jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
farad est la capacité d'un condensateur chargé au potentiel d'un volt par un coulomb. L'henry est l'induction dans un circuit où la force électromotrice est un volt quand le courant inducteur varie à raison d'un ampère par seconde. Le joule est égal à 107 unités CGS de travail. Il est suffisamment représenté, pour les besoins de la pratique, par l'énergie dépensée en une seconde par un ampère dans un ohm. Le watt est égal à 107 unités CGS de puissance. Il est suffisamment représenté, pour les besoins de la pratique, par la puissance d'un joule par seconde. L'unité de lumière est la quantité de lumière émise en direction normale par 1 centimètre carré de surface de platine fondu à la température de solidification. Pour consacrer officiellement ce système en France, il suffirait qu'un décret le rendit obligatoire dans tous les marchés avec l'État, car le commerce l'adopterait nécessairement dès lors dans les transactions privées. Cette manière de procéder, qui permettrait d'obtenir immédiatement les résultats pratiques désirés, laisserait plus de liberté, quant aux négociations internationales à venir. Il paraît même qu'à ce point de vue, non moins que pour éviter toute complication inutile, il serait préférable de ne sanctionner par un acte administratif que les trois définitions fondamentales de l'ohm, de l'ampère et du volt, les autres en résultant immédiatement, sauf l'unité de lumière qui ne soulève aucune difficulté. Le Rapporteur, J. VIOLLE. RÈGLES POUR L'EMPLOI DE LA DÉFINITION PRATIQUE DE L'AMPÈRE. - Dispositions du voltamètre à argent. - Un voltamètre mesure la quantité totale d'électricité qui a passé pendant la durée de l'expérience; il fait donc connaître le courant moyen, ou le courant même, si celui-ci est resté constant. Quand on emploie le voltamètre à argent pour mesurer des courants d'environ 1 ampère, on doit adopter les dispositions suivantes : La cathode sur laquelle ira se déposer l'argent sera formée d'une capsule de platine ayant au moins 10 centimètres de diamètre et 4 centimètres à 5 centimètres de hauteur. L'anode sera une plaque d'argent pur ayant environ 30 centimètres carrés de surface et 2 millimètres à 3 millimètres d'épaisseur. Elle
acte administratif que les trois définitions fondamentales de l'ohm, de l'ampère et du volt, les autres en résultant immédiatement, sauf l'unité de lumière qui ne soulève aucune difficulté. Le Rapporteur, J. VIOLLE. RÈGLES POUR L'EMPLOI DE LA DÉFINITION PRATIQUE DE L'AMPÈRE. - Dispositions du voltamètre à argent. - Un voltamètre mesure la quantité totale d'électricité qui a passé pendant la durée de l'expérience; il fait donc connaître le courant moyen, ou le courant même, si celui-ci est resté constant. Quand on emploie le voltamètre à argent pour mesurer des courants d'environ 1 ampère, on doit adopter les dispositions suivantes : La cathode sur laquelle ira se déposer l'argent sera formée d'une capsule de platine ayant au moins 10 centimètres de diamètre et 4 centimètres à 5 centimètres de hauteur. L'anode sera une plaque d'argent pur ayant environ 30 centimètres carrés de surface et 2 millimètres à 3 millimètres d'épaisseur. Elle sera maintenue horizontalement dans le liquide, à peu de distance de la surface, par un fil d'argent rivé à son centre. Pour empêcher les fragments de métal qui s'en détachent de tomber sur la cathode, on enveloppera l'anode de papier filtre pur replié par derrière. Le liquide soumis à l'électrolyse consistera en une solution neutre de nitrate d'argent pur, contenant environ 15 parties en poids de nitrate pour 85 parties d'eau. La résistance du voltamètre changeant un peu pendant l'expérience, on préviendra les variations trop considérables que pourrait éprouver le courant, au moyen d'un rhéostat intercalé dans le circuit; la somme des résistances métalliques opposées au courant ne devra pas être inférieure à 10 ohms. Manière de faire une mesure. - La capsule de platine est lavée successivement à l'acide nitrique, à l'eau distillée et à l'alcool absolu; elle est séchée à 160° et laissée dans un appareil à dessiccation jusqu'à complet refroidissement. Elle est alors pesée exactement. On la remplit presque complètement de la dissolution et on la relie au reste du circuit en la plaçant sur un support en cuivre, bien propre et convenablement isolé. On plonge alors l'anode dans la solution jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée;
