Jelaskan Gerakan dari Meter LCR dalam bahasa melayu

Biasanya peranti dalam ujian (DUT) tertakluk kepada sumber voltan AC . Meter mengukur voltan merentasi dan arus melalui DUT. Daripada nisbah ini meter boleh menentukan magnitud galangan. Sudut fasa antara voltan dan arus juga diukur dalam instrumen yang lebih maju; dalam gabungan dengan galangan, kemuatan setara atau kearuhan, dan rintangan, DUT boleh dikira dan dipaparkan. Meter mesti menganggap sama ada model selari atau siri untuk kedua-dua unsur ini. Pemuat yang sesuai tidak mempunyai ciri selain kekemuatan, tetapi tidak ada pemuat fizikal yang sesuai . Semua kapasitor sebenar mempunyai sedikit kearuhan, sedikit rintangan, dan beberapa kecacatan yang menyebabkan ketidakcekapan. Ini boleh dilihat sebagai kearuhan atau rintangan secara bersiri dengan pemuat ideal atau selari dengannya. Dan begitu juga dengan peraruh. Malah perintang boleh mempunyai kearuhan (terutamanya jika ia adalah jenis luka dawai) dan kekemuatan sebagai akibat daripada cara ia dibina. Andaian yang paling berguna, dan yang biasanya diterima pakai, ialah pengukuran LR mempunyai unsur-unsur dalam siri (seperti yang semestinya berlaku dalam gegelung peraruh) dan pengukuran CR mempunyai unsur-unsur selari (seperti yang semestinya berlaku di antara peraruh ' pinggan'). Kebocoran adalah kes khas dalam pemuat, kerana kebocoran semestinya merentasi pinggan kapasitor, iaitu secara bersiri.

Meter LCR juga boleh digunakan untuk mengukur variasi kearuhan berkenaan dengan kedudukan rotor dalam mesin magnet kekal. (Walau bagaimanapun, berhati-hati mesti diambil, kerana beberapa meter LCR akan rosak oleh EMF yang dijana yang dihasilkan dengan memutarkan pemutar motor magnet kekal; khususnya yang bertujuan untuk pengukuran komponen elektronik. )

Meter LCR pegang tangan biasanya mempunyai frekuensi ujian yang boleh dipilih sebanyak 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz, 10 kHz, dan 100 kHz untuk meter hujung atas. Resolusi paparan dan keupayaan julat ukuran biasanya akan berubah dengan kekerapan ujian yang digunakan kerana litar lebih sensitif atau kurang untuk komponen tertentu (iaitu, induktor atau kapasitor) apabila kekerapan ujian berubah.

Meter LCR atas bangku kadangkala mempunyai frekuensi ujian yang boleh dipilih melebihi 100 kHz, dengan Keysight E4982A canggih yang bergerak sehingga 3 GHz. Mereka selalunya termasuk pilihan untuk menindih voltan atau arus DC pada isyarat pengukur AC. Meter hujung bawah mungkin menawarkan kemungkinan untuk membekalkan voltan atau arus DC ini secara luaran manakala peranti hujung lebih tinggi boleh membekalkannya secara dalaman. Selain itu, meter atas bangku biasanya membenarkan penggunaan lekapan khas (iaitu, pendawaian Kelvin, iaitu, sambungan 4 dawai ) untuk mengukur komponen SMD, gegelung teras udara atau transformer.