Galvanometer Balistik itu apa sih?

Galvanometer Balistik adalah galvanometer untuk mengukur desakan arus listrik atau tegangan listrik yang berlaku dalam waktu singkat. Untuk itu massa dari kumparan bergerak harus cukup besar dibanding dengan singkatnya desakan arus. Muatan listrik dalam sebuah kapasitor dapat diukur dengan melepaskan muatan itu melalui galvanometer. Perkiraan dari kumparan bergerak berbanding lurus dengan integral waktu dari arus, jadi berbanding lurus dengan muatan listrik.

Galvanometer Balistik dapat digunakan untuk mengukur fluks magnetik, di mana galvanometer ini bekerja menggunakan prinsip d’ Arsonval dan dirancang khusus untuk pemakaian selama 20 – 30 sekon dengan kepekaan tinggi. Pada pengukuran balistik ini, kumparan menerima suatu impuls arus sesaat, mengakibatkan kumparan berayun ke satu sisi dan kemudian kembali berhenti dalam gerakan berosilasi. Jika impuls arus berlangsung singkat, maka defleksi mula-mula dari posisi berhenti berbanding lurus dengan kuantitas pengosongan muatan listrik melalui kumparan. Nilai relatif impuls arus yang diukur dalam defleksi sudut mula-mula dari kumparan adalah: