Emissionsspektroskopie an eisen und chromhaltigen Kalk Natron Silicat Gläsern Es wurde ein Labormessplatz zu Erfassung der Emissionsspektren von eisen und chromhaltigen Kalk Natron Silicat Gläsern aufgebaut und in mehreren Schritten optimiert so dass die Intensitäten der Emissionsspektren der untersuchten Glasschmelzen mit einer Reproduzierbarkeit von über 98 % aufgenommen werden konnten. Die Kalibrierung der Apparatur erfolgte über die Messung der Emission eines Hohlraumstrahlers bei verschiedenen Temperaturen. Mit der Hilfe dieses Hohlraumstrahlers (Schwarzer Strahler) konnte die Empfindlichkeitskurve der Apparatur bestimmt werden die eine Umrechnung der gemessenen Intensitäten in Emissionsspektren erlaubt und somit die Möglichkeit schafft die gemessenen Daten mit den Ergebnissen der Simulationsrechnungen vergleichen zu können. Bei unterschiedlichen Oberflächentemperaturen Schichtdicken Temperaturgradienten und Konzentrationen von Eisen bzw. Chromionen wurden die Emissionsintensitäten der Glasschmelzen aufgezeichnet und in Emissionsspektren umgerechnet. Auf Basis der experimentell bestimmten temperatur und wellenlängenabhängigen Absorptionskoeffizienten wurden Simulationsrechnungen durchgeführt um den Einfluss der der Schichtdicke Oberflächentemperatur des Temperaturgradienten sowie der Konzentration von Eisen bzw. Chromionen an isothermen und nicht isothermen Glasschmelzen zu untersuchen. Die dabei gewonnen Erkenntnisse stimmen gut mit den experimentell ermittelten Resultaten überein. Die Temperaturverteilung in den Glasschmelzen wurde sowohl vertikal wie auch radial mittels Thermoelement aufgenommen. Dabei zeigte sich dass sowohl die Eisen wie auch die Chromionen abhängig von deren Konzentration einen deutlichen Einfluss auf die Temperaturverteilung in der Glasschmelze haben.