jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
le chiffre de 100,000 ohms, déjà très suffisant pour l'usage à remplir. Aujourd'hui, le boulon métallique est remplacé par un boulon d'ébonite solide cependant, mais dont l'isolement est bien supérieur. (J) Bordeaux, Feret et fils, édit.; 1 broch., 70 p. Deuxième modification. — Lorsqu'on se sert du rhéostat pour arrêter un grand voltage et qu'on lui demande en même temps de laisser passer de grandes intensités, en un mot lorsque la résistance extérieure du circuit est faible et que l'intensité utilisée est assez grande, les charbons, malgré leur solidité, sont désagrégés au pôle négatif et peu à peu, au bout d'un temps très long d'ailleurs, perdent leur forme. Les pointes de ces charbons où se fait la dépense d'énergie la plus grande sont surtout désagrégées. Cet inconvénient n'a pas une bien grande importance, car l'un de ceux dont je me sers journellement depuis quatre ans a conservé ses charbons intacts ; cependant, pour y remédier, j'ai fait changer les lames de charbon prises autrefois dans un bloc des cornues et je fais employer du charbon graphité inattaquable par l'électrolyse, fourni commercialement aujourd'hui. Troisième modification. — J'ai fait graduer en centimètres et en millimètres la tige qui porte FIG. II. la crémaillère de l'appareil ; le zéro de la graduation est tout à fait en haut de la tige, il apparaît seul lorsque le rhéostat est à son minimum de résistance et le trait affleure l'extrémité supérieure du coulant. A mesure qu'on relève les charbons en actionnant la crémaillère au moyen de la roue dentée, la résistance croît de plus en plus jusqu'à devenir infinie lorsque les pinceaux en fil de verre ne touchent plus le liquide. La courbe ci-dessus a été obtenue expérimentalement sur l'un des rhéostats, mais j'ai pu vérifier qu'elle convenait à peu près exactement à tous les autres, les pièces de ceux-ci étant parfaitement interchangeables et presque absolument identiques. Cette courbe est construite en portant en abscisses les longueurs de la crémaillère, c'est-à-dire le nombre en centimètres et en millimètres qui affleure l'extrémité supérieure du coulant; les résistances correspondantes sont portées en ordonnées. Ces résistances ont été
crémaillère de l'appareil ; le zéro de la graduation est tout à fait en haut de la tige, il apparaît seul lorsque le rhéostat est à son minimum de résistance et le trait affleure l'extrémité supérieure du coulant. A mesure qu'on relève les charbons en actionnant la crémaillère au moyen de la roue dentée, la résistance croît de plus en plus jusqu'à devenir infinie lorsque les pinceaux en fil de verre ne touchent plus le liquide. La courbe ci-dessus a été obtenue expérimentalement sur l'un des rhéostats, mais j'ai pu vérifier qu'elle convenait à peu près exactement à tous les autres, les pièces de ceux-ci étant parfaitement interchangeables et presque absolument identiques. Cette courbe est construite en portant en abscisses les longueurs de la crémaillère, c'est-à-dire le nombre en centimètres et en millimètres qui affleure l'extrémité supérieure du coulant; les résistances correspondantes sont portées en ordonnées. Ces résistances ont été déterminées au moyen de la méthode du pont de Kohlrausch à induction et aussi avec une autre méthode plus simple, que j'aurai bientôt l'occasion de faire connaître. On voit par la forme de cette courbe, que la résistance du rhéostat croît d'abord très lentement, de 150 à 1000 ohms, pour croître ensuite de plus en plus vite jusqu'à la résistance maxima du rhéostat. Cette résistance n'a pu être indiquée ici, car il aurait fallu faire choix d'une échelle plus grande pour les longueurs de crémaillère soulevées, ou d'une échelle beaucoup plus petite pour les résistances correspondantes. D'ailleurs, cette partie de la courbe peut se déduire très facilement de celle contenue sur le graphique. Quatrième modification. — Il est facile de comprendre que le niveau du liquide dans le rhéostat doit être toujours exactement le même si l'on veut que la graduation de ce rhéostat puisse se maintenir exacte. J'ai donc fait tracer sur l'éprouvette du rhéostat un trait circulaire qui indique à quel niveau exactement doit affleurer l'eau qu'il contient. Un autre modèle plus petit de ce rhéostat a été également construit, moins précis peut-être et beaucoup plus simple; nous le représentons ci-dessus. ENSEIGNEMENT DE L'ÉLECTROTHÉRAPIE ET DE L'ÉLECTRICITÉ MÉDICALE
