ohm 赤外線温度計tn006 オーム電機 【 特 長 】<br> ● 対象物に触れずに温度が測れます<br> ● 約0.5秒で測れます(連続使用時の最短測定時間)<br> ● 測定ボタンを押すだけの簡単操作<br> ● 電源は約15秒間後に自動的に切れます<br> ● 電池交換可能(動作確認用内蔵)<br> ● コンパクトで携帯に便利<br> ● 光沢面の測定にも便利な黒体テープ付き<br> ● ストラップ付き<br> <br> 【 仕 様 】<br> ■ 測定温度範囲:-33°c~180°c(-33.0°c未満で「lo」マーク表示、180.0°cを超えると「hi」マーク表示)<br> ■ 測定精度:表示値±2.5°cまたは±2.5%のいずれか大きい方<br> ■ 表示分解能:0.2°c(-9.8°c~180.0°c)、1.0°c(-33.0°c~-10.0°c)<br> ■ 温度表示:デジタル液晶表示<br> ■ 測定距離:「測定距離:測定領域直径」=「1:1」<br> ■ 放射率:0.95(固定)<br> ■ 電源自動切断時間:約15秒<br> ■ 使用電池:lr44タイプdc1.5vアルカリボタン電池2個(動作確認用内蔵)<br> ■ 使用温度:0°c~50°c<br> ■ 保管温度:-20°c~65°c<br> ■ 反応時間:約0.5秒(連続使用時間の待機状態からの場合。off状態からは約1秒)<br> ■ 外形寸法:長さ83.26mm×幅19.05mm×厚さ19.5mm<br> ■ 質量:約17g(電池含む)<br> ■ 電池寿命:連続使用で約15時間~20時間<br> <br>≪ご注意≫<br> ※ 本製品は人体用の体温計(医療機器)やペットなどの体温を測る測定器ではありません。(測定結果を保証できません。)<br> ※ 測定対象物に接触させないでください。(測定誤差の原因になり、また高温なものに接触させると本体の変形、故障の原因になります。)<br>