jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
style. Si l'on envoie ou si l'on modifie le courant dans les quatre bobines mises en série, il en résulte une rotation de l'armature et un mouvement de la plume. 2° Le chronographe Joly (fig. 5). — Il se compose essentiellement d'un cylindre enregistreur garni de papier enfumé sur lequel un signal de Deprez et un diapason à 500 V.D. peuvent tracer des graphiques. Au déclenchement de l'appareil, le cylindre tombe en tournant autour de son axe, guidé par une vis hélicoïdale. Le mécanisme qui déclenche le cylindre libère en même temps un marteau qui vient frapper le diapason, on obtient ainsi un tracé sinusoïdal permettant la mesure précise du temps. Le signal dont l'armature porte une plume donne une ligne parallèle au tracé du diapason et chaque mouvement de l'armature se traduit par un crochet. La différence de temps entre les mouvements de l'armature se mesure en comptant le nombre de périodes du diapason qui sépare les crochets dans le tracé. 5° Appareils d'enregistrement photographique. 1° Appareil de M. Dufour. — Le style inscripteur est remplacé par un rayon lumineux et la feuille de papier enfumée par une bande sensible. On obtient des tracés noirs sur fond blanc. Pour permettre des lectures faciles on complète les indications des rupteurs en inscrivant le temps sur la bande photographique. Dans le système de M. Dufour, on utilise les éclairs lumineux fournis par un diapason entretenu électriquement à l'aide d'un chronomètre à disque entraîné par le diapason; on peut donner aux traits des éclairs des longueurs différentes permettant une lecture facile des secondes, dixièmes et centièmes de seconde. Le déroulement et le fixage de la bande sont automatiques. 2° Appareil de M. Bull. — Dans ce système, le papier est uniformément éclairé et c'est l'image d'une corde d'un galvanomètre à corde qui sert de spot, au développement on obtient des tracés blancs sur fond noir. L'inscription du temps se fait, en coupant un rayon lumineux par un disque denté entraîné à vitesse constante par un petit moteur synchronisé par un diapason à 50 V. Le temps est inscrit sous forme de raies
permettre des lectures faciles on complète les indications des rupteurs en inscrivant le temps sur la bande photographique. Dans le système de M. Dufour, on utilise les éclairs lumineux fournis par un diapason entretenu électriquement à l'aide d'un chronomètre à disque entraîné par le diapason; on peut donner aux traits des éclairs des longueurs différentes permettant une lecture facile des secondes, dixièmes et centièmes de seconde. Le déroulement et le fixage de la bande sont automatiques. 2° Appareil de M. Bull. — Dans ce système, le papier est uniformément éclairé et c'est l'image d'une corde d'un galvanomètre à corde qui sert de spot, au développement on obtient des tracés blancs sur fond noir. L'inscription du temps se fait, en coupant un rayon lumineux par un disque denté entraîné à vitesse constante par un petit moteur synchronisé par un diapason à 50 V. Le temps est inscrit sous forme de raies transversales au film, la distance de deux raies représente un centième de seconde. 3° Méthode de MM. L. Curtis et R. C. Duncan. — Comme dans les autres appareils, on enregistre simultanément sur la bande photographique qui se déroule le phénomène à étudier et le temps. L'inscription du temps est obtenue d'une façon originale : chaque branche du diapason porte une fente découpée dans une plaque très légère (fig. 6). Au repos, les deux fentes sont en regard et sont parallèles aux branches du diapason, elles sont vivement éclairées par un arc. Les lentilles L1, L2 projettent l'image de la fente sur un film qui se déroule. Les deux fentes se retrouvent en regard deux fois par période et si le diapason donne 500 V. D. on a 1000 éclairs par seconde et par conséquent 1000 images de la fente par seconde, sur le film en mouvement. Cette image sera nette s'il existe un rapport constant entre la vitesse de déplacement du film et la vitesse de déplacement des bords des fentes. En effet, les deux bords de la fente Bj, B2 (fig. 7) se déplacent à chaque instant en sens inverse avec une vitesse égale à 0, en valeur