croître ensuite de plus en plus vite jusqu'à la résistance maxima du rhéostat. Cette résistance n'a pu être indiquée ici, car il aurait fallu faire choix d'une échelle plus grande pour les longueurs de crémaillère soulevées, ou d'une échelle beaucoup plus petite pour les résistances correspondantes. D'ailleurs, cette partie de la courbe peut se déduire très facilement de celle contenue sur le graphique. Quatrième modification. — Il est facile de comprendre que le niveau du liquide dans le rhéostat doit être toujours exactement le même si l'on veut que la graduation de ce rhéostat puisse se maintenir exacte. J'ai donc fait tracer sur l'éprouvette du rhéostat un trait circulaire qui indique à quel niveau exactement doit affleurer l'eau qu'il contient. Un autre modèle plus petit de ce rhéostat a été également construit, moins précis peut-être et beaucoup plus simple; nous le représentons ci-dessus. ENSEIGNEMENT DE L'ÉLECTROTHÉRAPIE ET DE L'ÉLECTRICITÉ MÉDICALE EN FRANCE Par le Dr MALLY SERVICE D'ÉLECTROTHÉRAPIE DE L'HOPITAL BICHAT Au mois d'octobre 1890, nous fûmes chargés par M. le professeur Terrier d'installer à l'hôpital Bichat un service d'électrothérapie destiné à étudier l'action de l'électricité sur les fibromes utérins, et à soigner les malades du service et ceux de la consultation externe pour lesquels ce mode de thérapeutique peut être avantageux. Disposant de ressources très modestes, nous pûmes, en mettant à profit la bonne volonté des ouvriers de la maison, installer une table d'électrodiagnostic de la façon suivante : un chariot de Dubois-Reymond, muni de deux bobines induites, occupe le fond de la table. Soixante éléments Leclanché, montés en tension, sont rangés sur une tablette inférieure. Les piles reposent sur l'arête de baguettes de bois taillées en prisme triangulaire et recouvertes de tissu isolant. De deux en deux pôles part un fil qui se rend sur la table à un collecteur simple ordinaire. Ce collecteur est figuré par un gâteau d'ébonite dans lequel on a creusé soixante godets remplis de mercure, et à chaque godet correspond un fil de la batterie. Ces godets étant disposés suivant une circonférence, deux cavaliers ayant leur axe au centre, permettent de prendre dans
la consultation externe pour lesquels ce mode de thérapeutique peut être avantageux. Disposant de ressources très modestes, nous pûmes, en mettant à profit la bonne volonté des ouvriers de la maison, installer une table d'électrodiagnostic de la façon suivante : un chariot de Dubois-Reymond, muni de deux bobines induites, occupe le fond de la table. Soixante éléments Leclanché, montés en tension, sont rangés sur une tablette inférieure. Les piles reposent sur l'arête de baguettes de bois taillées en prisme triangulaire et recouvertes de tissu isolant. De deux en deux pôles part un fil qui se rend sur la table à un collecteur simple ordinaire. Ce collecteur est figuré par un gâteau d'ébonite dans lequel on a creusé soixante godets remplis de mercure, et à chaque godet correspond un fil de la batterie. Ces godets étant disposés suivant une circonférence, deux cavaliers ayant leur axe au centre, permettent de prendre dans le circuit un nombre quelconque d'éléments de un à soixante. L'isolement est parfait et les contacts toujours en bon état. Le jeu des commutateurs est également formé de contacts à mercure, et permet, comme dans toutes les tables de ce genre, d'amener à volonté aux deux bornes de la table, soit le courant faradique, soit le courant galvanique. Ce dernier porte un galvanomètre à 500 divisions de 1 millimètre environ; il indique l'intensité en 10 millièmes d'ampère, et, par le moyen de résistances convenablement établies, la force électromotrice en volts. Les malades viennent trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, à neuf heures du matin ; on commence par faire les examens d'exploration électrique qui nous sont demandés par les médecins de l'hôpital, puis on examine les nouveaux, enfin on traite séparément chaque malade qui fréquente l'électrothérapie. Les élèves assistent librement aux démonstrations. Les résultats que nous avons obtenus dans le traitement des fibromes utérins ont fait l'objet de communications au journal les Annales de gynécologie et d'obstétrique. Un de nos élèves, M. Auscler, vient de soutenir une thèse sur ce sujet. Nous employons presque exclusivement la faradisation. Nous réclamons depuis longtemps l'installation d'une machine statique qui nous
soit le courant faradique, soit le courant galvanique. Ce dernier porte un galvanomètre à 500 divisions de 1 millimètre environ; il indique l'intensité en 10 millièmes d'ampère, et, par le moyen de résistances convenablement établies, la force électromotrice en volts. Les malades viennent trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, à neuf heures du matin ; on commence par faire les examens d'exploration électrique qui nous sont demandés par les médecins de l'hôpital, puis on examine les nouveaux, enfin on traite séparément chaque malade qui fréquente l'électrothérapie. Les élèves assistent librement aux démonstrations. Les résultats que nous avons obtenus dans le traitement des fibromes utérins ont fait l'objet de communications au journal les Annales de gynécologie et d'obstétrique. Un de nos élèves, M. Auscler, vient de soutenir une thèse sur ce sujet. Nous employons presque exclusivement la faradisation. Nous réclamons depuis longtemps l'installation d'une machine statique qui nous permettrait de traiter plus complètement et plus facilement un plus grand nombre de malades; mais l'intérêt des malades semble être méconnu à Paris par l'administration de l'Assistance publique sur ce point. En effet, la dernière réforme des circonscriptions hospitalières tendait à supprimer complètement le fruit de nos efforts. Ce n'est que grâce à l'énergique intervention de M. le professeur Terrier que nous pûmes conserver les résultats acquis et espérer pour plus tard une installation en rapport avec le nombre sans cesse croissant des malades. En 1891 il a été traité 73 malades. 1892 — 110 1893 — 128 — 1894 — 125 1895 — 186 Ce qui représente environ 3,000 interventions par traitement ou examen. CONGRÈS DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES Tenu à Carthage du 1er au 5 avril 1896. CATOIS, de Gaël. — De l'action de l'étincelle électrique dans le traitement des plaies. Les effets physiologiques de l'étincelle provenant du pôle positif de la bobine de Ruhmkorff sont à peu près identiques à ceux produits par l'étincelle obtenue avec la machine électrostatique. Ces effets sont plus intenses que ceux obtenus avec l'effluvation simple. L'application de cette étincelle constitue une médication révulsive et régénératrice qu'on peut employer ou
que grâce à l'énergique intervention de M. le professeur Terrier que nous pûmes conserver les résultats acquis et espérer pour plus tard une installation en rapport avec le nombre sans cesse croissant des malades. En 1891 il a été traité 73 malades. 1892 — 110 1893 — 128 — 1894 — 125 1895 — 186 Ce qui représente environ 3,000 interventions par traitement ou examen. CONGRÈS DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES Tenu à Carthage du 1er au 5 avril 1896. CATOIS, de Gaël. — De l'action de l'étincelle électrique dans le traitement des plaies. Les effets physiologiques de l'étincelle provenant du pôle positif de la bobine de Ruhmkorff sont à peu près identiques à ceux produits par l'étincelle obtenue avec la machine électrostatique. Ces effets sont plus intenses que ceux obtenus avec l'effluvation simple. L'application de cette étincelle constitue une médication révulsive et régénératrice qu'on peut employer ou tout au moins essayer dans le traitement d'ulcérations à marche torpide ou de petites tumeurs superficielles des téguments, alors qu'on prévoit un traitement long ou qu'on peut redouter un insuccès avec les applications des topiques usuels, avant de recourir en tout cas à l'intervention chirurgicale opératoire. B. MILLIOT, de Herbillon (Algérie). — La photo-organoscopie. L'auteur termine sa communication par les conclusions suivantes : 1° La photo-organoscopie doit être envisagée aujourd'hui comme un procédé d'exploration des malades des plus sérieux; 2° La photo-organoscopie doit comprendre; la catoptro-organoscopie, de Helmholtz, la dioptro-organoscopie phanéique de Milliot, et la dioptro-organoscopie cryptique de Röntgen; 3° Les médecins spécialistes français auxquels la dioptro-organoscopie phanéique peut profiter, doivent soumettre à son application leurs malades, et les médecins et chirurgiens des hôpitaux doivent installer dans les laboratoires de leurs services, à côté des chefs de laboratoire chimistes, des chefs physiciens, si ces confrères ne veulent pas se laisser distancer par ceux d'outre-Rhin. COURJON, de Meyzieu (Isère). — Considérations sur l'emploi de l'électricité statique comme régulateur de l'énergie nerveuse. L'auteur arrive dans son travail aux conclusions suivantes : L'électricité statique est applicable à toute névrose et psychose ou affections dynamiques nerveuses où se manifestent des symptômes d'excitation ou de
