Jelaskan = tekanan cairan dari Porosimetri

= sudut kontak cairan yang mengintrusi

Oleh karena teknik ini biasanya dilakukan dalam kondisi hampa udara, tekanan gas awal adalah nol. Sudut kontak raksa dengan hampir semua padatan berkisar antara 135° dan 142°, sehingga dapat diambil rata-rata 140° tanpa galat yang besar. Tegangan permukaan raksa pada 20 °C dalam kondisi hampa udara adalah 480 mN/m. Dengan substitusi variabel, persamaan menjadi:

Kenaikan tekanan berbanding lurus dengan volume pori kumulatif. Dari volume pori kumulatif, dapat ditentukan tekanan dan diameter pori di mana 50% dari volume total telah ditambahkan untuk memberikan median diameter pori.