電流計負荷テスターusb電圧電流 カラーlcdディスプレイ電流計電圧計バッテリー充電 type c usbテスター ipsカラーlcdディスプレイtc66 makerfire <b>0.96インチipshdカラーlcdディスプレイ</b><br/><br/><b>パラメーター:</b><br/>モデル:tc66<br/>画面表示:0.96インチカラーipsディスプレイ<br/>電圧測定範囲:0-30.0000 v<br/>電圧測定分解能:0.0001 v(0.1mv)<br/>現在の測定範囲:0-5.00000a<br/>現在の測定分解能:0.00001a(0.01ma)<br/>電源電圧:3.5-24 v<br/>画面解像度:160 * 80<br/>容量累積範囲:0-99999 mah<br/>電圧測定精度:±(0.05‰+ 23°cで10桁)<br/>エネルギー蓄積範囲:0-99999mwh 999.99wh<br/>現在の測定精度:±(0.1‰+ 20桁、23°c以下)<br/>負荷インピーダンス範囲:1ω-9999.9ω<br/>電力測定範囲:0〜150 w<br/>温度測定範囲:0°c〜80°c/ 32°f〜176 f<br/>リフレッシュレート:2hz<br/>使用温度範囲:0〜45°c/ 32°f〜113°f<br/>画面の自動オフ時間:0〜9分<br/>寸法:49mm x 22mm x 8mm<br/>製品重量:約8g(パッケージ22g)<br/>高速負荷認識モード:qc2.0、qc3。 0、apple 2.4a / 2.1a / 1a / dcp、0.5a、android samsung<br/><br/><br/><b>パネルの紹介</b><br/>a:k1ボタン、短押しして値を切り替えるか、サブメニューに入り、一部のインターフェイスのプレス機能を引き継ぎます<br/>b:k2ボタン、長押ししてメニューを開始または終了し、短く押すとメニューの変更に気づきます<br/>c:電源ボタンスイッチ。接続すると、システム電源を使用できます。オフにすると、絶縁電源を使用できます。高精度で低電圧の測定を行うには、outに切り替え、マイクロポートを使用して電源をオンにします<br/>d:マイクロポート。電源またはpcソフトウェアとの接続を分離するために使用します<br/><br/><br/><b>特徴 :</b><br/>独立電源、0vからの測定<br/>独立した電源設計、ライン電圧降下を低減し、データをより正確に測定し、低電圧機器の検出が必要です<br/><br/>pcソフトウェア/電話app制御<br/>pcソフトウェア制御(usbは制御に接続します。win7以降のシステムのみをサポートします)<br/>※android版:現在、android5.0以降のみ対応しています<br/>※iphone版:現在、ios8.0以降のみ対応しています<br/><br/>自動ファームウェアアップデート<br/>ファームウェアのアップグレードでは、自動アップグレード手順の内部統合であるワンキー更新モードが採用されています。システムが新しいバージョンを検出すると、ワンキー更新モードを使用して新しいバージョンに更新できます<br/><br/>高速負荷認識モード<br/>qc2.0、qc3.0、apple 2.4a / 2.1a / 1a / 0.5a、androiddcp<br/><br/>ヒューマンコンピュータインタラクションインターフェース<br/>ヒューマンコンピュータインタラクションデザインを採用し、電圧/電流/抵抗/電力/データ/温度を1つの画面に表示し、2つのボタンで使用するために異なるシナリオを切り替え、使いやすい<br/>