化学実験Ⅰ-01-

化学実験Ⅰ
戻る
進む
別窓で開く

🏠

🌡️
📆
令和6年3月5日

# 電流・電位・電気量の測定とファラデーの法則

山形大学
工学部
化学・バイオ工学科
伊藤智博

化学実験Ⅰ
（エネルギー化学）
Web Class
シラバス
53204
53205
📆
Files
9-500-1
*
C1

化学実験Ⅰのエネルギー化学分野は、2024年度より
化学実験Ⅱとして開講されます。

テキストのダウンロード
◇
予習と準備

- 準備してあるもの（←※４年生はココから）
- ◇
電流・電位・電気量の測定とファラデーの電気分解の法則
- 硫酸銅水溶液の調整
電解セルの組立と回路の接続
電流・電位・電気量の測定
- ◇
電池の起電力と分解電圧
- 電池の起電力
分解電圧
- ◇
工業への応用
- アルミニウムのアノード酸化（アルマイト加工）
金属の腐食（エッチング加工）
酸化マンガン（Ⅳ）の還元（アルカリ乾電池）
エレクトロクロミズム表示デバイス（電気→色：出力デバイス）

復習と評価
履修後（
物質化学工学実験Ⅳ・卒業研究）

🔚
🔝
📖
◀
戻る
00
進む
▶

実験の日程とテーマ（電流・電位・電気量の測定とファラデーの法則）

🔚
🔝
📖
◀
戻る
01
進む
▶

## あらすじと目的

### 測定の信頼性と用語

表
1 .
測定の信頼性と用語

用語
定義
備考
誤差
（
error
）
偶然誤差
（
random error
）
反復測定において、予測が不可能な変化をする測定誤差の成分
系統誤差
（
systematic error
）
反復測定において、一定のままであるかまたは予測可能な変化をする測定誤差の成分
ばらつき
（
dispersion
）
測定値がそろっていあいこと。また、ふぞろいの程度。
偶然誤差とほぼ同義。
かたより
（
bias
）
測定値の期待値と真値の差
系統誤差とほぼ同義。
不確かさ
（
uncertainty
）
測定値に付随する、合理的に測定対象量にむすびづけられる値の広がりを特徴づけるパラメータ
知識の曖昧さも含む
反復
（
replicate
）
同一の測定対象量に対する測定を複数回行うこと
測定条件が同一かどうかによらない。
実験計画法では、ブロック単位での実験を指す。
繰り返し
（
replicate
）
同一の測定対象量に対する
測定手順、オペレータ、操作条件、場所が同一の、短期間での測定の反復
操作条件は、因子。
繰り返し数は、標本数に相当する。
再現性
（
reproducibility
）
測定の再現条件下での測定の精密さ
精密さ
（
precision
）
精度。
ばらつきの小ささを表す。
精確さ
（
accuracy
）
確度
測定値
規定された測定手順に実施によって得られる
量の
値
測定を反復するときは、個々の値、もしくは代表値（平均値や中央値など）のいずれも測定値と呼ぶ。
指示値
測定器が提示する
量の
値

04
09
15
品質管理
01
化学実験Ⅱ
12
情報処理概論
04
化学・バイオ工学実験

1
)
2
)

🔚
🔝
📖
◀
戻る
02
進む
▶

硫酸銅水溶液に浸したゼムクリップに電気を流して銅を析出させめっきします。流す電気の量と析出した銅の重量が
ファラデーの電気分解の法則
に従っていたら、３ｍｇの銅を定量的にめっきできるかどうか試みます。

電気量を測る装置を電量計またはクーロメーター（coulometer）とよぶ。またこれをボルタメーター（voltameter）とよぶことがあるが、この名はボルトメーター（voltmeter）と紛らわしくてよくない。何クーロンの電気が流れたかを測る器であるから、クーロメーターとよぶ方が適当である。

クーロメーターは、測ろうと思う電流を電解質水溶液に通じて電気分解を行わせ、析出した金属または気体の量を測り、ファラデーの法則を用いて、そのとき通じた電気の量を知る装置である。

鮫島実三郎. 物理化学実験法 より
3
)
エネルギー化学
化学実験Ⅰ

🔚
🔝
📖
◀
戻る
03
進む
▶

図
銅めっき

🔚
🔝
📖
◀
戻る
04
進む
▶

図
1 .
🖱電析した物質量と電気量

©K.Tachibana

06.エネルギー化学
01.化学実験Ⅰ

🔚
🔝
📖
◀
戻る
05
進む
▶

## 実験の準備

消火器、非常用シャワーなどに異常がないか実験室の安全を確認したら、手を洗いましょう。実験ノートに日付と室温、天候などを記入し、実験の準備に取りかかります。試薬類はグループ毎の汚損および過剰使用を避けるため、実験台ごとに小分けしてありますが、もとの瓶のラベルを見て、試薬名、化学式、毒性、危険性などについて確認しましょう。