consistera en une solution neutre de nitrate d'argent pur, contenant environ 15 parties en poids de nitrate pour 85 parties d'eau. La résistance du voltamètre changeant un peu pendant l'expérience, on préviendra les variations trop considérables que pourrait éprouver le courant, au moyen d'un rhéostat intercalé dans le circuit; la somme des résistances métalliques opposées au courant ne devra pas être inférieure à 10 ohms. Manière de faire une mesure. - La capsule de platine est lavée successivement à l'acide nitrique, à l'eau distillée et à l'alcool absolu; elle est séchée à 160° et laissée dans un appareil à dessiccation jusqu'à complet refroidissement. Elle est alors pesée exactement. On la remplit presque complètement de la dissolution et on la relie au reste du circuit en la plaçant sur un support en cuivre, bien propre et convenablement isolé. On plonge alors l'anode dans la solution jusqu'à ce qu'elle soit complètement immergée; on la fixe en place et l'on établit les connexions avec le reste du circuit. On ferme le contact à l'aide d'une clé, en notant le temps. On laisse passer le courant au moins une demi-heure. On note le temps au moment où l'on rompt le contact. On vide la capsule, on lave à l'eau distillée et on laisse tremper au moins six heures. On rince successivement à l'eau distillée, puis à l'alcool absolu, et l'on sèche dans un bain d'air à 160°; on laisse refroidir dans un appareil à dessiccation. On pèse de nouveau. Le gain accusé par la balance fait connaître la masse d'argent déposée. Pour avoir la moyenne du courant en ampères, on divise le nombre de grammes exprimant cette masse par le nombre de secondes pendant lequel le courant a passé et par 0,001118. Quand on détermine par cette méthode la constante d'un instrument, on doit maintenir le courant aussi uniforme que possible et noter les indications de l'instrument à intervalles de temps rapprochés. On pourra alors tracer une courbe qui fera connaître l'indication correspondant à la valeur moyenne du courant. SUR LA PRÉPARATION DE L'ÉLÉMENT CLARK: Définition de l'élément. - L'élément se compose de zinc
capsule, on lave à l'eau distillée et on laisse tremper au moins six heures. On rince successivement à l'eau distillée, puis à l'alcool absolu, et l'on sèche dans un bain d'air à 160°; on laisse refroidir dans un appareil à dessiccation. On pèse de nouveau. Le gain accusé par la balance fait connaître la masse d'argent déposée. Pour avoir la moyenne du courant en ampères, on divise le nombre de grammes exprimant cette masse par le nombre de secondes pendant lequel le courant a passé et par 0,001118. Quand on détermine par cette méthode la constante d'un instrument, on doit maintenir le courant aussi uniforme que possible et noter les indications de l'instrument à intervalles de temps rapprochés. On pourra alors tracer une courbe qui fera connaître l'indication correspondant à la valeur moyenne du courant. SUR LA PRÉPARATION DE L'ÉLÉMENT CLARK: Définition de l'élément. - L'élément se compose de zinc ou d'amalgame zinc-mercure, de mercure et d'une solution saturée neutre de sulfate de zinc et de sulfate mercureux dans l'eau avec excès de sulfate mercureux. Préparation des matériaux. - 1° Le mercure. Pour en assurer la pureté, le traiter par l'acide, suivant la méthode habituelle; puis le distiller dans le vide. 2° Le zinc. Prendre une baguette de zinc pur redistillé, souder à une extrémité un fil de cuivre, nettoyer le tout au papier de verre ou au brunissoir d'acier, en enlevant soigneusement tout fragment qui pourrait se détacher du zinc. Au moment de monter la pile, plonger le zinc dans l'acide sulfurique étendu, le laver à l'eau distillée et le sécher avec un linge bien propre ou du papier à filtre. 3° Le sulfate mercureux. Prendre du sulfate mercureux acheté comme pur, le méler avec une petite quantité de mercure pur et laver le tout à fond avec de l'eau distillée froide, par agitation dans une bouteille, décanter l'eau, et recommencer au moins deux fois. Après le dernier lavage, décanter aussi parfaitement que possible l'eau restante. D'après la spécification B de la prescription anglaise, jointe à l'ordre en Conseil du 23 août 1894. La dissolution de sulfate de zinc.
vide. 2° Le zinc. Prendre une baguette de zinc pur redistillé, souder à une extrémité un fil de cuivre, nettoyer le tout au papier de verre ou au brunissoir d'acier, en enlevant soigneusement tout fragment qui pourrait se détacher du zinc. Au moment de monter la pile, plonger le zinc dans l'acide sulfurique étendu, le laver à l'eau distillée et le sécher avec un linge bien propre ou du papier à filtre. 3° Le sulfate mercureux. Prendre du sulfate mercureux acheté comme pur, le méler avec une petite quantité de mercure pur et laver le tout à fond avec de l'eau distillée froide, par agitation dans une bouteille, décanter l'eau, et recommencer au moins deux fois. Après le dernier lavage, décanter aussi parfaitement que possible l'eau restante. D'après la spécification B de la prescription anglaise, jointe à l'ordre en Conseil du 23 août 1894. La dissolution de sulfate de zinc. Préparer une solution saturée neutre de sulfate de zinc pur (pur recristallisé) en mélangent dans un flacon de l'eau distillée avec à peu près deux fois son poids de cristaux de sulfate de zinc pur et ajoutant une quantité d'oxyde de zinc égale à environ 2 grammes du poids des cristaux afin de neutraliser tout acide libre. Les cristaux seront dissous à l'aide d'une chaleur douce, la température de la solution ne devrant pas dépasser 30°C. Du sulfate mercureux, traité comme il a été dit au paragraphe 3, sera ajouté dans la proportion d'environ 12 grammes du poids des cristaux, de sulfate de zinc pour neutraliser l'oxyde de zinc restant libre, et la solution sera filtrée pendant qu'elle est encore chaude et mise dans une bouteille de provision. Des cristaux se formeront pendant le refroidissement. La pâte de sulfate mercureux et de sulfate de zinc. Méler le sulfate mercureux lavé avec la solution de sulfate de zinc, en ajoutant des cristaux de sulfate de zinc pris dans la bouteille de provision en quantité suffisante pour assurer la saturation avec un peu de mercure pur. Remuer bien le tout de façon à en faire une pâte de la consistance de la
cristaux afin de neutraliser tout acide libre. Les cristaux seront dissous à l'aide d'une chaleur douce, la température de la solution ne devrant pas dépasser 30°C. Du sulfate mercureux, traité comme il a été dit au paragraphe 3, sera ajouté dans la proportion d'environ 12 grammes du poids des cristaux, de sulfate de zinc pour neutraliser l'oxyde de zinc restant libre, et la solution sera filtrée pendant qu'elle est encore chaude et mise dans une bouteille de provision. Des cristaux se formeront pendant le refroidissement. La pâte de sulfate mercureux et de sulfate de zinc. Méler le sulfate mercureux lavé avec la solution de sulfate de zinc, en ajoutant des cristaux de sulfate de zinc pris dans la bouteille de provision en quantité suffisante pour assurer la saturation avec un peu de mercure pur. Remuer bien le tout de façon à en faire une pâte de la consistance de la crème. Chauffer cette pâte à une température ne dépassant pas 30° C; pendant une heure, en agitant de temps en temps; laisser refroidir en ayant soin de remuer encore quelquefois. Des cristaux de sulfate de zinc devront apparaître nettement visibles et répartis dans toute la masse; sinon, ajouter une plus grande quantité de cristaux pris dans la bouteille de provision et recommencer toute l'opération. Cette méthode assure la formation d'une solution saturée de sulfate de zinc et de sulfate mercureux dans l'eau. Construction de l'élément. — L'élément peut être convenablement monté dans un petit tube à essai d'environ 2 centimètres de diamètre et 4 à 5 centimètres de profondeur. Placer le mercure au fond du tube dont il remplira 5 millimètres. Prendre dans un bouchon entrant exactement dans le tube un morceau de 5 millimètres; y percer un à côté de l'autre deux trous dans l'un desquels la baguette de zinc puisse passer très juste; le deuxième recevra un tube de verre recouvrant le fil de platine dont il sera parlé plus loin; y faire latéralement une entaille pour la sortie de l'air quand on poussera le bouchon dans le tube. Laver le bouchon à l'eau chaude et le laisser
grande quantité de cristaux pris dans la bouteille de provision et recommencer toute l'opération. Cette méthode assure la formation d'une solution saturée de sulfate de zinc et de sulfate mercureux dans l'eau. Construction de l'élément. — L'élément peut être convenablement monté dans un petit tube à essai d'environ 2 centimètres de diamètre et 4 à 5 centimètres de profondeur. Placer le mercure au fond du tube dont il remplira 5 millimètres. Prendre dans un bouchon entrant exactement dans le tube un morceau de 5 millimètres; y percer un à côté de l'autre deux trous dans l'un desquels la baguette de zinc puisse passer très juste; le deuxième recevra un tube de verre recouvrant le fil de platine dont il sera parlé plus loin; y faire latéralement une entaille pour la sortie de l'air quand on poussera le bouchon dans le tube. Laver le bouchon à l'eau chaude et le laisser tremper dans l'eau plusieurs heures avant de s'en servir. Enfoncer la baguette de zinc dans son trou de façon qu'elle fasse saillie d'environ 1 centimètre. Le contact avec le mercure est constitué par un fil de platine d'à peu près 8 millièmes de diamètre. Il est protégé du contact avec les autres substances de la pile par un tube en verre qui l'entoure sur toute sa longueur, sauf à ses extrémités, dont l'une vient sortir au dehors et l'autre va plonger, en même temps que la partie inférieure du tube de verre, dans le mercure. Nettoyer soigneusement le tube de verre et le fil de platine, chauffer l'extrémité inférieure du fil de platine au rouge, la plonger dans le mercure en prenant soin qu'elle soit complètement couverte. Prendre la pâte de sulfate et la verser dans le tube à essais en évitant de salir la paroi supérieure, de façon à former au-dessus du mercure une couche de plus de 1 centimètre. Introduire ensuite le bouchon avec la baguette de zinc, en faisant passer le tube de verre dans le trou ménagé à cet effet. Pousse doucement le bouchon jusqu'à ce que sa surface vienne toucher le liquide. De cette façon
les autres substances de la pile par un tube en verre qui l'entoure sur toute sa longueur, sauf à ses extrémités, dont l'une vient sortir au dehors et l'autre va plonger, en même temps que la partie inférieure du tube de verre, dans le mercure. Nettoyer soigneusement le tube de verre et le fil de platine, chauffer l'extrémité inférieure du fil de platine au rouge, la plonger dans le mercure en prenant soin qu'elle soit complètement couverte. Prendre la pâte de sulfate et la verser dans le tube à essais en évitant de salir la paroi supérieure, de façon à former au-dessus du mercure une couche de plus de 1 centimètre. Introduire ensuite le bouchon avec la baguette de zinc, en faisant passer le tube de verre dans le trou ménagé à cet effet. Pousse doucement le bouchon jusqu'à ce que sa surface vienne toucher le liquide. De cette façon l'air sera complètement chassé, et l'élément devra rester au moins vingt-quatre heures avant d'être scellé, ce qui pourra être fait de la façon suivante : Chauffer de la glu marine jusqu'à ce qu'elle devienne assez fluide pour couler par son propre poids, la couler sur le tube à essai sur le bouchon en quantité suffisante pour