Gw mau tau Penggunaan dari Labu Schlenk

Biasanya, sebelum pelarut atau pereaksi dimasukkan ke dalam labu Schlenk, labu dikeringkan dan suasananya ditukar dengan gas inert. Metode umum untuk menukar atmosfer labu adalah dengan menyiram labu itu dengan gas inert. Gas dapat diperkenalkan melalui lengan samping labu, atau melalui jarum bor lebar (dilekatkan pada saluran gas). Isi labu keluar dari labu melalui bagian leher labu. Metode jarum memiliki keuntungan bahwa jarum dapat ditempatkan di bagian bawah labu untuk menyirami suasana labu dengan lebih baik. Pembilasan labu dengan gas inert dapat menjadi tidak efisien untuk labu besar dan tidak praktis untuk peralatan kompleks.

Cara alternatif untuk menukar atmosfer labu Schlenk adalah dengan menggunakan satu atau lebih siklus "vac-refill", biasanya menggunakan manifold gas vakum, juga dikenal sebagai garis Schlenk. Hal ini melibatkan pemompaan udara dari labu dan mengganti vakum yang dihasilkan dengan gas inert. Misalnya, evakuasi labu ke 1 mm dan kemudian mengisi kembali atmosfer dengan gas inert 760 mm dan meninggalkan 0.13% atmosfer mulanya (1/760 × 100%). Dua siklus "vac-refill" tersebut meninggalkan 0.000173% (dalam hal ini 1/7602 × 100%). Sebagian besar garis Schlenk dengan mudah dan cepat mencapai vakum 1 mmHg.