Coba jelasin Litar jambatan dari Meter LCR dalam bahasa melayu dong

Kearuhan, kekemuatan, rintangan, dan faktor pelesapan (DF) juga boleh diukur dengan pelbagai litar jambatan . Ia melibatkan melaraskan elemen yang ditentukur boleh ubah sehingga isyarat pada pengesan menjadi batal, dan bukannya mengukur galangan dan sudut fasa.

Jambatan LCR komersial awal menggunakan pelbagai kaedah yang melibatkan pemadanan atau "pembatalan" dua isyarat yang diperoleh daripada satu sumber. Isyarat pertama dijana dengan menggunakan isyarat ujian kepada yang tidak diketahui dan isyarat kedua dijana dengan menggunakan gabungan piawaian nilai R dan C yang diketahui. Isyarat telah dijumlahkan melalui pengesan (biasanya meter panel dengan atau tanpa beberapa tahap penguatan). Apabila arus sifar dicatat dengan menukar nilai piawai dan mencari "null" dalam meter panel, boleh diandaikan bahawa magnitud semasa melalui yang tidak diketahui adalah sama dengan piawai, dan fasa itu betul-betul terbalik (180 perbezaan darjah). Gabungan piawaian yang dipilih boleh disusun untuk membaca C dan DF secara langsung yang merupakan nilai tepat yang tidak diketahui.

Contoh alat pengukur jenis ini ialah GenRad /IET Labs Model 1620 dan 1621 Jambatan Kekemuatan.