Coba jelasin Akurasi dari Termometer inframerah dong

Termometer inframerah diberi spesifikasi tertentu, termasuk akurasi dan jangkauan sudut. Instrumen yang lebih sederhana mungkin memiliki kesalahan pengukuran sekitar ±2 °C atau ±4 °F.

Rasio jarak ke titik (D:S) menunjukkan perbandingan antara jarak alat terhadap permukaan objek dengan diameter luas pengukuran panas. Contoh, apabila luas permukaan objek adalah satu cm persegi dan sensor tidak dapat ditempatkan lebih dekat dari 12 cm ke objek, dibutuhkan sensor dengan D:S 12:1 atau lebih. Fungsi yang lain ialah ada sensor yang memakai emisivitas konstan ada pula yang harus diatur. Untuk yang konstan, anda tidak dapat mengatur keakuratan pembacaan pada permukaan yang terang (sebagian besar sensor dirancang untuk permukaan gelap). Sensor emitivitas konstan dapat dipakai pada permukaan terang hanya dengan menambahkan pita gelap pada permukaan benda atau mengecatnya.