Coba jelasin Cara penggunaan dari Osiloskop dong

Langkah-langkah dalam menggunakan osiloskop, sebagai berikut:

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengkalibrasi dengan cara menghubungkan osiloskop pada jaringan listrik kemudian menghidupkannya. Selanjutnya mengamati tampilan pada layar monitor yang akan muncul garis lurus mendatar (apabila tidak ada sinyal yang masuk).

Selanjutnya atur fokus, intensitas, kemiringan, X posisi, Y posisi, dengan mengatur posisi tersebut kemudian mengamati hasil pengukuran.

Langkah selanjutnya gunakan tegangan referensi pada osiloskop sehingga dapat melakukakan kalibrasi. Ada dua tegangan referensi yang dapat dijadikan acuan yaitu tegangan persegi 2 vpp dan 0,2 vpp dengan frekuensi 1 KHz.

Masukan probe pada terminal acuan sehingga akan muncul tegangan persegi yang kemudian akan tertera pada layar monitor.

Apabila yang dijadikan acuan adalah tegangan 2 vpp, maka pada posisi 1 Volt/div (satu kotak vertikal mewakili tegangan 1 Volt) akan terdapat nilai tegangan dari puncak ke puncak sebayak 2 kotak dan untuk time/div 1 ms/div (satu kotak horizontal mewakili waktu 1 ms) harus terdapat satu gelombang untuk satu kotak.