jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
de temps sidéral en temps moyen. Si nos appareils de réception des signaux se sont considérablement perfectionnés, il en est de même des appareils d'émission. Avant 1939, une horloge de temps moyen était remise à l'heure environ une demi-heure avant l'émission des signaux. Elle synchronisait, une fois par minute, une pendulette dont le contact, porté par le balancier, déclenchait les signaux rythmés au nombre de 61 en 60 secondes. Nous nous sommes rendu compte que la fidélité de la synchronisation était insuffisante ; un nouveau dispositif émetteur a été créé ; il est constitué à la base par une pendule
; il est constitué à la base par une pendule de haute précision à température et pression constantes dont le balancier effectue 61 oscillations en 60 secondes. Un organe électro-magnétique permet d'annuler l'avance ou le retard de la pendule émettrice. Parallèlement à la qualité des documents obtenus au Bureau International de l'Heure, leur masse elle-même s'est accrue sans discontinuité. Ainsi, le nombre total des réceptions de signaux horaires exploitables, qui était de 9 320 en 1938, de 10 221 en 1939, de 11 000 en 1940, est passé à 11 674 en 1941. C'est assez dire que l'activité du Bureau,
674 en 1941. C'est assez dire que l'activité du Bureau, non seulement n'a subi aucun ralentissement, mais n'a cessé de croître, de s'élargir, de s'orienter dans des voies nouvelles et fécondes. L'accumulation des documents qui s'y recueillent est pour un prochain avenir la garantie de découvertes de première importance. Nous avons déjà parlé à ce sujet de la dérive des continents, de la vitesse des ondes de T. S. F. L'augmentation constante de la précision, nous conduit maintenant au seuil d'une étude difficile, mais actuellement abordable. Celle des irrégularités de la rotation de la Terre ; irrégularités extrêmement faibles sans
la rotation de la Terre ; irrégularités extrêmement faibles sans doute, de l'ordre de une demi-seconde par an, mais que la précision horaire obtenue et l'étude comparative et simultanée par des signaux horaires d'un très grand nombre de pendules astronomiques de haute précision existant dans le monde, permettront prochainement de mettre en évidence et d'évaluer avec sécurité. Dans ces études nouvelles, les horloges à quartz, indépendantes des fluctuations possibles de la gravité, cause éventuelle de variations de marche dans les pendules à poids, joueront un rôle de premier plan. Le Bureau de l'Heure enregistre en permanence les battements des pendules
Bureau de l'Heure enregistre en permanence les battements des pendules fondamentales, ce qui en permet un contrôle continu. Ces enregistrements donnent, nous l'avons dit, le moyen d'apprécier, indépendamment de la précision des horloges sur longs intervalles de temps (24 heures par exemple), la régularité des secondes fournies par les contacts électriques montés à cet effet sur les pendules, régularité indispensable pour la mesure des petits intervalles de temps. Il a été ainsi possible de reconnaître une différence considérable de qualité au point de vue précision et régularité, entre les contacts électriques montés sur le mécanisme des horloges et ceux montés
électriques montés sur le mécanisme des horloges et ceux montés directement sur leurs balanciers ; au point que les premiers doivent être désormais condamnés. Les mesures des petits intervalles de temps sont indispensables pour l'étalonnage de divers appareils scientifiques ; notamment en T. S. F., pour les mesures de fréquence. Aussi plusieurs lignes électriques ont-elles été établies récemment entre le Bureau de l'Heure et le Laboratoire central de radio-électricité, dépendant de l'Administration des P. T. T. Ces lignes permettent, à ce Laboratoire, d'enregistrer nos pendules fondamentales et aussi les diapasons mille périodes fonctionnant en permanence au Bureau et entrant dans
