Jelaskan Pengukuran dari Ohm-meter

Satuan pengukuran hambatan listrik yang digunakan secara internasional adalah Ohm. Standar satuan ini pertama kali ditetapkan pada tahun 1893 bersama dengan satuan Ampere dan satuan Volt. Hasil akhir dari pertemuan internasional tersebut adalah penetapan nilai dari satuan Ohm internasional.  Ohm internasional dijelaskan sebagai tahanan kolom air raksa dengan penampang melintang yang sama, mempunyai panjang 106,3 cm dan massa '14,4521 gram pada temperatur 0 derajat celsius. Pada tanggal 1 Januari 1948 ditetapkan sebuah standar baru yang menjadi standar absolut hingga saat ini. Dalam standar absolut ditetapkan bahwa satu Ohm internasional  sama dengan nilai dari 1,00049 ohm absolut. Hambatan listrik pada resistor atau pada dua titik dalam suatu rangkaian dapat diukur dengan Ohmmeter, dimana pengukuran dilakukan dengan menempelkan dua terminal Ohmmeter pada dua ujung hambatan atau dua titik dalam suatu rangkaian yang akan diukur hambatannya.

Dasar-dasar pengukuran tahanan dengan multimeter analog:

Tempelkan probe bersamaan beberapa kali untuk melihat gerakan pointer, jika pointer tidak bergerak maka lakukan pemeriksaan.

Lihatlah posisi jarum yang berada disisi kiri dalam posisi tak terhingga dan apabila kedua ujung probe ditempelkan maka akan bergerak ke posisi nol.

Pembacaan Skala Ohmmeter dibaca dari kiri ke kanan sedangkan pada pengukuran tegangan dibaca dari kanan ke kiri.

Tempelkan kedua probe dan tahan beberapa waktu kemudian tekan tombol Zero Ohms Adjust untuk mengkalibrasi pada posisi nol.

Pilih selektor sesuai dengan yang diinginkan untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat.