0
 1 209
 0
 0
 (1) Прилага се само за двигатели с максимална честота на въртене при изпитването ≤ 3 400 об./мин.
 (1) Вж. точки 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение 4 за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (2) Процентният въртящ момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (3) Вж. точки 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение 4 за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (4) Процентният въртящ момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (5) Вж. раздели 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение VI за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (6) Процентният въртящ момент е спрямо въртящия момент, съответстващ на номиналната полезна (ефективна) мощност, обявена от производителя.
 (7) Вж. точки 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение 4 за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (8) Процентният въртящ


text:
момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (9) Вж. раздели 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение VI за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (10) Процентният въртящ момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (11) Вж. раздели 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение VI за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (12) Преминаване от един режим към следващия в рамките на преходен етап от 20 секунди. По време на преходния етап се задава линеен преход от настройката на въртящия момент на текущия режим към настройката на въртящия момент на следващия режим и едновременно с това подобен линеен преход се задава за честотата на въртене на двигателя, ако има промяна в настройката за честотата на въртене.
 (13) Процентният въртящ момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (14) Вж. точки 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение 4 за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (15) Преминаване от един режим към следващия в рамките на преходен етап от 20 секунди. По време на преходния етап се задава линеен преход от настройката на въртящия момент на текущия режим към настройката на въртящия момент на следващия режим и едновременно с това подобен линеен преход се задава за честотата на въртене на двигателя, ако има промяна в настройката за честотата на въртене.
 (16) Процентният въртящ момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (17) Вж. раздели 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение VI за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (18) Процентният въртящ момент е спрямо въртящия момент, съответстващ на номиналната полезна (ефективна) мощност, обявена от производителя.
 (19) Преминаване от един режим към следващия в рамките на преходен етап от 20 секунди. По време на преходния етап, задайте линейно преминаване от настройката за въртящия момент на текущия режим към настройката за въртящия момент на следващия режим.
 (20) Вж. раздели 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение VI за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (21) Преминаване от един режим към следващия в рамките на преходен етап от 20 секунди. По време на преходния етап се задава линеен преход от настройката на въртящия момент на текущия режим към настройката на въртящия момент на следващия режим и едновременно с това подобен линеен преход се задава за честотата на въртене на двигателя, ако има промяна в настройката за честотата на въртене.
 (22) Процентният въртящ момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (23) Вж. точки 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение 4 за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (24) Преминаване от един режим към следващия в рамките на преходен етап от 20 секунди. По време на преходния етап се задава линеен преход от настройката на въртящия момент на текущия режим към настройката на въртящия момент на следващия режим и едновременно с това подобен линеен преход се задава за честотата на въртене на двигателя, ако има промяна в настройката за честотата на въртене.
 (25) Процентният въртящ


text:
момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 (26) Вж. точки 5.2.5, 7.6 и 7.7 от приложение 4 за определяне на изискваните изпитвателни честоти на въртене.
 (27) Преминаване от един режим към следващия в рамките на преходен етап от 20 секунди. По време на преходния етап се задава линеен преход от настройката на въртящия момент на текущия режим към настройката на въртящия момент на следващия режим и едновременно с това подобен линеен преход се задава за честотата на въртене на двигателя, ако има промяна в настройката за честотата на въртене.
 (28) Процентният въртящ момент е спрямо максималния въртящ момент при зададената честота на въртене на двигателя.
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 МЕТОД ЗА ОЦЕНКА И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДАННИТЕ
 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
 Изчисляването на емисиите се извършва или в съответствие с допълнение A.1 (подход, основан на масата), или в съответствие с допълнение A.2 (моларен подход). Не се допуска смесването на двата метода. Не се изисква изчисленията да се извършват в съответствие както с допълнение A.1, така и с допълнение A.2.
 Специфичните изисквания за измерване на броя на праховите частици (БПЧ), когато е приложимо, са посочени в допълнение A.6.
 1.1. ОБЩИ ОЗНАЧЕНИЯ
 Приложение А.1.
 Допълнение A.2
 Единица
 Количество
 A
 m2
 Площ
 A
 t
 m2
 Напречно сечение на стеснението на тръба на Вентури
 b, D
 0
 a
 0
 t.b.d.3
 Пресечна точка на линията на регресия с y
 A/F
 st
 —
 Стехиометрично отношение въздух—гориво
 C
 —
 Коефициент
 C
 d
 C
 d
 —
 Коефициент на изтичане
 C
 f
 —
 коефициент на потока
 в
 x
 ppm, обемни %
 Концентрация/моларна част (μmol/mol = ppm)
 c
 d
 (1)
 ppm, обемни %
 Концентрация на суха база
 c
 w
 (1)
 ppm, обемни %
 Концентрация на влажна база
 c
 b
 (1)
 ppm, обемни %
 Фонова концентрация
 D
 x
 dil
 -
 Коефициент на разреждане (2)
 D
 0
 m3/rev
 Отчет за калибрирането на PDP
 г
 г
 m
 Диаметър
 d
 V
 m
 Входен диаметър на тръба на Вентури
 д
 д
 g/kWh
 База на специфичните емисии при изпитване на стенд
 e
 gas
 e
 gas
 g/kWh
 Специфични емисии на газообразни компоненти
 e
 PM
 e
 PM
 g/kWh
 Специфични емисии на прахови частици
 Д
 1 – PF
 %
 Ефективност на преобразуване (PF = проникваща част)
 F
 s
 —
 Стехиометричен фактор
 е
 Hz
 Периодичност
 f
 c
 —
 Въглероден коефициент
 γ
 —
 Съотношение на специфичните топлини на изгаряне
 H
 g/kg
 Абсолютна влажност
 K
 —
 Корекционен коефициентF(2)
 K
 V
 Калибрираща функция на CFV
 k
 f
 m3/kg гориво
 Специфичен коефициент на гориво
 k
 h
 —
 Корекционен коефициент за влажността за NOХ при дизеловите двигатели
 k
 Dr
 k
 Dr
 —
 Коефициент за корекция към по-ниска стойност
 k
 r
 k
 r
 —
 Корекционен множител за регенерирането
 k
 Ur
 k
 Ur
 —
 Коефициент за коригиране към по-висока стойност
 k
 w,a
 —
 Фактор за коригиране нa постьпващия въздух от сухо във влажно състояние
 k
 w,d
 —
 Фактор за коригиране нa въздуха за разреждане от сухо във влажно състояние
 k
 w,e
 —
 Фактор за коригиране нa разредените отработили газове от сухо във влажно състояние
 k
 w,r
 —
 Корекционен коефициент зa неразредените отработили газове от суха


text:
към влажна база
 μ
 μ
 kg/(m·ѕ)
 Динамичен вискозитет
 M
 M
 384,6377 g/mol
 Моларна маса (3)
 M
 a
 (1)
 384,6377 g/mol
 Моларна маса на всмуквания въздух
 M
 e
 v
 384,6377 g/mol
 Моларна маса на отработилите газове
 M
 gas
 M
 gas
 384,6377 g/mol
 Моларна маса на газообразни компоненти
 m
 m
 kg
 Маса
 m
 a
 1
 t.b.d.3
 Наклон на регресионната права
 ν
 m3/s
 Кинематичен вискозитет
 m
 d
 v
 kg
 Маса на пробата на въздуха за разреждане, преминал през филтрите за взимане на проби на механични частици
 m
 ed
 (1)
 kg
 Обща маса разредени отработени газове за цикъл
 m
 edf
 (1)
 kg
 Маса на еквивалентните разредени отработили газове за изпитвателния цикъл
 m
 ew
 (1)
 kg
 Обща маса отработили газове за цикъл
 m
 f
 (1)
 mg
 Маса на пробата на отделените частици
 m
 f,d
 (1)
 mg
 Маса на пробата на частиците в отделения за разреждане въздух
 m
 gas
 m
 gas
 g
 Маса нa газовите емисии за изпитвателния цикъл
 m
 PM
 m
 PM
 g
 Маса на емисиите на прахови частици за изпитвателния цикъл
 m
 se
 (1)
 kg
 Маса на пробата на отработилите газове за изпитвателния цикъл
 m
 sed
 (1)
 kg
 Маса на разредените отработили газове, преминаващи през тунела за разреждане
 m
 sep
 (1)
 kg
 Маса на разредените отработили газове, преминаващ през филтрите за събиране на прахови частици
 m
 ssd
 kg
 Маса на вторично разреден въздух
 N
 —
 Общ брой в серията
 бр.
 mol
 Количество вещество
 mol/s
 Разход на вещество
 бр.
 f
 n
 min-1
 Честота на въртене на двигателя
 n
 p
 r/s
 Честота на въртене на PDP
 P
 P
 kW
 Мощност
 p
 p
 kРа
 Налягане
 p
 a
 kРа
 Атмосферно налягане на сухия въздух
 p
 b
 kРа
 Пълно атмосферно налягане
 p
 d
 kРа
 Налягане на наситените пари във въздуха за разреждане
 p
 p
 p
 abs
 kРа
 Абсолютно налягане
 p
 r
 p
 H2O
 kРа
 Налягане на водните пари
 p
 s
 kРа
 Атмосферно налягане на сухия въздух
 1 – E
 PF
 %
 преминаваща част
 q
 m
 kg/s
 Масов дебит
 q
 mad
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на сухия постъпващ въздух
 q
 maw
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на входящия въздух за влажен въздух
 q
 mCe
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на въглеродния компонент в неразредените отработили газове
 q
 mCf
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на въглеродния компонент към двигателя
 q
 mCp
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на въглеродния компонент в системата за разреждане на част от потока
 q
 mdew
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на разредените отработили газове за влажен въздух
 q
 mdw
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на въздуха за разреждане за влажен въздух.
 q
 medf
 (1)
 kg/s
 Еквивалентен масов дебит на разредените влажни отработили газове
 q
 mew
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на отработилите газове за влажен въздух
 q
 mex
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на пробата, извлечена от тунела за разреждане
 q
 mf
 (1)
 kg/s
 Масов дебит на горивото
 q
 mp
 (1)
 kg/s
 Проба от потока на отработилите газове в системата за разреждане на част от потока
 q
 V
 m3/s
 Обемен дебит
 q
 VCVS
 (1)
 m3/s
 Обемен дебит на CVS
 q
 Vs
 (1)
 dm3/min
 Дебит в системата за анализ на отработилите газове
 q
 Vt
 (1)
 cm3/min