jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
suiveur de spot selon un procédé électrique classique : — une d.d.p. constante est appliquée aux deux électrodes circulaires (diamètre : 5,5 cm) en cuivre d’une solution électrolytique de CuSO4 ; — une fraction de cette d.d.p. est prise entre une des électrodes ci-dessus et une troisième électrode mobile liée au déplacement du bras enregistreur du microbarographe. Elle alimente le circuit d’un galvanomètre sensible (10-9 A. par mm à 1 m) qui commande le suiveur de spot. Le montage électrique utilisé est schématisé ci-après. La surcharge imposée au bras enregistreur par l’électrode mobile et les fils la reliant au circuit
par l’électrode mobile et les fils la reliant au circuit oblige à rééquilibrer le bras. Pour cela nous avons remplacé le contre-poids d’origine par un autre de même section mais plus long. La solution électrolytique employée est une solution décinormale (0,1N) de sulfate de cuivre cristallisé de couleur bleue (CuSO4, 5 H2O). L’amélioration obtenue avec notre montage est de l’ordre de 3. Nous pouvons ainsi déceler des variations de pression de 0,03 torr environ. Nous avons volontairement limité les performances de notre montage pour garder à notre appareillage ses qualités premières déjà mentionnées. Il existe, en effet, des possibilités d’amélioration
premières déjà mentionnées. Il existe, en effet, des possibilités d’amélioration soit en augmentant la résistivité de la solution soit en fixant l’électrode mobile à l’extrémité du bras enregistreur. Ce dernier procédé permettrait de doubler pratiquement la sensibilité. La comparaison d’enregistrements obtenus avec un microbarographe étalon montre la fidélité de l’appareil. Le cliché ci-après représentant un enregistrement réalisé le 11 mars 1963 illustre nos conclusions. La vitesse de déroulement choisie pour le suiveur de spot (60 mm/Heure) traduit une dilatation de même ordre pour les abscisses et pour les ordonnées. Les sens de rotation des tambours du microbarographe étalon et du
sens de rotation des tambours du microbarographe étalon et du suiveur de spot sont opposés. Ceci se traduit par un déroulement inversé des deux courbes obtenues. ANALYSES BIBLIOGRAPHIQUES 551.574.11: 551.524.3 + 551.547.3 POLLAK L.W., METNIEKS A. L. — The influence of pressure and temperature on the counting of condensation nuclei. Part II: influence of low temperature. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/ III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 7-22, 8 fig., 1 tab., 5 ref. — P. 572. (Résumé en anglais et en allemand). (L’influence de la pression et de la température sur le dénombrement des noyaux
pression et de la température sur le dénombrement des noyaux de condensation. Deuxième partie : influence des basses températures). TRADUCTION DU RÉSUMÉ En généralisant dans le monde l’emploi du compteur de noyaux photo-électrique (modèle 1957), souvent dans des conditions très différentes de celles dans lesquelles l’instrument avait été étalonné en 1959 et en 1960, on a rendu impérative une étude de l’influence de la température sur le dénombrement des noyaux de condensation par cet appareil. Comme le compteur est actuellement beaucoup utilisé dans les régions polaires, on a examiné en premier lieu l’influence des basses températures sur l’extinction mesurée par
premier lieu l’influence des basses températures sur l’extinction mesurée par le compteur photo-électrique. Dans ce but, on a construit une chambre dans laquelle un compteur photo-électrique tout entier pouvait être refroidi, hormis le sommet du dispositif d’éclairement. Pour imiter les conditions d’un climat froid, on pouvait aspirer l’échantillon contenant les noyaux dans le compteur par un système de larges tubes (« système pré-réfrigérant ») logé lui aussi dans la chambre de refroidissement. L’extinction, produite, dans le « tube à brouillard » d’un compteur refroidi, par les noyaux d’un aérosol emmagasiné dans un gazomètre à ballon, était comparée à celle qu’on
