jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
absorption d'un photon. C'est ce que dans la littérature de langue anglaise on appelle « free-free transitions ». On sait que ces éruptions s'accompagnent de perturbations ionosphériques et peuvent causer des interruptions des transmissions sur ondes courtes dans l'hémisphère éclairé. Disques bruts. — On peut toujours se procurer des disques découpés dans de la glace de Saint-Gobain par exemple. À défaut, les disques rugueux fabriqués pour les dallages translucides, peuvent convenir. Ces dalles présentent, il est vrai, des défauts de recuit importants, observables en lumière polarisée, comme des noyaux irrégulièrement distribués dans la matière. L'expérience montre qu'étant donné les faibles
distribués dans la matière. L'expérience montre qu'étant donné les faibles épaisseurs qui nous suffisent (2 centimètres environ) cette trempe ne se traduit pas par la création de défauts optiques notables au cours du polissage. Remarquons que la glace de 1 centimètre d'épaisseur seulement, peut suffire pour un diamètre ne dépassant pas 11 centimètres. Si l'on possède du verre de cette épaisseur, il sera aisé d'y découper nos plateaux. Abrasifs et rouge à polir. — Quelques maisons parisiennes sont encore en mesure de livrer les différents grains de carbone jusqu'au grain FFF ou 220, et même les émeris les plus fins
FFF ou 220, et même les émeris les plus fins dont nous ayons besoin, c'est-à-dire jusqu'au 60 minutes inclus. C'est une bonne précaution que de faire déposer par décantation les grains plus lourds qu'ils peuvent contenir et de rejeter le fond du récipient. Cette décantation est indispensable pour le rouge à polir, qui renferme presque toujours des grains durs et que la poussière peut contaminer. Le récipient à rouge doit être assez haut et muni d'un couvercle rodé. Poix pour polissoirs. — La poix de qualité convenable est un peu plus difficile à trouver. La poix dite « de Suède
plus difficile à trouver. La poix dite « de Suède » vendue en tonneaux, nous semble la meilleure, certains fournisseurs ont encore quelques pains de 1 kilogramme en vente. La colophane et la résine sont parfois également utilisées, quelques amateurs ont, paraît-il, obtenu des résultats intéressants avec du brai de goudron. Nous ne saurions trop recommander la prudence au débutant qui voudrait expérimenter ces substances. De la perfection du polissoir dépend, dans une large mesure, la réussite. Les plus beaux polissoirs sont en poix pure, se garnissant de rouge de façon régulière et prenant une teinte mate. Poignée au dos
façon régulière et prenant une teinte mate. Poignée au dos du miroir. — Le miroir étant petit et peu épais, il est commode pour faciliter les manipulations de coller au dos une poignée en bois avec un peu de poix très dure. Le verre se déforme facilement, aussi le glantage d'une poignée de diamètre supérieur au tiers de celui du verre est à déconseiller. Choix de l'ouverture relative. Il y a tout avantage, pour des diamètres si petits, à choisir une ouverture relative assez petite ou par exemple, permettant d'utiliser un miroir sphérique. Outre la facilité d'exécution, nous avons l'avantage
un miroir sphérique. Outre la facilité d'exécution, nous avons l'avantage de la faible obstruction par le miroir secondaire ou le petit prisme, qui rendra l'instrument pratiquement équivalent à un réfracteur au point de vue de l'aspect de la tache de diffraction; de plus les images extra-axiales seront supérieures et nous pourrons utiliser les oculaires d'Huygens ordinaires. Par exemple pour un miroir de 10 centimètres nous adopterons une distance focale de 80 à 100 centimètres et pour un 15 centimètres nous ne descendrons pas au-dessous de 125 centimètres, ce qui nous fait un instrument encore 1 mètre plus court qu'un réfracteur
fait un instrument encore 1 mètre plus court qu'un réfracteur équivalent. Ebauchage et doucissage. — Nous ne revenons pas sur les procédés employés. L'ébauchage ne demandera guère plus de deux heures et de 500 grammes de carbone 80. Le doucissage devra être soigneusement conduit si l'on veut un poli parfait et rapide. Il ne faut pas espérer éliminer avec les abrasifs plus fins des piqûres négligées au début du doucissage. Pour déceler les rayures et les piqûres, le mieux semble l'examen par transparence avec une forte loupe. Outils à polir. — Un polissoir parfait est le meilleur gage de réussite.
— Un polissoir parfait est le meilleur gage de réussite. La dureté de la poix a une grande importance. On estime en général qu'une forte pression, appliquée pendant quelques secondes avec l'ongle du pouce, doit laisser une légère marque. Pour éliminer l'empirisme de cette détermination, nous proposons l'essai suivant, inspiré de l'essai de Brinnel sur les métaux. La poix ou l'outil à essayer étant à la température d'utilisation on applique dessus, une pression statique de 200 grammes pendant trente secondes par l'intermédiaire d'une balle d'acier de 6 millimètres de diamètre. Il suffit de mesurer le diamètre de l'empreinte laissée sur
Il suffit de mesurer le diamètre de l'empreinte laissée sur la poix en millimètres et dixièmes au moyen d'un réglet finement divisé pour se rendre compte de la dureté. Nous pouvons caractériser cette dernière par exemple par l'inverse du diamètre mesuré exprimé en centimètres. Ainsi, si l'empreinte mesure 1 millimètre la dureté sera = 10. Avec des polissoirs pure poix et les données précédentes nous préconisons des duretés comprises entre 8 et 14 pour le polissage de la glace. La poix de dureté inférieure à 5 polira trop lentement et tend à causer du rabat; celle de dureté supérieure à
tend à causer du rabat; celle de dureté supérieure à 16 risque de causer des pertes d'adhérence et des rayures par conséquent. Pour durcir la poix trop molle il suffit de la faire cuire à feu doux pendant un temps suffisant. S'il s'agit de l'amollir l'addition de quelques centimètres cubes d'essence de térébenthine par kilogramme de poix en fusion suffira en général. Il est difficile d'obtenir des polissoirs exempts de petits défauts (écailles, fissures, éclats) par la méthode classique chez les amateurs, que nous avions décrite dans notre premier article. Sur les conseils de M. A. Couder, nous sommes revenus
Sur les conseils de M. A. Couder, nous sommes revenus aux procédés mis en pratique par Al van Clark, Common et Ritchey qui consistent à rapporter voici, (6) G.-W. RITCHEY, Sur le télescope moderne à réflexion, p. 70. individuellement les carrés de poix préparés à l'avance. La poix étant reconnue de dureté convenable, on la fond à feu doux dans une casserole et l'on verse sur une planche bien de niveau (fig. 66) de surface largement supérieure à celle de l'outil et garnie de papier d'emballage brun légèrement brillant sur lequel la poix n'adhère presque pas. Pour obtenir une épaisseur
lequel la poix n'adhère presque pas. Pour obtenir une épaisseur constante on clouera des baguettes de 4 millimètres d'épaisseur, et l'on versera une quantité de poix suffisante pour avoir l'effleurement partout. On peut couler directement des baguettes ayant la largeur des carrés, pour la facilité du démoulage nous préférons des bandes d'une dizaine de centimètres de large. Après refroidissement il est aisé de déclouer les baguettes, séparer la poix du papier et de découper avec un couteau chauffé modérément des bandes de poix de 100 x 20 millimètres, puis des carrés, bien réguliers de 20 x 20 millimètres. D'autre part,
carrés, bien réguliers de 20 x 20 millimètres. D'autre part, nous avons tracé au crayon sur l'outil convexe ayant servi à doucir, l'emplacement des facettes en prenant garde de ne pas placer le carré central juste au centre et en ménageant des intervalles de 4 à 5 millimètres entre chaque rangée. Fig. 66. — Coulée de la poix, en bandes de 100mm de largeur sur 4mm d'épaisseur. Fig. 67. — Mise en place des carrés de poix sur l'outil. Il n'y a plus qu'à coller les carrés sur l'outil bien sec ou légèrement tiédi, ce qu'il est facile de faire,
sec ou légèrement tiédi, ce qu'il est facile de faire, en promenant chaque facette pendant quelques secondes, devant la veilleuse d'un petit bec bunsen (fig. 67) et en l'appliquant aussitôt à sa place sur l'outil. Une fois le dernier placé, on réchauffera tout l'outil soit en le trempant pendant une minute dans de l'eau à 450°C (la main peut juste l'endurer), soit en promenant le bunsen à 30 ou 40 centimètres de la poix jusqu'à ramollissement des facettes. Le miroir mouillé par sa bouillie de rouge est alors appliqué avec une charge de 1 ou 2 kilogrammes sur l'outil. Au