obtenue d'une façon originale : chaque branche du diapason porte une fente découpée dans une plaque très légère (fig. 6). Au repos, les deux fentes sont en regard et sont parallèles aux branches du diapason, elles sont vivement éclairées par un arc. Les lentilles L1, L2 projettent l'image de la fente sur un film qui se déroule. Les deux fentes se retrouvent en regard deux fois par période et si le diapason donne 500 V. D. on a 1000 éclairs par seconde et par conséquent 1000 images de la fente par seconde, sur le film en mouvement. Cette image sera nette s'il existe un rapport constant entre la vitesse de déplacement du film et la vitesse de déplacement des bords des fentes. En effet, les deux bords de la fente Bj, B2 (fig. 7) se déplacent à chaque instant en sens inverse avec une vitesse égale à 0, en valeur absolue. L'image B du bord Bi se déplace avec une vitesse V et l'on a V = G, G étant le grandissement du système de projection. On voit de suite que l'image B, qui se déplace avec la vitesse V, sera nette si le film se déplace avec la même vitesse V; on aura ainsi sur le film en mouvement une échelle du temps formée par les images nettes et équidistantes du bord Bi. L'image du bord B2 sur le film sera floue, la vitesse relative de déplacement de l'image B2 et du film étant 2 V. Les vitesses du film réalisées par les auteurs ont varié de 53 cm/sec. à 1571 cm/sec. Pour obtenir de bonnes images, avec de grandes vitesses, il faut prendre un film de fabrication récente et très sensible et le dérouler avec une vitesse aussi constante que possible. Avec un jeu de diapasons on mesure des temps allant de la seconde au millième de seconde. 4° Méthodes de mesure des temps extrêmement courts — Nous devons réserver une mention spéciale aux méthodes permettant la mesure des temps inférieurs au millionième de seconde, car les méthodes décrites deviennent insuffisantes. Les phénomènes utilisés : propagation d'une onde
vitesse V; on aura ainsi sur le film en mouvement une échelle du temps formée par les images nettes et équidistantes du bord Bi. L'image du bord B2 sur le film sera floue, la vitesse relative de déplacement de l'image B2 et du film étant 2 V. Les vitesses du film réalisées par les auteurs ont varié de 53 cm/sec. à 1571 cm/sec. Pour obtenir de bonnes images, avec de grandes vitesses, il faut prendre un film de fabrication récente et très sensible et le dérouler avec une vitesse aussi constante que possible. Avec un jeu de diapasons on mesure des temps allant de la seconde au millième de seconde. 4° Méthodes de mesure des temps extrêmement courts — Nous devons réserver une mention spéciale aux méthodes permettant la mesure des temps inférieurs au millionième de seconde, car les méthodes décrites deviennent insuffisantes. Les phénomènes utilisés : propagation d'une onde sonore, chute d'un poids, etc., sont trop lents. Il faut prendre des phénomènes plus rapides, utiliser par exemple la vitesse de la lumière. Figures électriques : ions positifs. Fig. 9. — Figures électriques : ions négatifs. RECHERCHES ET INVENTIONS 541 la vitesse de détonation d'un cordage détonant, la vitesse de propagation d'une onde électrique. a) Méthode de MM. Abraham et Lemoine. — Une durée infinitésimale peut être déterminée par la mesure de l'espace que parcourt la lumière pendant cette durée. Cette méthode s'appliquera à tous les phénomènes de courte durée qui peuvent être reliés à la production d'une étincelle électrique. Ainsi, mesurer un temps de 109 seconde revient à mesurer une longueur de 30 cm. parcourue par la lumière. C'est d'ailleurs ainsi que la mesure des longueurs d'onde fournit déjà la durée des vibrations lumineuses qui est de l'ordre de 3.10-14 sec. b) Méthode de M. Dautriche. — Nous ne dirons qu'un mot de cette méthode qui ne peut servir qu'à mesurer des vitesses d'inflammation de cordons détonants. Si on amorce en A (fig. 8) deux bouts identiques AB, BC de cordeau détonant présentant une vitesse de détonation V, très régulière et connue (cordon chronométrique), les détonations dans les deux
propagation d'une onde électrique. a) Méthode de MM. Abraham et Lemoine. — Une durée infinitésimale peut être déterminée par la mesure de l'espace que parcourt la lumière pendant cette durée. Cette méthode s'appliquera à tous les phénomènes de courte durée qui peuvent être reliés à la production d'une étincelle électrique. Ainsi, mesurer un temps de 109 seconde revient à mesurer une longueur de 30 cm. parcourue par la lumière. C'est d'ailleurs ainsi que la mesure des longueurs d'onde fournit déjà la durée des vibrations lumineuses qui est de l'ordre de 3.10-14 sec. b) Méthode de M. Dautriche. — Nous ne dirons qu'un mot de cette méthode qui ne peut servir qu'à mesurer des vitesses d'inflammation de cordons détonants. Si on amorce en A (fig. 8) deux bouts identiques AB, BC de cordeau détonant présentant une vitesse de détonation V, très régulière et connue (cordon chronométrique), les détonations dans les deux circuits devront se croiser à des distances égales de l'origine A. S'il y a dissymétrie, le point de rencontre des ondes explosives des deux circuits se trouvera déplacé de telle sorte que les temps de parcours restent égaux dans les deux branches. Pour observer le point de rencontre et mesurer le retard, on accole les deux cordons B et C sur une feuille de plomb. Lorsqu'on les fait détoner en sens inverse, on observe sur la plaque une empreinte bc, due au choc des ondes. Le retard des deux ondes est égal à − v. M. Dautriche utilise un cordon pour lequel V= 6880 mètres et tel qu'un déplacement de 1 m/m du signal bc (limite de précision) soit équivalent à seconde. 6880.000 c) Méthode de P. Heymans et N. H. Frank. — Quand on applique sur une plaque sensible deux électrodes présentant une différence de potentiel, on obtient des figures électriques dont les propriétés changent avec le signe de la différence de potentiel. Nous donnons (fig. 9) des clichés que nous devons à l'obligeance de M. H. Ollivier. La vitesse de propagation des figures dépend de la valeur du potentiel, de la pression, de la température, de l'émulsion du
le retard, on accole les deux cordons B et C sur une feuille de plomb. Lorsqu'on les fait détoner en sens inverse, on observe sur la plaque une empreinte bc, due au choc des ondes. Le retard des deux ondes est égal à − v. M. Dautriche utilise un cordon pour lequel V= 6880 mètres et tel qu'un déplacement de 1 m/m du signal bc (limite de précision) soit équivalent à seconde. 6880.000 c) Méthode de P. Heymans et N. H. Frank. — Quand on applique sur une plaque sensible deux électrodes présentant une différence de potentiel, on obtient des figures électriques dont les propriétés changent avec le signe de la différence de potentiel. Nous donnons (fig. 9) des clichés que nous devons à l'obligeance de M. H. Ollivier. La vitesse de propagation des figures dépend de la valeur du potentiel, de la pression, de la température, de l'émulsion du grain de la plaque photographique, etc. MM. Heymans et Frank utilisent le dispositif suivant : quand l'onde électrique résultant de l'étincelle éclatant en G (fig. 10) atteint les électrodes E E' avec un certain décalage, les figures émises par chacune des électrodes se rencontrent suivant une ligne qui n'est pas confondue avec l'axe de symétrie du système E E'. (1) Ann. Chim. Phys. 20, p. 264, 1900. — /. de Phys. 9, p. 262. 1900. (2) Dautriche, C. R. 144, 1030, 1907. (3) P. Heymans et N.-H. Frank. Phys. Rev. 25, p. 865, 1925. (4) H. Ollivier. Journal de Physique, tome VI, p. 83, 5, juin 1925. 15'41 RECHERCHES ET INVENTIONS Si on ajoute dans le circuit allant à l'électrode retardée une longueur conductrice additionnelle l, on peut amener la ligne de rencontre à reprendre sa position médiane; entre les deux électrodes (fig. 11); Quând ce résultat est obtenu, l'intervalle de temps inconnu est égal à —, V étant la vitesse de propagation de l'onde électrique dans le fil, c'est-à-dire 3. 10 10 C.G.S., (1). Dans leurs mesures la longueur compensatrice l a varié de 30 mètres à 2 cm et par conséquent l'intervalle de temps a varié de 107
confondue avec l'axe de symétrie du système E E'. (1) Ann. Chim. Phys. 20, p. 264, 1900. — /. de Phys. 9, p. 262. 1900. (2) Dautriche, C. R. 144, 1030, 1907. (3) P. Heymans et N.-H. Frank. Phys. Rev. 25, p. 865, 1925. (4) H. Ollivier. Journal de Physique, tome VI, p. 83, 5, juin 1925. 15'41 RECHERCHES ET INVENTIONS Si on ajoute dans le circuit allant à l'électrode retardée une longueur conductrice additionnelle l, on peut amener la ligne de rencontre à reprendre sa position médiane; entre les deux électrodes (fig. 11); Quând ce résultat est obtenu, l'intervalle de temps inconnu est égal à —, V étant la vitesse de propagation de l'onde électrique dans le fil, c'est-à-dire 3. 10 10 C.G.S., (1). Dans leurs mesures la longueur compensatrice l a varié de 30 mètres à 2 cm et par conséquent l'intervalle de temps a varié de 107 à 6,7.1 O^ 11 seconde. 6)'Etude des appareils à lecture directe. 1 ° Emploi du galvanomètre pour la mesure du temps. a) Méthode de Pouillet (2). Si la décharge q— 1 oO qui traverse le galvanomètre provient d'un courant constant L dont le circuit a été fermé pendant un temps 0 très court par rapport à la période d'oscillation de la jaquette, la déviation «, (petite) satisfait in étant la durée d'une oscillation simple. Soit 3 la déviation permanente que donnerait le courant permanent L, on a : De la mesure de la déviation a on déduit la valeur de l'intervalle de temps -0, par exemple celui que met une balle pour parcourir le canon d'un fusil. La méthode n'est applicable que si les effets d'induction sont négligeables. b) Méthode de Sabine (3). — À l'instant zéro réunissons par un conducteur de résistance R (fig. 12) sans induction propre, les armatures d'un condensateur de capacité C présentant une différence de potentiel E». Au bout d'un temps dt très court, supprimons la communication R. les deux armatures présentent alors une différence de potentiel E. Dans le temps dt la charge transportée à travers R est l.dt et elle est empruntée à