(Algérie). — La photo-organoscopie. L'auteur termine sa communication par les conclusions suivantes : 1° La photo-organoscopie doit être envisagée aujourd'hui comme un procédé d'exploration des malades des plus sérieux; 2° La photo-organoscopie doit comprendre; la catoptro-organoscopie, de Helmholtz, la dioptro-organoscopie phanéique de Milliot, et la dioptro-organoscopie cryptique de Röntgen; 3° Les médecins spécialistes français auxquels la dioptro-organoscopie phanéique peut profiter, doivent soumettre à son application leurs malades, et les médecins et chirurgiens des hôpitaux doivent installer dans les laboratoires de leurs services, à côté des chefs de laboratoire chimistes, des chefs physiciens, si ces confrères ne veulent pas se laisser distancer par ceux d'outre-Rhin. COURJON, de Meyzieu (Isère). — Considérations sur l'emploi de l'électricité statique comme régulateur de l'énergie nerveuse. L'auteur arrive dans son travail aux conclusions suivantes : L'électricité statique est applicable à toute névrose et psychose ou affections dynamiques nerveuses où se manifestent des symptômes d'excitation ou de dépression. Dans tous les cas, elle agit nettement comme régulateur de l'énergie nerveuse déviée qu'elle ramène au calme, à l'équilibre. BERGONIÉ, de Bordeaux. — Nouvelles mesures calorimétriques sur l'homme. Ce travail a été fait dans le laboratoire de physique médicale de la Faculté de médecine de Bordeaux en collaboration avec M. Sigalas, agrégé. L'appareil dont nous nous sommes servi est l'anémo-calorimètre de M. d'Arsonval, modifié de façon à obtenir des indications aussi rapides que possible. L'anémo-calorimètre a été étalonné expérimentalement au moyen d'une source de chaleur variable au gré de l'expérimentateur et d'une puissance à peu près égale aux sources vivantes à mesurer. Cette source est constituée par un rhéostat électrique ayant la même surface d'émission et à peu près la même température qu'un sujet adulte. Au moyen de ce rhéostat nous avons établi une courbe qui relie les quantités de chaleur produites à l'heure par la source au nombre de divisions parcourues en cinq minutes par l'aiguille de l'anémomètre. Les expériences ont porté sur deux sujets et ont été faites à des températures très différentes. L'examen des tableaux d'expériences ainsi obtenus a conduit aux conclusions suivantes : 1° On ne peut pas donner un chiffre unique représentant pour l'homme
M. Sigalas, agrégé. L'appareil dont nous nous sommes servi est l'anémo-calorimètre de M. d'Arsonval, modifié de façon à obtenir des indications aussi rapides que possible. L'anémo-calorimètre a été étalonné expérimentalement au moyen d'une source de chaleur variable au gré de l'expérimentateur et d'une puissance à peu près égale aux sources vivantes à mesurer. Cette source est constituée par un rhéostat électrique ayant la même surface d'émission et à peu près la même température qu'un sujet adulte. Au moyen de ce rhéostat nous avons établi une courbe qui relie les quantités de chaleur produites à l'heure par la source au nombre de divisions parcourues en cinq minutes par l'aiguille de l'anémomètre. Les expériences ont porté sur deux sujets et ont été faites à des températures très différentes. L'examen des tableaux d'expériences ainsi obtenus a conduit aux conclusions suivantes : 1° On ne peut pas donner un chiffre unique représentant pour l'homme les quantités de chaleur produites par kilogramme et par heure. Chaque sujet a son coefficient calorimétrique propre. 2° Même pour des variations légères dans la température extérieure, il y a des variations notables dans les quantités de chaleur produites. 3° D'une manière générale, les quantités de chaleur dégagées vont en augmentant à mesure que la température extérieure diminue. BERGONIÉ, de Bordeaux. — Mesure des résistances électriques en clinique. Ce moyen de diagnostic et peut-être de pronostic n'a pas donné tous les résultats qu'on peut attendre de lui; cela tient à ce qu'il n'existe pas de méthode vraiment clinique de mesure des résistances. Celle que nous nous proposons consiste à utiliser l'instrumentation habituelle du médecin-électricien en y joignant un seul appareil nouveau, le téléphone différenciel. Le circuit servant à la mesure se compose : 1° de la bobine à chariot ordinaire servant à la faradisation; 2° du rhéostat bien connu de l'auteur, à résistance variable convenablement étalonné; 3° de la résistance à mesurer; 4° du téléphone différenciel. Le courant de la bobine médicale traverse parallèlement la résistance à mesurer et le rhéostat pour aboutir dans les deux circuits téléphoniques de façon que leurs actions sur la plaque sonore se neutralisent. Si
augmentant à mesure que la température extérieure diminue. BERGONIÉ, de Bordeaux. — Mesure des résistances électriques en clinique. Ce moyen de diagnostic et peut-être de pronostic n'a pas donné tous les résultats qu'on peut attendre de lui; cela tient à ce qu'il n'existe pas de méthode vraiment clinique de mesure des résistances. Celle que nous nous proposons consiste à utiliser l'instrumentation habituelle du médecin-électricien en y joignant un seul appareil nouveau, le téléphone différenciel. Le circuit servant à la mesure se compose : 1° de la bobine à chariot ordinaire servant à la faradisation; 2° du rhéostat bien connu de l'auteur, à résistance variable convenablement étalonné; 3° de la résistance à mesurer; 4° du téléphone différenciel. Le courant de la bobine médicale traverse parallèlement la résistance à mesurer et le rhéostat pour aboutir dans les deux circuits téléphoniques de façon que leurs actions sur la plaque sonore se neutralisent. Si les deux résistances, celle à mesurer et celle qui lui fait équilibre sont parfaitement égales, le téléphone restera muet; si, au contraire, il y a une différence, le téléphone parlera et d'autant plus haut que cette différence sera plus grande. La précision des mesures faites par cette méthode ne serait pas suffisante peut-être pour un physicien, mais elle est très suffisante pour des mesures cliniques. L'erreur n'a jamais dépassé un 1/10 dans les mesures faites dans mon laboratoire par divers expérimentateurs. BORDIER, de Lyon. Variation de la sensibilité farado-cutanée avec la densité électrique. Influence de la résistance du fil secondaire des bobines d'induction sur les effets sensitifs du courant faradique. La variation de la sensibilité farado-cutanée avec la densité électrique a été étudiée successivement avec chacune des bobines secondaires composant l'appareil d'induction de l'auteur. Ces bobines, dites à fils fins, moyen et gros, avaient des résistances de 100, 15 et 1 ohm. C'est la sensation minimale qui, dans chaque cas, a été utilisée pour faire cette étude. Les électrodes ont été choisies en papier buvard et formées de trente-deux couches superposées, recouvertes d'une lame de charbon. Douze électrodes, dont la surface a varié de 2 centimètres carrés à 260 centimètres
pas suffisante peut-être pour un physicien, mais elle est très suffisante pour des mesures cliniques. L'erreur n'a jamais dépassé un 1/10 dans les mesures faites dans mon laboratoire par divers expérimentateurs. BORDIER, de Lyon. Variation de la sensibilité farado-cutanée avec la densité électrique. Influence de la résistance du fil secondaire des bobines d'induction sur les effets sensitifs du courant faradique. La variation de la sensibilité farado-cutanée avec la densité électrique a été étudiée successivement avec chacune des bobines secondaires composant l'appareil d'induction de l'auteur. Ces bobines, dites à fils fins, moyen et gros, avaient des résistances de 100, 15 et 1 ohm. C'est la sensation minimale qui, dans chaque cas, a été utilisée pour faire cette étude. Les électrodes ont été choisies en papier buvard et formées de trente-deux couches superposées, recouvertes d'une lame de charbon. Douze électrodes, dont la surface a varié de 2 centimètres carrés à 260 centimètres carrés, ont servi à faire ces expériences. En prenant comme moyen d'évaluation de l'intensité du courant faradique la modification apportée dans la longueur d'une colonne liquide, on a obtenu pour chaque bobine induite une courbe qui représente la variation de la sensibilité électrique avec la densité. La courbe correspondante à la bobine à fil moyen (R = 15) s'écarte peu d'une parallèle à l'axe des surfaces, tandis que les courbes des deux autres bobines 1 et 1000 sont des arcs de paraboles beaucoup plus ouvertes. L'examen de ces courbes montre que, pour les petites surfaces d'électrodes, les effets sensitifs produits par les bobines 1 et 15 sont assez voisins les uns des autres, et que, pour les grandes, ce sont, au contraire, les effets dus aux bobines 15 et 1000 qui tendent à acquérir la même valeur. Enfin, l'ensemble des trois courbes que ces recherches ont permis de construire fait connaître immédiatement l'influence de la résistance du fil constituant les bobines induites sur la sensibilité cutanée. Il suffit de considérer l'ordonnée correspondant à une surface donnée d'électrode pour voir en quels points cette ordonnée rencontre les courbes des trois bobines. Pour les électrodes de petite surface, l'emploi de la bobine