Coba jelasin Fungsinya dalam aplikasi bioperubatan dari Alat bantuan pernafasan dalam bahasa melayu dong

Model yang ringkas untuk ventilator positif mengandungi udara yang boleh dimampatkan, turbin, udara dan gas oksigen, set tiub dan injap dan pakai buang atau guna balik “litar pesakit”. Udara di pneumatikkan beberapa kali seminit dan disalurkan ke ruang bilik udara atau kes yang selalunya, campuran udara dan oksigen di salurkan kepada pesakit. Jika  guna turbin, turbin itu akan menolak udara ke ventilasi tersebut. Tekanan di kawal untuk menyesuaikan tekanan peparu pesakit. Apabila tekanan terlalu tinggi, peparu akan mengembang sebab ke elastikkan peparu sendiri. Selalunya, udara yang telah di nafas keluar melalui jalan satu arah akibat injap. Kandungan oksigen untuk udara yang di nafas masuk hanya boleh di set kan sebanyak 21% hingga 100%. Takanan dan arus udara akan di kawal secara mekanikal dan elektronik. Ventilator juga dilengkapi dengan sistem monitor dan sistem pengera untuk sesetengah parameter seperti tekanan, isi padu, dan pengaliran serta fungsi-fungsi ventilator contohnya kebocoran udara, kegagalan kuasa dan kegagalan mekanikal dan juga bateri tambahan, tangki oksigen dan alat kawalan. Sistem pneumatik sekarang ini menggunakan pam turbo kawalan berkomputer. Ventilasi moden sekarang ini dikawal melalui elektronik iaitu sistem terbenam yang sangat kecil untuk senang di adaptasikan dengan tekanan dan arus udara untuk keperluan pesakit. Kawalan yang di mencari senggatan yang paling kecil senang untuk memberi toleransi dan keselesaan kepada pesakit. Untuk litar pesakit selalunya ada tiga jenis yang tahan lama, iaitu tiub plastik yang ringan di pecah fungsinya kepada udara masuk, udara keluar dan tekanan pesakit. Jenis ventilator dipengaruhi oleh litar pesakit.