couvrir complètement le zinc et former de ce côté une soudure parfaite, d'où sort seulement le fil de cuivre fixé au zinc. Le tube de verre renfermant le fil de platine doit dépasser un peu la surface de la glu. On peut sceller l'élément d'une façon plus définitive en recouvrant la glu marine, quand elle s'est refroidie, d'une solution de silicate de soude qu'on laisse solidifier. L'élément ainsi construit peut être monté de telle manière qu'on le désirera. Il est bon de faire le montage de sorte que l'élément puisse être plongé dans un bain d'eau jusqu'au niveau de la partie supérieure du bouchon. Sa température peut alors être connue avec plus de précision que quand il est simplement dans l'air. Dans l'emploi de l'élément il faut éviter autant que possible les variations brusques de la température. La forme du vase contenant l'élément peut
le bouchon en quantité suffisante pour couvrir complètement le zinc et former de ce côté une soudure parfaite, d'où sort seulement le fil de cuivre fixé au zinc. Le tube de verre renfermant le fil de platine doit dépasser un peu la surface de la glu. On peut sceller l'élément d'une façon plus définitive en recouvrant la glu marine, quand elle s'est refroidie, d'une solution de silicate de soude qu'on laisse solidifier. L'élément ainsi construit peut être monté de telle manière qu'on le désirera. Il est bon de faire le montage de sorte que l'élément puisse être plongé dans un bain d'eau jusqu'au niveau de la partie supérieure du bouchon. Sa température peut alors être connue avec plus de précision que quand il est simplement dans l'air. Dans l'emploi de l'élément il faut éviter autant que possible les variations brusques de la température. La forme du vase contenant l'élément peut être variée. Dans la forme en H le zinc est remplacé par un amalgame de 10 parties en poids de zinc dans 90 parties de mercure. Les autres matériaux sont préparés comme il a été dit. Les contacts sont établis, avec l'amalgame dans une des branches, avec le mercure dans l'autre, par des fils de platine scellés dans le verre. TECHNIQUE Dr VAN AUBEL. Sur la transparence des corps aux rayons X. L'auteur examine d'abord la transparence des corps aux rayons X, en comparaison avec leur diathermancité ; la présence du fluorure, du chlore, du brome et surtout de l'iode dans une molécule en augmente l'opacité aux rayons X. L'iodoforme est très opaque ; le soufre est opaque également, et l'introduction de cet élément dans une molécule lui communique une grande opacité pour ces rayons. La conclusion est que la présence des sels halogènes et du soufre dans la molécule en augmente à la fois la diathermancité et l'opacité pour les rayons X. L'auteur a vérifié ces faits pour une série de corps. Les corps renfermant les éléments : carbone, hydrogène et oxygène, laissent facilement passer les rayons Röntgen. En résumé, il existe une antithèse entre la diathermancité et la
l'autre, par des fils de platine scellés dans le verre. TECHNIQUE Dr VAN AUBEL. Sur la transparence des corps aux rayons X. L'auteur examine d'abord la transparence des corps aux rayons X, en comparaison avec leur diathermancité ; la présence du fluorure, du chlore, du brome et surtout de l'iode dans une molécule en augmente l'opacité aux rayons X. L'iodoforme est très opaque ; le soufre est opaque également, et l'introduction de cet élément dans une molécule lui communique une grande opacité pour ces rayons. La conclusion est que la présence des sels halogènes et du soufre dans la molécule en augmente à la fois la diathermancité et l'opacité pour les rayons X. L'auteur a vérifié ces faits pour une série de corps. Les