Gw mau tau Cara penggunaan dari Densitometri nuklir

Pengukur densitas nuklir biasanya dioperasikan dalam salah satu dari dua cara:

Transmisi langsung: Batang yang dapat ditarik diturunkan ke matras melalui lubang yang telah dibor sebelumnya. Sumber memancarkan radiasi, yang kemudian berinteraksi dengan elektron dalam material dan kehilangan energi dan/atau dialihkan (tersebar). Radiasi yang kehilangan energi yang cukup atau tersebar jauh dari detektor tidak dihitung. Semakin padat material, semakin tinggi kemungkinan interaksi dan semakin rendah jumlah detektor. Oleh karena itu, jumlah detektor berbanding terbalik dengan kepadatan material. Faktor kalibrasi digunakan untuk menghubungkan hitungan dengan densitas sebenarnya.

Hamburan balik: Batang yang dapat ditarik diturunkan sehingga sejajar dengan detektor tetapi masih di dalam instrumen. Sumber memancarkan radiasi, yang kemudian berinteraksi dengan elektron dalam material dan kehilangan energi dan/atau dialihkan (tersebar). Radiasi yang dihamburkan menuju detektor dihitung. Semakin padat material, semakin tinggi kemungkinan radiasi akan diarahkan ke detektor. Oleh karena itu, jumlah detektor sebanding dengan densitas. Faktor kalibrasi digunakan untuk mengkorelasikan hitungan dengan densitas sebenarnya.

Banyak perangkat yang dibuat untuk mengukur kepadatan dan kadar air bahan. Hal ini penting untuk industri konstruksi Sipil khususnya karena keduanya penting untuk memverifikasi kondisi tanah yang sesuai untuk mendukung struktur, jalan, jalan raya, dan landasan pacu bandara.