0 très court par rapport à la période d'oscillation de la jaquette, la déviation «, (petite) satisfait in étant la durée d'une oscillation simple. Soit 3 la déviation permanente que donnerait le courant permanent L, on a : De la mesure de la déviation a on déduit la valeur de l'intervalle de temps -0, par exemple celui que met une balle pour parcourir le canon d'un fusil. La méthode n'est applicable que si les effets d'induction sont négligeables. b) Méthode de Sabine (3). — À l'instant zéro réunissons par un conducteur de résistance R (fig. 12) sans induction propre, les armatures d'un condensateur de capacité C présentant une différence de potentiel E». Au bout d'un temps dt très court, supprimons la communication R. les deux armatures présentent alors une différence de potentiel E. Dans le temps dt la charge transportée à travers R est l.dt et elle est empruntée à l'une des armatures du condensateur dont la charge baisse de C.d E, on a donc : (1) Mercier, Ann. de phys. 20, p. 5, 1923. (2) Pouillet. C. R., t. XIX, 1844. (3) R. Sabine. Philosophical Mag., S., 5. vol.1, 1876, p. 337, on a method of measuring very small intervals of time. RECHERCHES ET INVENTIONS 543 Telle est la méthode employée par Sabine pour déterminer la vitesse des projectiles, les armatures d'un condensateur communiquent d'une part avec les pôles d'une source peu résistante qui maintient une différence de potentiel E0 et, d'autre part, avec un fil de très grande résistance R. Les deux fils étant situés à une distance connue sur le parcours du projectile, le premier est coupé d'abord, puis le second au bout du temps T. Le rapport des différences de potentiel s'évalue soit par un électromètre, soit par les décharges correspondantes dans un galvanomètre balistique. balistique. évalue ainsi des intervalles de temps qui ne dépassent pas 104 sec. 2° Emploi du fluxmètre pour la mesure du temps. — Jusqu'en 1914, le fluxmètre a été exclusivement employé à la mesure des flux. En 1914, MM. Cotton et Weiss ont été amenés à s'en servir pour la mesure
intervals of time. RECHERCHES ET INVENTIONS 543 Telle est la méthode employée par Sabine pour déterminer la vitesse des projectiles, les armatures d'un condensateur communiquent d'une part avec les pôles d'une source peu résistante qui maintient une différence de potentiel E0 et, d'autre part, avec un fil de très grande résistance R. Les deux fils étant situés à une distance connue sur le parcours du projectile, le premier est coupé d'abord, puis le second au bout du temps T. Le rapport des différences de potentiel s'évalue soit par un électromètre, soit par les décharges correspondantes dans un galvanomètre balistique. balistique. évalue ainsi des intervalles de temps qui ne dépassent pas 104 sec. 2° Emploi du fluxmètre pour la mesure du temps. — Jusqu'en 1914, le fluxmètre a été exclusivement employé à la mesure des flux. En 1914, MM. Cotton et Weiss ont été amenés à s'en servir pour la mesure des temps. Le principe de la méthode est le suivant : Si le fluxmètre est shunté, et si l'on applique aux bornes du shunt une force électromotrice E0 pendant un temps T, l'aiguille du fluxmètre parcourt pendant ce temps T un nombre de divisions qui est proportionnel à T. L'Activité de l'Office National des Recherches et Inventions Le Conseil National de l'Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions s'est réuni le 19 mai dernier dans la salle du Conseil de la Faculté de Médecine, sous la présidence de M. Loucheur, assisté de MM. Lacroix, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Coville, Directeur de l'Enseignement supérieur, Commissaire du Gouvernement, et J.-L. Breton, Directeur de l'Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions. Les représentants du Parlement, du monde scientifique et industriel et des organisations ouvrières et agricoles qui constituent le Conseil National, ont examiné avec le plus vif intérêt les questions que pose le développement toujours croissant de l'activité de l'Office. La création d'un Magasin Central des Laboratoires qui pourrait mettre à la disposition des savants, pour tout le temps de leurs recherches, les instruments dont ils ont besoin, a retenu tout spécialement l'attention du Conseil.
de l'Office National des Recherches et Inventions Le Conseil National de l'Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions s'est réuni le 19 mai dernier dans la salle du Conseil de la Faculté de Médecine, sous la présidence de M. Loucheur, assisté de MM. Lacroix, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Coville, Directeur de l'Enseignement supérieur, Commissaire du Gouvernement, et J.-L. Breton, Directeur de l'Office National des Recherches Scientifiques et Industrielles et des Inventions. Les représentants du Parlement, du monde scientifique et industriel et des organisations ouvrières et agricoles qui constituent le Conseil National, ont examiné avec le plus vif intérêt les questions que pose le développement toujours croissant de l'activité de l'Office. La création d'un Magasin Central des Laboratoires qui pourrait mettre à la disposition des savants, pour tout le temps de leurs recherches, les instruments dont ils ont besoin, a retenu tout spécialement l'attention du Conseil. Il n'est pas douteux qu'une telle organisation, organisation, un premier crédit alloué par le Parlement permettra d'entreprendre immédiatement la réalisation, est de nature à rendre à nos laboratoires de très grands services et sera d'un grand secours aux chercheurs qu'entravent dans leurs études les inévitables difficultés financières de l'heure présente. M. Loucheur, Président du Conseil d'administration de l'Office, a tenu, avant que le Conseil ne se sépare, à résumer dans un bref exposé les résultats de l'activité de l'Office au cours des derniers mois. Nous reproduisons ci-dessous cet exposé, qui ne peut manquer d'intéresser nos lecteurs. Discours de M. Loucheur au Conseil National (19 mai 1926) Messieurs, Depuis votre dernière réunion, l'Office National des Recherches et Inventions n'a cessé de manifester dans les divers domaines .544 RECHERCHES ET INVENTIONS qui lui sont assignés la plus heureuse activité. Dans le rapport d'ensemble qui vous a été présenté au mois de novembre dernier, nous avions signalé les résultats féconds des concours de toute nature dont notre Office avait pris l'initiative ou qu'il avait contribué à organiser. Notre effort dans cette voie ne s'est pas ralenti et nous avons tout lieu de penser qu'il sera fructueux et servira largement l'intérêt général. C'est ainsi
M. Loucheur, Président du Conseil d'administration de l'Office, a tenu, avant que le Conseil ne se sépare, à résumer dans un bref exposé les résultats de l'activité de l'Office au cours des derniers mois. Nous reproduisons ci-dessous cet exposé, qui ne peut manquer d'intéresser nos lecteurs. Discours de M. Loucheur au Conseil National (19 mai 1926) Messieurs, Depuis votre dernière réunion, l'Office National des Recherches et Inventions n'a cessé de manifester dans les divers domaines .544 RECHERCHES ET INVENTIONS qui lui sont assignés la plus heureuse activité. Dans le rapport d'ensemble qui vous a été présenté au mois de novembre dernier, nous avions signalé les résultats féconds des concours de toute nature dont notre Office avait pris l'initiative ou qu'il avait contribué à organiser. Notre effort dans cette voie ne s'est pas ralenti et nous avons tout lieu de penser qu'il sera fructueux et servira largement l'intérêt général. C'est ainsi qu'au mois de décembre se sont déroulées, sur l'emplacement de l'Exposition des Arts décoratifs, les épreuves du concours d'appareils avertisseurs et extincteurs d'incendie, qui ont suscité le plus vif intérêt et apporté de précieux enseignements. Cette manifestation ne restera d'ailleurs pas sans lendemain : dès maintenant l'organisation d'un nouveau concours est envisagée; d'autre part, l'Office, avec la collaboration du Syndicat des Compagnies d'Assurances et des Sapeurs-Pompiers, se propose de poursuivre une série d'essais de longue durée permettant de juger la résistance et les qualités de conservation des appareils. Le Conseil Général de la Seine, soucieux de combattre la production des fumées qui vicient l'atmosphère des grandes agglomérations, a demandé à l'Office d'organiser un concours permettant d'apprécier les divers procédés imaginés soit pour éviter la production des fumées, soit pour les précipiter lorsque cette production n'a pu être empêchée. L'Office National des Combustibles liquides, la Préfecture de la Seine et la Préfecture de Police, le Ministère des Travaux publics ont bien voulu apporter leur collaboration à l'organisation de ces essais. L'Office organise également un concours d'appareils destinés à améliorer le tirage des cheminées domestiques, concours dont le programme, définitivement arrêté, va être publié ces jours-ci. On sait tous les efforts qu'a