corps renfermant les éléments : carbone, hydrogène et oxygène, laissent facilement passer les rayons Röntgen. En résumé, il existe une antithèse entre la diathermancité et la transparence aux rayons X. D'après l'auteur, également, des vapeurs telles que celles de chlorure de thallium, des vapeurs très épaisses d'iode, sont transparentes pour les rayons X. — (Journ. de phys. théorique et appliquée, novembre 1896.) J. B. GKUMMACH. — Diagnostic des affections médicales à l'aide des rayons de Röntgen. L'application des rayons de Röntgen au diagnostic de différentes affections en général s'étend de plus en plus ; mais jusqu'ici on ne s'en occupait qu'en chirurgie et en obstétrique. Dernièrement, on a constaté que les nouveaux rayons peuvent rendre service dans certains cas relevant de la médecine légale. M. Grummach démontre maintenant dans le Berliner klinische Wochenschrift qu'ils peuvent également être utilisés en médecine interne pour poser un diagnostic précis. Grâce au perfectionnement de la technique apporté par M. Lévy, ingénieur de la Société générale d'électricité, et à l'emploi de l'écran fluorescent, non seulement on peut voir les viscères se rendre compte de leur situation exacte et leurs dimensions, mais encore on peut enregistrer leurs déplacements et leurs mouvements. En examinant, à l'aide de cet écran, de haut en bas, le cou, le thorax et l'abdomen, on peut voir par l'éclairage latéral du cou les images du pharynx, de l'os
L'application des rayons de Röntgen au diagnostic de différentes affections en général s'étend de plus en plus ; mais jusqu'ici on ne s'en occupait qu'en chirurgie et en obstétrique. Dernièrement, on a constaté que les nouveaux rayons peuvent rendre service dans certains cas relevant de la médecine légale. M. Grummach démontre maintenant dans le Berliner klinische Wochenschrift qu'ils peuvent également être utilisés en médecine interne pour poser un diagnostic précis. Grâce au perfectionnement de la technique apporté par M. Lévy, ingénieur de la Société générale d'électricité, et à l'emploi de l'écran fluorescent, non seulement on peut voir les viscères se rendre compte de leur situation exacte et leurs dimensions, mais encore on peut enregistrer leurs déplacements et leurs mouvements. En examinant, à l'aide de cet écran, de haut en bas, le cou, le thorax et l'abdomen, on peut voir par l'éclairage latéral du cou les images du pharynx, de l'os hyoïde et du larynx, aussi bien pendant le repos que pendant le mouvement de ces organes. Si l'on éclaire le thorax d'arrière en avant, on obtient la projection des vertèbres avec les côtes ; à la partie inférieure du thorax, on reconnaît le diaphragme à gauche et le foie à droite, qui se déplacent avec une amplitude de 5 à 6 centimètres. A la partie moyenne du thorax, au-dessus du diaphragme, on voit le cœur qui se contracte ; on distingue très bien les changements de volume de chacune de ses parties, de même que l'image mouvante de l'aorte ascendante. L'estomac peut également être très bien distingué, surtout lorsqu'il est distendu par un mélange dégageant l'acide carbonique. Toutes ces images confirment les données acquises de la physiologie sur les rapports et la situation des organes. Mais, ce qui est plus important, on peut aussi constater des altérations à une période où aucun autre mode d'investigation n'aurait permis de les reconnaître. C'est ainsi que, à l'examen d'un malade âgé de cinquante-six ans, artério-scléreux, se plaignant de douleurs dans la région précordiale, l'auteur a constaté à l'examen des images des artères cubitales et radiales des lignes sombres sur cette dernière qui correspondaient