Jelaskan Prosedur dari Mikroskop penerowongan payaran

Pertama, bias tegangan diterapkan dan ujung konduktor didekatkan pada sampel dengan kendali sample-to-tip kasar, yang dimatikan ketika ujung konduktor dan sampel berjarak cukup dekat. Pada jarak dekat, kendali halus ujung konduktor dalam ketiga dimensi biasanya menggunakan metode piezoelektrik, mempertahankan pemisahan antara ujung konduktor dan sampel, biasanya dengan jarak X dalam kisaran 4-7 Å (0,4-0,7 nm), yang merupakan posisi kesetimbangan antara interaksi menarik (3 <X<10Å) dan menolak (X<3Å). Dalam situasi ini, bias tegangan akan menyebabkan elektron-elektron menerowongi di antara ujung konduktor dan sampel, menciptakan arus yang dapat diukur. Setelah penerowongan terbentuk, bias dan posisi ujung konduktor sehubungan dengan sampel dapat bervariasi (dengan rincian variasi ini bergantung pada percobaan yang dilakukan) dan data diperoleh dari hasil perubahan arus tersebut.