Jabarkan Kasus difraksi X dari Tabung sinar-X

Untuk difraksi sinar-X, yang terutama tertarik pada garis Kα dari target, bukan pada radiasi latar belakang. Memang, arah difraksi tergantung pada panjang gelombang (menurut hukum Bragg), kita berusaha untuk memiliki radiasi monokromatik sebagian besar waktu (dengan pengecualian metode Laue). Faktanya, garis Kβ umumnya dihilangkan tetapi garis Kα1 dan Kα2 dipertahankan, serta radiasi pengereman terus menerus yang akan berkontribusi pada kebisingan latar belakang. Dalam beberapa kasus di mana rasio sinyal-ke-derau sangat penting, monokromator digunakan, dengan biaya kehilangan intensitas yang signifikan — kita kemudian memiliki radiasi yang “benar-benar” monokromatik; juga dimungkinkan untuk menggunakan detektor "padat" (dioda silikon yang didoping dengan litium atau dioda silikon dengan difusi) yang memiliki diskriminasi energi yang sangat baik (prinsip analisis dispersi energi), yang memungkinkan untuk bekerja dalam metode monokromatik sambil memiliki sinyal yang kuat.

Tegangan tinggi 50 kV biasanya digunakan, dan target tembaga pada umumnya, kadang-kadang molibdenum, kobalt atau mangan. Memang, panjang gelombang dari garis Kα1 tembaga (dari urutan 1,6 Å) memungkinkan untuk mengamati fenomena difraksi untuk berbagai jarak interreticular (d mulai dari 0,9 hingga 9,2 Å pada rentang sudut 2θ dari 10 sampai 120°, lihat artikel hukum Bragg). Di sisi lain, saluran tembaga memiliki energi yang cukup besar (8 keV untuk Kα1) untuk mengeksitasi atom besi, fluoresensi yang diinduksi pada sampel yang terutama mengandung besi (seperti baja dan besi tuang) oleh karena itu memberikan kebisingan latar belakang yang sangat tinggi. Penggunaan tabung kobalt atau mangan memungkinkan untuk mengurangi kebisingan latar belakang parasit ini karena energi foton tidak cukup untuk mengeksitasi besi (garis kobalt Kα1 memiliki energi 6,9 keV , energi mangan 5,9 keV) ; solusi lain adalah dengan menempatkan monokromator belakang (yaitu terletak di antara sampel dan detektor) atau menggunakan detektor yang secara tepat menyaring energi foton (detektor padat dari jenis yang digunakan dalam analisis dispersi energi) untuk menghilangkan komponen fluoresen dari besi.

Tabung mangan juga digunakan untuk pengukuran kendala (tegangan): offset sudut 2θ untuk deformasi mesh ε bernilai:

Oleh karena itu semakin tinggi 2θ, semakin besar pergeseran 2θ. Namun, panjang gelombang garis Kα1 mangan (berurutan 2,1) memungkinkan untuk memiliki sudut difraksi yang lebih tinggi.