dans un gazomètre à ballon, était comparée à celle qu’on mesurait simultanément dans un second compteur photo-électrique maintenu à la température de la salle. On a trouvé que l'extinction mesurée par un compteur photo-électrique dépendait comme suit de la température du tube à brouillard et de l'échantillon qui y est contenu. a) l'extinction (E) diminue avec la température à laquelle elle se produit; b) la décroissance (AE) de l'extinction E est directement proportionnelle à l'écart (AT °C) de la température du tube et de l'échantillon contenu par rapport à la température d'étalonnage (20 °C). Le facteur de proportionnalité cependant, est
température d'étalonnage (20 °C). Le facteur de proportionnalité cependant, est différent suivant que la température du compteur est positive ou négative, et ce facteur peut varier; c) si AT est constant, la réduction AE de l'extinction diminue lorsque l'extinction diminue. Ainsi, le taux de décroissance de l'extinction avec AT diminue lorsque la concentration des noyaux diminue. Il paraît aussi dépendre de la dimension des noyaux. d) il n'y a pas de différence mesurable dans les effets de la température, suivant que les noyaux sont envoyés pour l'échantillonnage directement dans le compteur froid ou préalablement refroidis. D'après nos expériences, il ne
compteur froid ou préalablement refroidis. D'après nos expériences, il ne se produit aucune perte de noyaux quand un aérosol subit un cycle de refroidissement et de réchauffement. Ainsi, lorsque du fait de la quantité plus petite d'eau libérée une extinction plus petite est mesurée à température plus basse par un compteur de noyaux photo-électrique, on peut supposer que les gouttelettes en quoi sont convertis certains noyaux, ou leur totalité, n'atteignent pas la même dimension à température plus basse qu'à la température d'étalonnage; on peut aussi supposer que les noyaux correspondant au déficit d'extinction, quoique présents n'agissent pas comme centres de
au déficit d'extinction, quoique présents n'agissent pas comme centres de condensation; on peut enfin admettre les deux hypothèses à la fois. L'effet de la température sur le dénombrement des noyaux avec un compteur photo-électrique peut être éliminé en maintenant le compteur à la température d'étalonnage, et, si nécessaire en climat froid, en chauffant l'aérosol dans un système de tubes avant son entrée dans le compteur. 551.508.91: 551.574.11 SIKSNA R. — An ionometric counter for condensation nuclei. — Geofisica pura e applicata, voi. 50 (1961/III); Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 23-36, 7 fig., 1 tab., 16 réf. — P. 572.
23-36, 7 fig., 1 tab., 16 réf. — P. 572. (Résumé en anglais). (Un compteur ionométrique pour les noyaux de condensation). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Les noyaux de condensation décelables dans le domaine de sursaturation qu'utilise la méthode d'expansion ne jouent pas le rôle auquel on s'attendait primitivement, quant à la production des gouttelettes d'eau dans les nuages naturels. Cependant, ces noyaux existent dans l'atmosphère, et ils peuvent avoir de l'importance en d'autres processus atmosphériques; par exemple, ils peuvent contribuer à l'annihilation des petits ions contenus dans l'air. Par conséquent, un examen direct de l'action réciproque des noyaux de condensation et
examen direct de l'action réciproque des noyaux de condensation et des petits ions atmosphériques peut être intéressant. Dans ce but, on met en projet un compteur ionométrique des noyaux de condensation; dans cet appareil, l'air examiné est mélangé, dans une chambre de mélange, à de petits ions atmosphériques produits par un générateur d'ions à tritium; on mesure la présence des noyaux de condensation, par la diminution de la concentration d'ions atmosphériques donnée par les enregistrements d'un compteur d'ions à aspirations, par rapport à la concentration enregistrée lorsque de l'air filtré était à l'origine aspiré à travers la chambre de condensation.
était à l'origine aspiré à travers la chambre de condensation. Des variations relativement rapides de la concentration des noyaux peuvent être enregistrées de façon continue. Les propriétés électriques des particules d'aérosols détruisant les ions atmosphériques peuvent être examinées en introduisant un filtre électrique. Par le compteur ionométrique, on peut examiner les noyaux de condensation sans leur adjoindre des particules d'eau. 551.501.71+551.508.91: 551.574.11 RICHT A. — A continuous recorder for condensation nuclei. — Geofisica pura e applicata, voi. 50 (1961/III); Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 46-52, 6 fig., 2 réf. — P. 572. (Résumé en anglais). (Un enregistreur continu pour
— P. 572. (Résumé en anglais). (Un enregistreur continu pour les noyaux de condensation). TRADUCTION DU RÉSUMÉ L'auteur décrit un enregistreur continu conçu pour dénombrer les noyaux de condensation en plusieurs intervalles effectivement linéaires et compris entre 500 et 50 000 noyaux par ml. L'intervalle peut être augmenté, mais la loi de calibration devient proportionnelle à la racine cubique de la concentration des noyaux. La vitesse d'échantillonnage est de 100 ml/s et le temps de réponse est inférieur à deux secondes. L'appareil travaille sur la lumière dispersée par le brouillard avec un éclairage en chambre noire. Le taux d'expansion peut
avec un éclairage en chambre noire. Le taux d'expansion peut s'ajuster (au prix d'un nouvel étalonnage) et on peut le rendre assez élevé pour répondre à une source de radium. Le montage électronique est simple et robuste, l'appareil a été utilisé sur un chariot mobile. 551.501.71+551.508.91: 551.574.11 LAW J. — An automatic condensation nucleus counter. — Geofisica pura e applicata, voi. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 53-57, 3 fig., 1 tab., 4 réf. — P. 572. (Résumé en anglais). (Un compteur automatique des noyaux de condensation). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Des échantillons d'air sont aspirés dans un tube
DU RÉSUMÉ Des échantillons d'air sont aspirés dans un tube partiellement bordé de buvard humide, et ils se saturent en vapeur d'eau. Ils peuvent alors se détendre, et le nuage ainsi formé disperse la lumière provenant d'une lampe, disposée sur la paroi du tube, vers un photo-multiplicateur situé à une extrémité du tube. L'échantillonnage et la détente sont commandés par des soupapes solénoïdales, et l'appareil travaille de façon continue, en donnant des mesures toutes les minutes. 551.594.12+551.501.71 : 551.510.42+ 551.574.11 O'CONNOR T. C., FLANAGAN V. P. V. — The measurement of size distribution in Aitken nuclei. — Geofisica pura e
of size distribution in Aitken nuclei. — Geofisica pura e applicata, voi. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 60-66, 1 fig., 2 tab., 14 réf. — P. 572. (Résumé en anglais et en allemand). (Mesure des distributions des dimensions pour les noyaux d'Aitken). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Les auteurs décrivent une méthode pour examiner la distribution des dimensions de noyaux d'Aitken emmagasinés; cette méthode consiste à obtenir le spectre de mobilité des noyaux chargés. Les résultats s'accordent bien à ceux que donnent les mesures du coefficient de diffusion, si l'on suppose que la mobilité d'un ion ne dépend pas
l'on suppose que la mobilité d'un ion ne dépend pas de sa charge. On a trouvé que les dimensions des noyaux emmagasinés tendent à se distribuer en deux groupes. L'effet de l'hétérogénéité des noyaux sur la manière de déterminer leur diamètre fait l'objet d'une brève discussion. GOETZ A., PREINING O., KALLAI T. — The metastability of natural and urban aerosols. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 67-80, 8 fig., 2 tab., 7 réf. — P. 572. (Résumé en anglais). (La métastabilité des aérosols naturels et urbains). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Les auteurs décrivent
aérosols naturels et urbains). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Les auteurs décrivent brièvement le principe d'une méthode qui donne, avec un spectromètre d'aérosols, des échantillons des particules de diamètres inférieurs à un micron; sont aussi décrits les procédés analytiques qui permettent d'obtenir la distribution dimensions fréquence Cd(d), d'après les dénombrements photo-micrographiques des particules et d'après les mesures de dispersions Sd(d) par de mêmes aires d'un dépôt de particules. Après une analyse préliminaire, les dépôts ont été soumis à une température élevée (80 °C) pendant plusieurs heures, et réanalysés. Quatre types représentatifs d'aérosols, provenant de la haute mer, du rivage, de la végétation
provenant de la haute mer, du rivage, de la végétation et des fumées urbaines sont ainsi analysés pour l'intervalle (0,2 à 1,3 μm). Tous montrent une diminution très accusée, même une disparition, des petites particules (d < 0,5 μm) et un rétrécissement des grosses particules (d < 1 μm). De loin, cet effet est le plus important pour les aérosols des fumées. Cette volatilité apparaît comme causée soit par l'évaporation de la substance constituant la particule, soit par l'oxydation graduelle de ses composantes organiques en produits plus volatils (CO2, H2O). BOSSOLASCO M., CICCONI G. — Vergleichende Untersuchungen über die chemische
BOSSOLASCO M., CICCONI G. — Vergleichende Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung der Luft und des Niederschlages. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 81-93, 5 tab., 5 réf. — P. 572. (Résumé en allemand et anglais). (Etudes comparatives de la composition chimique de l'air et des précipitations). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Les moyennes mensuelles (pour la période de mars 1959 à mai 1961) et de la composition chimique de l'air et des précipitations atmosphériques à Vesima (Province de Gênes) et à Sauze d'Oulx (Alpes occidentales) ont été élaborées pour la détermination de leurs caractéristiques
occidentales) ont été élaborées pour la détermination de leurs caractéristiques essentielles et pour les comparer aux conditions moyennes correspondantes de Westerland (île de Sylt) et d'Hohenpeissenberg (Bavière). Il résulte de la discussion que, près du niveau de la « péplopause », la valeur moyenne du quotient GinNa augmente avec la distance de la mer, aussi bien pour l'air que pour les précipitations atmosphériques. Les résultats préliminaires relatifs à l'influence de la situation météorologique générale sont également donnés. PODZIMEK J., CERNOCH I. — Höhenverteilung der Konzentrationen von Kondenskernen aus Chloriden und Sulphaten. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano,
Sulphaten. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 96-101, 5 fig., 4 ref. — P. 572. (Résumé en anglais). (Répartition en altitude de la concentration des noyaux géants de chlorures et de sulfates). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Les auteurs décrivent 49 vols de recherches qui furent exécutés au nord de la Bohême et en Haute Tatra, et au cours desquels on mesurait les concentrations des noyaux de condensation géants de chlorures et de sulfates jusqu'à une hauteur de 3 km au-dessus du sol. Les particules des aérosols de chlorure et de sulfate étaient déterminées
particules des aérosols de chlorure et de sulfate étaient déterminées par les traces qu'elles laissaient sur une pellicule sensible composée de gélatine. Au cours de l'année, la concentration moyenne, par litre d'air, des noyaux géants de chlorure, n'était pas supérieure à 15 noyaux, et celle des noyaux de sulfate ne dépassait pas 6 noyaux. Les concentrations les plus fortes se produisaient à une hauteur de plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. On a trouvé que la forme générale de la fonction spectrale est la même pour les particules de chlorures et pour les particules de sulfates. LAW J. —
chlorures et pour les particules de sulfates. LAW J. — The vertical distribution of condensation nuclei near the ground. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 102-111, 3 fig., 5 tab., 5 réf. — P. 572. (Résumé en anglais). (Distribution verticale des noyaux de condensation près du sol). TRADUCTION DU RÉSUMÉ On a effectué des mesures de la concentration Z des noyaux de condensation, à quatre niveaux compris entre le sol et 300 m, dans une atmosphère rurale voisine de Cambridge. Quand on calcule sur des périodes assez longues la moyenne des résultats,
calcule sur des périodes assez longues la moyenne des résultats, on trouve une variation systématique de Z avec la hauteur, et cette variation elle-même subit une évolution diurne. Les résultats impliquent la production de noyaux dans l'atmosphère de la région étudiée. À l'aide d'hypothèses simplificatrices, l'auteur estime le taux de production des noyaux, pour diverses périodes du jour et de la nuit. MEGAW W. J., WIFFEN R. D. -The generation of condensation nuclei by ionising radiation. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 118-128, 10 fig., 12 réf. — P. 572. (Résumé en
118-128, 10 fig., 12 réf. — P. 572. (Résumé en anglais). (Formation de noyaux de condensation par rayonnement ionisant). TRADUCTION DU RÉSUMÉ La production des noyaux de condensation par irradiation d'air filtré privé de noyaux, de rayons X, de particules α et de particules β, fait l'objet d'une description. On trouve que des noyaux se forment en grandes quantités sous l'action de ces rayonnements, et il semble qu'il existe une dose seuil de rayonnement pour laquelle la concentration en noyaux s'amplifie suivant un facteur supérieur à 100. L'effet de la variation de la teneur en anhydride sulfureux dans l'air irradié
variation de la teneur en anhydride sulfureux dans l'air irradié a été examiné, et, pour des concentrations comprises entre 1 et 10 mg par m³ d'air, il y a sensiblement proportionnalité entre la teneur en anhydride sulfureux et la concentration des noyaux produits par une dose donnée de rayonnement. On montre, cependant, que l'anhydride sulfureux ne peut pas être seul cause de la formation des noyaux de condensation par irradiation d'air filtré; d'autres agents et mécanismes possibles sont suggérés. HOPPE W. — Bildung von Kondensationskernen durch β-Strahlung in verschiedenen Gasen. Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico
Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 129-139, 11 fig., 8 ref. P. 572. (Résumé en allemand et en anglais). (Formation de noyaux de condensation par rayonnement UV dans différents gaz). TRADUCTION DU RÉSUMÉ La production de noyaux de condensation par la lumière ultra-violette a été examinée au moyen d'un compteur de noyaux automatique de Pollack et d'une chambre de Wilson en verre. Comme des « noyaux UV » peuvent être éliminés par un filtre d'aérosol, l'hypothèse des traces de gaz a pu être confirmée par l'usage de deux tubes d'irradiation séparés par un
confirmée par l'usage de deux tubes d'irradiation séparés par un filtre d'aérosol. Les expériences d'irradiation dans l'air, dans l'azote, dans l'oxygène, dans l'argon et dans l'hydrogène, en enceinte close, ont eu pour résultat que la substance nucléogène disparaît graduellement après une irradiation suffisamment longue. Par addition de quantités définies de vapeurs d'ammoniac dans le tube d'irradiation, on a pu montrer que l'ammoniac n'est pas la substance nucléogène, comme quelques auteurs le supposaient. L'examen de l'influence de l'anhydride sulfureux et de l'acide sulfhydrique ont montré que la concentration dans l'atmosphère de H2S ne suffit pas à expliquer l'« effet UV »
H2S ne suffit pas à expliquer l'« effet UV » dans l'air atmosphérique tandis que cela est vrai pour SO2. Le résultat selon lequel SO2 prend part à la formation des « noyaux UV » est confirmé par le fait que SO2 et l'« effet UV » montrent une variation diurne similaire. 551.510.42: 551.594.12+537.24 MUHLEISEN R. — Über die elektrische Aufladung von Aerosol-und Dunstteilchen. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 140-147, 5 fig., 4 ref. — P. 572. (Résumé en allemand et en anglais). (Sur la charge électrique des particules d'aérosols et
en anglais). (Sur la charge électrique des particules d'aérosols et des particules de poussière). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Des observations du champ électrique de l'atmosphère et de la densité spatiale de la charge électrique, dans un air humide enrichi de polluants, a prouvé que les particules d'aérosols changent la polarité de leur charge pendant que l'eau se condense sur ces particules ou s'évapore d'elles. Ces observations se sont confirmées par des expériences de laboratoire — une hypothèse, donnée, peut aider à illustrer la structure fine de la surface des particules d'aérosols, si cette surface s'est récemment formée. 551.510.42+551.574.11: 551.594.12+ 551.501.71 FLANAGAN
si cette surface s'est récemment formée. 551.510.42+551.574.11: 551.594.12+ 551.501.71 FLANAGAN V. P. V., O'CONNOR T. C. — Ionization equilibrium in aerosols. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 148-154, 2 fig., 1 tab., 16 réf. — P. 572. (Résumé en anglais et en allemand). (Equilibre d'ionisation dans les aérosols). TRADUCTION DU RÉSUMÉ On a effectué des recherches théoriques et expérimentales sur le temps nécessaire pour que s'établisse l'équilibre de distribution des charges sur les noyaux d'Aitken. La théorie indique que la proportion de noyaux non chargés se rapproche de la valeur d'équilibre suivant
noyaux non chargés se rapproche de la valeur d'équilibre suivant une loi exponentielle, avec, approximativement, une demi-période de 0,693 —, et l'expérience a donné un bon accord avec la théorie. L'efficacité d'une source de rayonnement de polonium 210 sur la production de l'équilibre d'ionisation dans les aérosols a été examinée et confirmée. L'application des méthodes décrites à la détermination de la dimension des noyaux, et à d'autres observations effectuées dans l'atmosphère libre, fait l'objet d'une discussion. 537.21+537.24: 551.574.11+551.594.12 KEEFE D., NOLAN P. J. — Influence of image forces on combination in aerosols. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III),
in aerosols. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 155-160, 1 tabl., 6 réf. — P. 572. (Résumé en anglais et en allemand). (Influence des « forces images » sur la combinaison dans les aérosols). TRADUCTION DU RÉSUMÉ Les auteurs examinent l'effet des « forces images » électrostatiques sur la combinaison de petits ions avec des noyaux d'aérosol non chargés, et sur l'auto-combinaison des noyaux chargés et non chargés. Dans le cas des ions-noyaux, on déduit une formule donnant le coefficient de combinaison pour des noyaux très petits. Cette formule s'applique aussi aux
pour des noyaux très petits. Cette formule s'applique aussi aux noyaux atmosphériques, et elle tend vers la forme connue ad pour les gros noyaux. Pour les cas de l'auto-combinaison de noyaux, on montre que l'effet de la « force image », lorsqu'un des noyaux entrant en combinaison est chargé, est faible dans le domaine des dimensions des noyaux atmosphériques, mais non négligeable si l'on considère des dimensions plus petites; les auteurs incluent une table donnant la grandeur de l'effet étudié en fonction de la dimension. 532.6+532.7 551.510.42+551.574.11: 536.71+536.423 PODZIMEK J. — Über die Bindung der Aerosolteilchen auf der Oberfläche der
— Über die Bindung der Aerosolteilchen auf der Oberfläche der Wolkenelemente. — Geofisica pura e applicata, vol. 50 (1961/III), Milano, Istituto geofisico italiano, 1961, p. 161-168, 3 fig., 4 ref. — P. 572. (Résumé en anglais). (Sur la fixation de particules d'aérosol sur la surface d'éléments nuageux). TRADUCTION DU RÉSUMÉ On a récemment insisté sur l'importance du flux de Stefan lors de la captation, par condensation, des particules insolubles d'un aérosol sur la surface des gouttelettes en voie d'évaporation, surtout en considération du mécanisme possible de lessivage atmosphérique. L'auteur déduit une théorie simple relative à l'efficacité de captation des particules