Gw mau tau Mekanika dari Galvanometer dawai

Galvanometer Einthoven terdiri dari filamen kuarsa berlapis perak berukuran tipis dengan massa yang dapat diabaikan. Alat ini mengalirkan arus listrik dari jantung. Filamen ini bereaksi akibat elektromagnet kuat yang ditempatkan di kedua sisinya, yang menyebabkan perpindahan filamen ke samping sebanding dengan arus yang dibawa karena medan elektromagnetik. Gerakan pada filamen diperbesar dan diproyeksikan melalui celah tipis ke pelat fotografi.

Filamen awalnya berasal dari filamen kaca cair. Untuk menghasilkan filamen yang cukup tipis dan panjang, panah ditembakkan ke  kaca cair sehingga menarik filamen. Filamen yang dihasilkan kemudian dilapisi dengan perak untuk menyediakan jalur konduktif tempat arus mengalir. Dengan mengencangkan atau melonggarkan filamen, sensitivitas  galvanometer dapat diatur dengan akurat. Mesin awal membutuhkan pendingin air untuk elektromagnet yang kuat, dijalankan 5 operator dan beratnya sekitar 600 pon.