une charge de 1 ou 2 kilogrammes sur l'outil. Au bout de une heure ou deux on procédera à un nouveau réchauffage, si le contact n'est pas parfait partout, résultat est absolument indispensable à obtenir. Seuls, les carrés marginaux présenteront des « manques » à l'intersection des canaux. On termine par un pressage à froid et sans charge, de plusieurs heures en mouillant suffisamment pour éviter l'adhérence des surfaces. Les opérations de pressage ont légèrement déformé les carrés dont les côtés sont devenus convexes, il faut les rogner, ce qu'il est aisé de faire avec un outil à bois bien
est aisé de faire avec un outil à bois bien affûté présenté verticalement, en tapotant le bord de l'arête. Polissage. Il durera normalement huit ou dix heures si le doucier est bon. Comme on ne peut travailler que par séances de trente à quarante-cinq minutes, maximum, suivant la dureté de la poix, en comptant le temps perdu en « cold pressing » intermédiaires, ce travail ne demandera pas moins de deux jours. Étant donné le faible diamètre du verre et la nature sphérique de la surface il est possible à la rigueur de se passer de contrôles et de retouches
la rigueur de se passer de contrôles et de retouches locales. On sait en effet que les petites surfaces sphériques s'obtiennent automatiquement si l'on prend certaines précautions. Outre le polissoir parfait dont la poix uniformément mate et sans dégarni notable doit coïncider exactement avec la courbure du verre (on reconnaît un bon travail aux déplacements « gras » mais faciles et sans à-coups qu'il est possible d'imprimer au miroir). Les coins des facettes périphériques seront arrondis légèrement pour éviter le bord, rabattu pour la troisième raison, la poix n'aura pas une dureté inférieure à 10. Enfin les courses rectilignes auront
une dureté inférieure à 10. Enfin les courses rectilignes auront une amplitude de à du diamètre du verre et toute variation brusque de température au cours du travail, addition d'eau abondante, etc., sera évitée. Cependant la construction d'un appareil de contrôle par la méthode des ombres de Foucault, et son emploi, sont si faciles, pour l'application à une surface sphérique concave au centre de courbure, que nous n'hésitons pas à recommander le contrôle à l'atelier. Il ne faut pas chercher à corriger les défauts constatés (tout au moins au début du polissage), mais chercher la cause perturbatrice, si l'on constate
du polissage), mais chercher la cause perturbatrice, si l'on constate l'aggravation d'un défaut zonal, on la trouvera généralement sur l'outil. Le rouge et l'eau ne doivent pas être trop abondants, pour éviter l'encrassage prématuré du polissoir et la perte d'adhérence, cependant il faut laisser une humidité suffisante pour éviter le grippage et les cris qui rendent si facile le polissage parfait de l'optique ordinaire pour la photo ou les jumelles. Mais en optique tout ce qui brille n'est pas bon ; les verres pour l'Astronomie exigent plus de ménagements, il est encore préférable délaisser un peu de gris (2) que
est encore préférable délaisser un peu de gris (2) que de brutaliser le miroir sous prétexte de le polir en créant ainsi un fort mamelonnage de la surface, ce que les Américains appellent l'aspect en « dog biscuit », c'est-à-dire de nombreux petits défauts peu élevés, mais dont les versants sont relativement abrupts. Si ce défaut est prononcé, il a définition des objets planétaires pourra s'en ressentir, une fraction appréciable de la lumière d'un point lumineux se trouvant dispersée à une assez grande distance de la tache de diffraction. La photographie (fig. 68) des ombres de Foucault d'un miroir de
photographie (fig. 68) des ombres de Foucault d'un miroir de 157 millimètres de diamètre, la lame de couteau étant au centre de courbure (défini ici à deux ou trois centièmes de millimètre près), donne un exemple de surface polie et figurée sans retouche locale grâce aux précautions précédemment indiquées. On aperçoit un faible piton central et un léger mamelonnage (exagéré sur la photographie) qui introduisent des écarts de l'ordre de 30. La structure des défauts semble rappeler celle de l'outil. Nous pensons que cet effet est dû à l'habitude que nous avions de laisser presser à froid le miroir sur
nous avions de laisser presser à froid le miroir sur l'outil aussitôt après le travail, l'évaporation aux endroits où le miroir porte sur la poix ne s'est évidemment pas produite dans les mêmes conditions qu'entre les carrés, d'où déformations rendues permanentes par le travail ultérieur. Il est possible de réduire considérablement le mamelonnage par un polissage extrêmement lent du verre de l'ordre de cinquante heures. Métallisation des surfaces. — La pénurie de produits chimiques rend difficile, sinon impossible, l'argenture des miroirs ; mais actuellement, plusieurs maisons sont à même de faire des aluminures parfaites, pratiquement inaltérables aux agents atmosphériques ordinaires.
faire des aluminures parfaites, pratiquement inaltérables aux agents atmosphériques ordinaires. Nous voyons ainsi un des derniers inconvénients du télescope disparaître. Petit miroir Plan. — Le travail du miroir plan ou du prisme sort du cadre des possibilités du débutant. En raison de ses petites dimensions, cette pièce est peu coûteuse, comme elle coupe le faisceau près de l'oculaire, on pourra se contenter d'un prisme contrôlé « aux couleurs » et destiné aux jumelles. Tube du télescope. — Les tubes pleins, en bois, avec une large porte de visite à la partie inférieure ; ou métalliques, en charpente soudée par exemple,
partie inférieure ; ou métalliques, en charpente soudée par exemple, semblent devoir donner les meilleurs résultats. La figure 69 est un exemple de montage avec tube en bois de construction facile. Le choix de la solution à adopter dépendra des conditions d'observation. En plein air, les tubes ajourés, en charpente, donnent de bons résultats. On préférera le tube plein si l'instrument vise le ciel à travers une ouverture ou si l'on craint le dépôt de rosée. Monture. — La monture azimutale décrite par A. Danjon et A. Couder, semble l'une des plus faciles à réaliser et des meilleures. Il peut
des plus faciles à réaliser et des meilleures. Il peut être désirable d'y adjoindre le mouvement lent en azimut. Une monture équatoriale, demande beaucoup plus de travail, il vaut mieux attendre d'avoir fait un miroir plus intéressant, de 25 centimètres au moins, pour en entreprendre la réalisation, en des temps moins difficiles. Conclusion. — Un petit télescope de 10 à 15 centimètres d'ouverture à 1/10 est pratiquement équivalent à un réfracteur de même diamètre. La présence du miroir secondaire n'introduisant qu'une obstruction guère supérieure au septième du diamètre du grand miroir, la tache de diffraction n'est presque pas modifiée. L'aluminure
miroir, la tache de diffraction n'est presque pas modifiée. L'aluminure lève le petit inconvénient de l'argenture. Restent les remous de convection dans le tube, ils se réduisent à rien dans un aussi petit instrument, si l'on observe en plein air ou dans un abri bien équilibré thermiquement par rapport à l'extérieur. Pour finir, nous engageons vivement nos collègues, que les questions d'optique instrumentale intéressent, à grossir les rangs de la nouvelle Commission des instruments à la Société. JEAN TEXEREAU. EDMOND THIBAULT Notre cher grand ami, Edmond THIBAULT, nous a quittés en septembre 1944 au moment où furent chassés de notre
en septembre 1944 au moment où furent chassés de notre capitale ceux à qui sa santé précaire lui avait permis plusieurs fois d'échapper, ceux pour qui il eut été une proie facile. Chacun de nous connaissait sa douceur, sa patience, son désir d'être toujours agréable, son grand cœur, sa candeur, même ! Chacun se rappelle son esprit de dévouement, son abnégation, lorsqu'il lui fallait l'hiver, pour des démonstrations pratiques à l'Observatoire, exposer sa santé chancelante aux frimas et aux courants d'air des coupoles. Mais, ce que chacun ne sait pas, c'est qu'il s'était sacrifié, renonçant aux joies de la famille
c'est qu'il s'était sacrifié, renonçant aux joies de la famille et du foyer pour permettre à sa vieille mère de passer des jours heureux auprès de lui et de vivre dans la quiétude la plus absolue. Cet ami, à la bonté quasi divine, était un chaleureux amant d'Uranie ; mais il était aussi doublé d'un artiste. Il appartenait à l'Association «L'Art et la Vie» et s'y occupait des visites conférences dans les Musées nationaux et les monuments d'art civils et religieux. Il maniait élégamment le pinceau certaines de ses aquarelles sont fort coquettes et je connais telles de ses dessins
sont fort coquettes et je connais telles de ses dessins à la plume propres à faire rêver des dilettantes et des connaisseurs. Je suis sûr d'être l'interprète de tous en lui rendant cet hommage et en lui adressant ici un suprême adieu. E. S. E. THIBAULT est mort le 12 septembre 1944, et ses amis lui dirent le suprême adieu le 15 septembre. Un certain nombre d'entre eux s'associèrent à la Société Astronomique de France pour lui offrir une splendide étoile en fleurs naturelles. C'était encore du Soleil, de ce Soleil qu'il aimait tant que ces roses et ces œillets
Soleil qu'il aimait tant que ces roses et ces œillets éclos dans ses rayons, pour l'accompagner au tombeau... Dans l'assistance émue et recueillie, on remarquait Mme G. Camille Flammarion, MM. F. Quénisset, G. Fournier; Lallier; M. et Mme E. Soufflet; M. et Mme Charron; M. et Mme Meslé ; Mlle M. Chabert ; MM. Lobelly, Dizier, Ben Ichetti, etc... Edmond THIBAULT était un fervent observateur du Soleil. Chaque fois que la transparence de l'atmosphère le lui permettait, il l'observait de sa fenêtre de la rue Saint-Denis, à Paris. Nous croyons ne pouvoir rendre à sa mémoire un hommage qui lui
ne pouvoir rendre à sa mémoire un hommage qui lui eût été plus agréable qu'en publiant ses dernières observations. La figure 71 montre les variations de l'activité solaire au cours du cycle qui vient de s'achever, d'après les observations effectuées à l'aide d'une lunette de 75 mm (disque projeté de 10 centimètres). Ces observations font directement suite à celles publiées en 1937 relatives à la période 1918-1936. INSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR L'OBSERVATION DE LA PLANÈTE MARS L'expérience des six premières années de fonctionnement de la Commission de la planète Mars de la Société nous engage à compléter et à préciser les
la Société nous engage à compléter et à préciser les premières instructions publiées dans l' Astronomie 53, 1939, p. 170. Les Observateurs sont une fois de plus vivement priés de se conformer à ces instructions, car il est certain que ce minimum de discipline augmentera la cohésion du groupement et en donnant de plus grandes facilités pour le dépouillement des observations, accroîtra l'efficacité de celles-ci. Qualité de l'image (2a) (2). — Les estimations de l'état de l'image dans l'échelle de 1 à 5 sont sujettes à de fortes erreurs personnelles ; il serait donc très désirable que chaque observateur puisse
; il serait donc très désirable que chaque observateur puisse étalonner ses estimations au moyen d'un paramètre susceptible de représenter objectivement l'état d'agitation de l'atmosphère. Pour cela on pourra utiliser l'échelle pratique de détermination de la turbulence donnée par M. Danjon (voir Danjon et Couder : Lunettes et télescopes, Paris, 1935 ; et Danjon : L'Astronomie, 41, 1927, 428). Il suffirait d'évaluer au cours d'un certain nombre de nuits, l'état de l'image sur Mars et la turbulence sur quelques étoiles brillantes dans l'azimut de la planète. Prise des croquis (3). — Veiller à ce que le diamètre des disques corresponde
— Veiller à ce que le diamètre des disques corresponde bien au diamètre des calibres recommandés (55, 62, 69,5 et 72 millimètres) (3). Il est préférable de tracer les disques au compas afin que le centre soit marqué, et de tracer le terminateur d'après l'observation elle-même et non d'après la valeur calculée. Il est rappelé que les croquis visent non pas à fournir une représentation artistique de Mars, mais à supporter le texte et les cotations numériques, et à permettre la détermination de coordonnées. Indiquer explicitement l'heure exacte de la mise en place du dessin et les heures extrêmes d'observation
mise en place du dessin et les heures extrêmes d'observation ; par exemple écrire « 4 h. 23-29 à 5 h. 02 » pour indiquer que la mise en place des détails repères a été faite de 4 h. 23 à 4 h. 29 et que l'insertion des détails secondaires a duré jusqu'à 5 h. 02. Cette façon de faire est nécessaire à une bonne interprétation des mesures de longitudes sur les dessins. L'interprétation des dessins est grandement facilitée lorsqu'on dispose d'une série de dessins de la Lune effectués à l'œil nu dans les mêmes conditions que si l'on s'agissait
l'œil nu dans les mêmes conditions que si l'on s'agissait de la planète. On s'efforcera donc d'obtenir quelques dessins de la Lune, à l'œil nu, au crépuscule ou à l'aube pour éviter l'éblouissement, et exécutés sur le calibre de 55 millimètres utilisé pour Mars. Ces dessins et si possible les cotations obtenues en même temps seraient joints aux envois des observations de Mars. Il faut encore insister sur la nécessité de soigner la mise en place ; la recherche des fins détails est d'un intérêt secondaire, sauf dans les cas exceptionnels où l'on bénéficie à la fois d'une grande ouverture
exceptionnels où l'on bénéficie à la fois d'une grande ouverture et d'images parfaites. Vérifier plusieurs fois chaque détail ; indiquer par « ? » ceux dont on n'est pas absolument sûr. L'accumulation de détails incertains sur des croquis de mise en place médiocre est tout à fait contraire à l'esprit des recherches entreprises par la Commission. Présentation des résultats (4). — Les observateurs sont invités à utiliser le plus possible le dispositif de présentation des résultats qui avait été préconisé au programme de 1939 (p. 173) ; il facilite beaucoup le travail de dépouillement et est commode pour la prise
le travail de dépouillement et est commode pour la prise des notes à l'oculaire. Les dates d'emploi des calibres pour l'opposition de 1945-1946 ont été indiquées par M. G. FOURNIER dans l'A., 59, 1945, p. 87. Dessins sur gabarits (5). — L'utilisation de gabarits n'ayant pas conduit aux résultats escomptés est supprimée ; les dessins de la Lune à l'œil nu les remplacent avantageusement. Filtres colorés (6). — Il est recommandé d'effectuer les observations à l'aide d'un filtre coloré jaune ou même orangé supprimant complètement le bleu et le violet (élimination du spectre secondaire) et de compléter l'observation en notant
(élimination du spectre secondaire) et de compléter l'observation en notant les particularités que peut révéler l'examen à travers un filtre vert bien sélectif. Ne pas manquer d'indiquer les caractéristiques spectrales des filtres et tout au moins leurs limites de transparence. À titre d'indication les filtres de Wratten no 21 (orange), 25A (rouge), 61N (vert) 47 C5 (bleu) conviennent très bien. Calotte polaire (8). — L'attention est de nouveau attirée sur l'importance d'une mise en place correcte de la calotte polaire dont les dimensions ont été encore trop souvent mal respectées en 1939 et aux oppositions suivantes. En vue de réunir