Gw mau tau Cara Kalibrasi dari Sfigmomanométer. Jelasin dalam bahasa sunda

Sangkan ténsimeter bisa digunakeun keur ngukur tekenan getih kalawan hadé, kudu dikalibrasi heula. Carana nyaéta:

Buka tutup tabung cai raksa, kaluarkeun cai raksa kana wadah nu aman.

Leupaskeun U-tube, tabung cai raksa, selang, bulb jeung manset tina casing ténsimeter.

Beresihan bagéan jero U-tube jeung tabung cai raksa tina kokotor.

Pasang deui U-tube, tabung raksa, selang, manset jeung bulb kana ténsiméter.

Eusi tabung raksa ku cai raksa nepi ka aya dina angka 0.

Pasang Phantom dina sambungan selang ténsiméter.

Hurungkeun Phantom, pencét tombol zero keur ngalakukeun zeroing.

Pasang mansét dina objék naon waé minangka gaganti leungeun pasien.

Angka dina display kudu nunjukkeun angka 0 nalika zeroing, mun henteu 0, tambah atawa kurangan cai rangksa nepi ka ningalikeun angka 0.

Pompa ténsiméter, tingali posisi cai raksa dina ténsiméter jeung saruakeun jeung angka anu dituduhkeun dina phantom.

Cai raksa jeung phantom kudu ningalikeun angka anu sarua (toléransi=1).

Lamun béda, tambahan atawa kurangan cai raksana.

Sanggeus éta, tutup deui tabung cai raksana.