テルモ電子体温計c232a テルモ(terumo) ブザー音圧※約2倍 ※音量2倍とは異なります 終了音を聞き逃しにくい くり返しお知らせ 電池交換可能 前回値メモリー オートパワーオフ わき専用 テルモの「しっかり検温プログラム」 より正確な測定には実測検温(約10分)をおすすめします。 電源電圧:dc3.0v(アルカリマンガン電池[lr41]2個) 測温範囲:32.0~42.0°c 最大許容誤差(温度指示特性):±0.1°c(32.0~42.0°c)恒温水槽を用いて約1分間測定したときの表示温度の、標準温度計に対する誤差 表示方式:液晶表示素子による3桁デジタル表示(最小表示単位:0.1°c) 分類:内部電源機器 bf形装着部 ○使用回数 予測検温:約5000回 実測検温:約300回 お試し用電池(lr41×2)を本体内部に内蔵 ※お試し用のため、寿命が短い場合があります。 10分後の平衡温を平均約20秒で正確に検温 ○体温計の先端が小さく、熱応答が良好で、体温上昇に敏感に反応する高感度センサーを搭載。 ○体温計のパイオニアとして、膨大な体温データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析・予測。 音圧約2倍とは? 音が出たときに生じる空気の圧力変化を音圧と言い、本機種は音穴を追加することで、従来品(テルモ電子体温計c230)の約2倍の音圧を生じさせることができました。音圧、音の高さ(音程)、音色の3つの要素により人への聞こえ方が異なります。