mille périodes fonctionnant en permanence au Bureau et entrant dans le conditionnement général de son outillage scientifique. Le Service géographique de l'Armée et le Service hydrographique de la Marine, disposent également de lignes particulières les reliant au Bureau de l'Heure et leur permettant l'enregistrement de nos pendules pour le contrôle de leurs propres horloges. On voit par ce qui précède, le rôle considérable joué par le Bureau de l'Heure, dans les domaines les plus divers : Astronomie, Physique du Globe, Géodésie, Hydrographie, Radio-électricité, Navigation maritime et aérienne, sans compter la diffusion publique de l'Heure par les Horloges parlantes, dont la
diffusion publique de l'Heure par les Horloges parlantes, dont la précision au dixième de seconde est utilisée, en dehors du public, par un nombre considérable d'usagers scientifiques et d'horlogers. Les locaux affectés au Bureau International de l'Heure étant devenus insuffisants en raison de l'augmentation croissante de ses aménagements scientifiques, ont été agrandis par la mise en état de l'ancienne et vaste salle méridienne de l'Observatoire, depuis longtemps désaffectée. De grands travaux y ont été exécutés en 1943 et 1944. Il a fallu d'abord la débarrasser des nombreux piliers et vieux instruments qu'elle contenait, et y apporter de profondes modifications (transformation
instruments qu'elle contenait, et y apporter de profondes modifications (transformation des toitures mobiles et des trappes d'observation, comblement des fosses et rectification des planchers avec aménagement de caniveaux, etc...) ensuite établir en sous-sol un très important réseau de canalisations électriques aboutissant à un tableau général de connexions pour desservir les instruments qui doivent y être transférés et les appareils nouveaux devant y figurer dont la construction est actuellement achevée. Dans quelques mois, ce local pourra recevoir les services pour lesquels il a été prévu. Ces aménagements ainsi que la construction des nombreux appareils dont le Bureau de l'Heure a été
des nombreux appareils dont le Bureau de l'Heure a été doté depuis 1939 ont donné lieu à de grandes difficultés en raison de l'état de guerre, pénurie de matières et pénurie de main-d'œuvre. Tel qu'il est devenu, le Bureau de l'Heure constitue actuellement un organisme des plus modernes, dont la guerre n'a pas arrêté l'exceptionnel développement, organisme riche en potentiel de découvertes. Ce potentiel ne pourra que s'accroître avec le temps par la masse grandissante des documents recueillis et les possibilités de leur mise en œuvre en vue de buts scientifiques les plus variés. L'exemple du Bureau International de l'Heure
scientifiques les plus variés. L'exemple du Bureau International de l'Heure et des services méridiens montre que l'activité des études astronomiques ne s'est ralentie en rien du fait des événements qui ont bouleversé le monde et notre économie nationale. La passion de la recherche est restée entière parmi les astronomes ; seules les difficultés matérielles rencontrées ont pu être la source de quelques retards. Mais l'ardeur dans le travail, la confiance dans les résultats, la foi dans la puissance et l'avenir de la science n'ont subi aucune atteinte. Ces circonstances demeurent le gage d'une fécondité restée intacte, sinon renouvelée, de la
le gage d'une fécondité restée intacte, sinon renouvelée, de la science française, et qui porte en puissance la certitude d'une riche moisson de découvertes. Paris, le 28 janvier 1945. ERNEST ESCANGON, Membre de l'Institut, Directeur du Bureau International de l'Heure. L'OPTIQUE ÉLECTRONIQUE ET LES TÉLESCOPES (suite et fin) DEUXIÈME PARTIE LE TÉLESCOPE PHOTO-ÉLECTRONIQUE 1° Pouvoir séparateur et clarté. Contrairement à ce qui a lieu pour le microscope électronique, il est impossible de servir ici des propriétés ondulatoires des électrons pour augmenter le pouvoir séparateur car nous ne recevons pas directement d'électrons des objets célestes et il faut toujours avoir recours
d'électrons des objets célestes et il faut toujours avoir recours à la photo-optique pour former la première image sur une couche photo-électrique qui nous fournit les électrons nécessaires à l'application du procédé. Mais l'augmentation de l'énergie disponible résultant de la substitution d'électrons accélérés aux photons et surtout l'augmentation de l'action photographique, permet cependant dans la plupart des cas où l'objet est peu lumineux (et ne permet pas dans les conditions habituelles d'utiliser l'objectif avec un foyer plus long que cinq ou six fois le diamètre) une augmentation corrélative du pouvoir de résolution jusqu'à permettre l'utilisation de la totalité du pouvoir
de résolution jusqu'à permettre l'utilisation de la totalité du pouvoir séparateur de l'objectif par la surface sensible (38, 39). Pour les objets du système solaire, l'obtention d'images avec des poses plus courtes permettrait également une augmentation de la finesse des images en raison de la diminution de l'effet de l'agitation atmosphérique. Cependant il faut tenir compte dans tout ceci du fait que le pouvoir résolvant des plaques est un peu plus faible pour les électrons rapides que pour la lumière. 2) Principe et solutions. Comme nous l'avons dit au début, on cherche à transformer le flux lumineux incident en un
on cherche à transformer le flux lumineux incident en un flux d'électrons au moyen d'une couche photoélectrique ou photocathode, puis à accroître l'énergie enregistrable de ces électrons. Pour accroître cette énergie enregistrable plusieurs procédés ont été proposés. 1. Amplification du courant photoélectrique provenant de chaque point de l'image au moyen d'un amplificateur à lampes de T.S.F. — À l'heure actuelle on sait réaliser d'une manière courante des amplifications permettant de déceler des courants de 10-16 A soit environ 600 électrons par seconde. a) Cas des spectres. — Exploration d'un spectre au moyen d'une cellule photo-électrique. S'il s'agit d'un spectre, c'est-à-dire
au moyen d'une cellule photo-électrique. S'il s'agit d'un spectre, c'est-à-dire d'une image à une dimension, on explore ce dernier au moyen d'une cellule photoélectrique située derrière une fente sélectrice que l'on déplace dans le plan du spectre perpendiculairement aux raies. Le courant de la cellule est ensuite amplifié et on enregistre directement le spot du galvanomètre, ce qui donne directement la courbe de lumière (procédé couramment employé en spectroscopie ou bien on cherche à reformer une image du spectre au moyen d'une lampe à néon située devant une seconde fente derrière laquelle se déplace un film. On peut encore utiliser
derrière laquelle se déplace un film. On peut encore utiliser un système de modulation analogue à celui de l'enregistrement à surface constante des bandes de films sonores, au moyen d'un oscillographe à corde. De toute façon, les résultats ainsi obtenus ne sont guère meilleurs que la photographie directe. Solution de Henroteau. — En 1937 Henroteau, partant de cette idée qu'un courant électrique peut être amplifié presque indéfiniment a construit un spectrographe basé (1) Voir L'Astronomie de mai-août 1944, p. 85 ; septembre-décembre 1944, p. 141. sur le principe précédent, mais auquel il a apporté les perfectionnements suivants : Au lieu
auquel il a apporté les perfectionnements suivants : Au lieu d'une cellule photoélectrique, il utilise une sorte d'ionoscope analogue à ceux de la télévision (fig. 8) mais à une seule dimension. Sur un cadre isolant de 4 cm sont tendus des fils de quartz de 0,02 mm de diamètre parallèles entre eux et distants de 0,02 mm ; ils sont argentés, puis recouverts de césium. Parallèlement au cadre et presque au contact avec les fils se trouve une plaque métallique formant condensateur avec celle-ci. Lorsqu'un photo-électron est émis par un de ces fils, le condensateur ainsi formé se charge positivement.
de ces fils, le condensateur ainsi formé se charge positivement. Un faisceau d'électrons balaye successivement tous ces fils déchargeant ainsi les condensateurs élémentaires, ce qui engendre un courant qui est amplifié. En outre le système qui est un peu plus compliqué que je ne l'ai décrit comporte des multiplicateurs d'électrons. L'image est restituée par un oscillographe quelconque. b) Cas d'une image à deux dimensions, Iconoscope Henroteau (48). — S'il s'agit d'une image à deux dimensions on peut utiliser un iconoscope de Zworykin, appareil analogue à celui qui vient d'être décrit, mais dans lequel, au lieu de fil parallèles, il y
mais dans lequel, au lieu de fil parallèles, il y a sur une plaque isolante extrêmement mince, mica par exemple, toute une mosaïque de petits éléments photoélectriques isolés entre eux (fig. 8). Dès 1933 Henroteau utilisa un de ces appareils où il porta à 26 500 le nombre de petits éléments par centimètre carré. Par la suite il réussit à en obtenir 4 millions par centimètre carré. Ainsi, avec une étoile de 13,5 m au foyer d'un télescope de 1 m 50, il obtenait un courant de 10-16 A pour un balayage de 0,1 sec par un faisceau de 0",016.
un balayage de 0,1 sec par un faisceau de 0",016. Inconvénients de ces procédés. — Mais un tel instrument permet déjà de photographier des étoiles de magnitude 19,4 m avec une pose de deux heures, c'est-à-dire des étoiles 230 fois moins brillantes que la 13,5e magnitude, ce qui donnerait un courant bien inférieur à 10-16 A. Cette solution ne permettra donc probablement pas de dépasser beaucoup les résultats de la photographie directe, car l'amplification de ces très faibles courants est très délicate et limitée par les courants parasites dus aux fluctuations d'agitation thermique dans les lampes de T. S. F.
fluctuations d'agitation thermique dans les lampes de T. S. F. par les courants d'obscurité et les émissions froides. L'image obtenue est peu contrastée et si l'on se rend compte qu'une plaque photographique comporte de 5 millions à 1 milliard de grains par centimètre carré on voit qu'il y a encore de grands progrès à réaliser dans cette voie pour atteindre un tel pouvoir de résolution. Récemment on a mis au point en Amérique un procédé de balayage rapide qui conduit cependant à de meilleurs résultats quant à l'intensité et au contraste de l'image reconstituée. Enfin, tous ces procédés comportent un
contraste de l'image reconstituée. Enfin, tous ces procédés comportent un enregistrement quasi instantané et l'on perd ainsi l'avantage du pouvoir d'accumulation que possèdent les plaques photographiques. 2. — Accroissement de l'énergie de chaque électron par accélération et formation d'une image électronique. — a) Convertisseurs d'images (40, 41). — Cette solution fut adoptée à peu près simultanément en 1936 par Schaffernicht (43), Zworykin (46), Von Ardenne (47), Costerier et Tèves (44), Lallemand (49); mais dès 1934 Holst, de Boer, Tèves et Veenemans (42) avaient réalisé un système sans focalisation où l'anode était à une très faible distance de la photo-cathode. Aussi
était à une très faible distance de la photo-cathode. Aussi le diamètre du faisceau d'électrons issus d'un point de celle-ci restait assez faible pour former une image acceptable sur un écran fluorescent. Tous ces auteurs utilisent des surfaces photo-électriques complexes, mais sauf Lallemand leur but est d'obtenir une image visible sur écran fluorescent d'un objet éclairé en infra-rouge. Les tensions utilisées pour l'accélération sont de l'ordre de 5 KV. Tous leurs systèmes ne diffèrent que par le moyen d'obtenir la focalisation. b) Télescope électronique proprement dit (49, 50). — Lallemand, au contraire, est le seul qui ait cherché à appliquer
au contraire, est le seul qui ait cherché à appliquer ce procédé à la photographie astronomique. Son mérite est d'avoir pensé à utiliser directement l'action photographique des électrons, ce qui conduit à un bien meilleur rendement que la photographie de l'écran fluorescent, car dans ce cas on ne recueillerait la lumière émise par fluorescence que dans un très petit angle solide. Il a eu en outre le mérite de montrer que l'on pouvait appliquer des tensions très élevées (40 KV et plus) aux couches complexes où le métal alcalin est absorbé sans risquer de provoquer la décharge. Ceci permet d'utiliser
absorbé sans risquer de provoquer la décharge. Ceci permet d'utiliser des électrons plus rapides dont l'action photographique est plus notable. 3. Accroissement du nombre d'électrons par formation d'images intermédiaires sur des surfaces à grande émission secondaire. — Ce sont Costerier et Tèves (45) qui, les premiers, ont utilisé les multiplicateurs d'électrons dans leur convertisseur d'image. Le faisceau d'électrons issu de la photo-cathode est focalisé sur une surface à émission secondaire au moyen d'un champ magnétique produit par deux bobines dont les axes sont perpendiculaires (fig. 10). Les lignes de champ sont ainsi sensiblement des cercles, ce qui permet de placer
sont ainsi sensiblement des cercles, ce qui permet de placer la première surface à émission secondaire A dans un plan perpendiculaire à celui de la photo-cathode C. Les électrons issus de cette surface sont focalisés à nouveau sur une seconde surface identique P qui se trouve dans le même plan que la couche photoélectrique, et ceux qui sont issus de cette nouvelle surface sont focalisés à leur tour sur un écran fluorescent A' qui retrouve dans le même plan que la première. Toute la difficulté réside dans le fait qu'il faut utiliser des lentilles d'assez grande ouverture de manière à
faut utiliser des lentilles d'assez grande ouverture de manière à recueillir le plus grand nombre possible d'électrons, et que l'aberration chromatique devient notable en raison des grandes différences de vitesses initiales des électrons secondaires. En outre on introduit avec chaque nouvelle surface multiplicatrice d'électrons, de nouvelles causes d'émissions parasites. 3° Réalisation : Le télescope Lallemand (fig. 12). 1. Photo-cathode (1, 2, 3). — a) Préparation d'une photo-cathode complexe au Césium. — Ces cathodes se préparent de la façon suivante : Sur une couche d'argent obtenue sur un disque de 8 cm de diamètre par les procédés d'argenture habituels, on provoque
cm de diamètre par les procédés d'argenture habituels, on provoque la formation d'une couche extrêmement mince d'oxyde Ag2O au moyen de l'effluve et dont on contrôle l'épaisseur par un procédé interférométrique. On distille ensuite sous vide un peu de césium très pur qui vient former de l'oxyde Cs2O à partir de Ag2O, libérant ainsi de très fines particules d'argent métallique qui se mêlent intimement à l'oxyde de césium. Il ne reste plus qu'à provoquer l'adsorption du césium à cette surface par un procédé spécial. Il doit être en quantité juste suffisante pour être adsorbé en totalité. L'oxyde de césium étant
suffisante pour être adsorbé en totalité. L'oxyde de césium étant isolant, le rôle des particules d'argent est de permettre aux atomes superficiels de césium de se décharger. En effet, sans elles, ils resteraient ionisés, en raison de la perte de leur électron externe par effet photoélectrique. Le seuil d'une telle couche est situé vers 12 000 A (fig. 11). b) Photo-cathodes diverses. — Lallemand essaya d'utiliser les électrons émis du côté opposé à celui qui est frappé par la lumière, ce qui simplifierait considérablement l'optique. Mais le rendement est considérablement diminué, car la couche doit être si mince qu'elle est
diminué, car la couche doit être si mince qu'elle est traversée par une importante partie du flux lumineux. En utilisant les électrons émis vers l'avant, le rendement, quoique bien meilleur, ne dépasse guère 1 %. Cependant il n'est pas impossible qu'en utilisant d'autres couches complexes, un meilleur rendement puisse être obtenu. Ainsi A. Sommer a obtenu de très bons résultats avec une couche constituée par un alliage de césium et d'antimoine répondant à la formule SbCs3. De même, Fleischer avait obtenu des rendements élevés avec une couche à l'or et potassium. Mais leurs mesures n'ont pas été faites dans les
potassium. Mais leurs mesures n'ont pas été faites dans les conditions d'emploi du télescope électronique et il reste à voir ce qu'elles donneraient dans ce cas. Si le métal alcalin est distillé en trop grande quantité, il risque de ne pas s'adsorber en totalité ou de s'adsorber directement sur les autres argentures de l'instrument, ce qui diminue suffisamment le travail d'extraction pour provoquer une émission de champ sensible dès 50 KV et donnerait lieu à des effets parasites très gênants. Pour accélérer les électrons et afin de les recueillir dans le plus grand angle possible, Lallemand applique les tensions entre
le plus grand angle possible, Lallemand applique les tensions entre deux argentures A et A'. L'image est obtenue au moyen d'une lentille magnétique M, bobine plate, sans blindage, ceci dans le cas où les photo-électrons forment en quelque sorte lentille à immersion. Cette lentille ne suffit pas pour l'obtention d'image, aussi est-il nécessaire d'avoir recours à une lentille magnétique M auxiliaire pour achever la mise au point. Ceci dans le cas où ce sont les photo-électrons arrières qui sont utilisés, ou encore dans le cas où l'on utilise les photo-électrons émis à l'avant de la cathode, l'image lumineuse étant formée
émis à l'avant de la cathode, l'image lumineuse étant formée au moyen de faisceaux très inclinés sur l'axe ; mais alors cette image lumineuse est très mauvaise. C'est cependant cette deuxième solution qu'il a adoptée, car il ne recherchait pas la qualité des images (que l'on sait pouvoir être rendue aussi parfaite en optique électronique qu'en photo-optique), mais seulement la comparaison des effets photographiques. Dans son télescope, lors de ses premières expériences, la plaque P était située à 35 mm de la photocathode et la lentille magnétique parcourait un courant de 0,5 ampère avait 10 cm de diamètre pour une
de 0,5 ampère avait 10 cm de diamètre pour une tension de 6.000 V appliquée à la lentille électrostatique, lors des premières expériences. Plus tard il porta cette tension jusqu'à 45.000 V ce qui nécessitait un courant de plusieurs ampères dans la lentille magnétique. Si l'on utilise les électrons émis vers l'avant de la photocathode, il est nécessaire d'utiliser une seconde lentille magnétique placée derrière celle-ci afin d'obtenir un champ courbe permettant de focaliser les électrons dans un plan dont la normale soit inclinée par rapport au faisceau lumineux. Au lieu de plaques, Lallemand utilise plutôt de petits disques de
lieu de plaques, Lallemand utilise plutôt de petits disques de film de 25 mm de diamètre, découpés à l'emporte-pièce, que l'on dispose sur une sorte de petit plateau qui peut en recevoir plusieurs. La substitution de ces disques les uns aux autres est obtenue sous vide au moyen d'un ressort à échappement commandé de l'extérieur par un électro-aimant E. La face extérieure de ce volet est recouverte d'un écran fluorescent F qui permet l'examen de l'image et la mise au point avant la prise de vue. Malheureusement cet écran ne peut être ainsi dans le plan même de la surface
peut être ainsi dans le plan même de la surface sensible et il en résulte une erreur de mise au point. Pour la photographie électronique sous vide, il existe d'ailleurs des types de chambres plus perfectionnés. Les plaques sont portées par un grand disque qui comporte en outre une fenêtre avec écran fluorescent situé cette fois-ci rigoureusement dans le même plan que les plaques. Ce disque est manœuvré de l'extérieur par un rodage conique qui permet ainsi la substitution des plaques et l'examen sur écran fluorescent au travers d'une fenêtre pratiquée dans la partie arrière de la chambre. La chambre
pratiquée dans la partie arrière de la chambre. La chambre est entièrement métallique et se raccorde au corps de l'appareil par un joint en caoutchouc. La fenêtre elle-même est fermée par une glace épaisse également au moyen d'un joint. Dans les microscopes électroniques il existe aussi des magasins de 24 plaques analogues aux magasins ordinaires, mais parfaitement hermétiques et commandés par rodages coniques, ou encore des écluses permettant l'introduction et la sortie des plaques sans introduire d'air dans l'appareil. Les surfaces sensibles émettent sous vide beaucoup de vapeur d'eau et autres gaz, ce qui nécessite un pompage continuel, d'ailleurs nécessaire