詳しいテキスト（
html版 ・
Word版）
準備してあるもの

使用する前に，乾電池の電圧を確認すること。電池の消耗は常に注意し、節電を心がける。万一、みの虫コードなどの半田が取れたりした場合は、自分で補修する。

🔚
🔝
📖
◀
戻る
06
進む
▶

図
2 .
銅クーロメーターによる
電気量の測定
01.
化学実験Ⅰ
04,
05,
06.
エネルギー化学
4
)

物質量n〔mol〕と
電気量n〔C〕
は比例します。これを
ファラデーの電気分解の法則と言います。
比例定数はファラデー定数F＝96485.3415〔C/mol〕です。

ファラデーの法則を使って電気量を測る装置を
クーロメーターと言います
5
)
。

🔚
🔝
📖
◀
戻る
07
進む
▶

先生：「実験は安全第一、実験台の上を整理整頓して服装を整え、手を洗ったら実験開始だ」
学生：「了解！」
先生：「学生実験の人数は，何人くらいかな？」
学生：「40人くらいです」
先生：「硫酸銅の秤取りは，一人3分ぐらいかかります．40人だと最後の人が量り取りが完了するまで，120分かかるよ．」
先生：「硫酸銅の秤取りが終わらなくても，めっき前のゼムクリップの秤量ができるので，空いている方からやってください．」
学生：「了解！ 硫酸銅の秤取りとゼムクリップの秤量の空いている方からやって早く実験をします．」
先生：「まずは電極を作らないとね、環境にやさしくできるだけスモールスケールで」
学生：「このクリップを電極にするんですね」
先生：「前処理すると精度が高いけど、時間がないから省略！電解前後の重量差を調べるからしっかり秤量して」
学生：「了解！」
先生：「電流密度を見積もるために電極面積を測っておこう！」
学生：「どうやるんですか？」
先生：「なあに、簡単。ノギスでゼムクリップの寸法を測ればいいのさ」
学生：「なるほど！」
先生：「バーニヤまで読んでね！」
学生：「了解！」
先生：「ビーカーの寸法も測っておけば、浸漬深さがわかるね！」
学生：「そこから円筒の表面積を求めるってわけですね」
先生：「円周率は3.14で十分な精度だ」
学生：「面積でました0.6平方センチメートルです！」
先生：「次に電解液。硫酸銅水溶液を作ろう」
学生：「わー、真っ青」
先生：「硫酸やアルコールを加えて脱気するとなおベターだけど、時間がないから省略！
次はセルの組み立てだ。倒れないよう実験台にしっかり固定しよう」
学生：「できました」
先生：「そうしたら通電！電流密度は0.02アンペア毎平方センチぐらいにしようか
電流密度が大きすぎるとガス発生などの副反応が起きて精度が下がるから注意しよう」
学生：「さっき測定し電極面積の出番が来ましたね」
先生：「そのとおり」
学生：「通電電流は0.012アンペアです」
先生：「ではスライド抵抗器を操作して目標電流になるよう分極するよ」
学生：「了解！」
先生：「ストップウォッチを作動させるのを忘れずに、よーいどん！！！」
続き…詳細なテキスト

エネルギー化学
電気分解とファラデーの法則
電気化学
電気と化学―電池と豆電球のつなぎ方と電流・電圧の測り方―

## 電解の様子

電卓で秤取る硫酸銅・５水和物の重さを計算し，時計皿と使って秤とる．ビーカーに硫酸銅・５水和物を移し，洗瓶で薬さじ・時計皿を洗い流す．
ビーカーの目盛で3mLまで水を加え，0.5 Mの硫酸銅水溶液完成！，廃液ゼロ，溶液調整ミッションコンプリート👍

図.硫酸銅水溶液の準備

メッキ前のクリップの質量を，精密電子天秤で秤量する．秤びんは，数が限られているので，乾燥の時間が足りなくなる場合あるので，その場合は，10mLビーカーで代用してよい．

図.メッキ前のクリップの秤量

🔚
🔝
📖
◀
戻る
08
進む
▶

電気化学セルを組み立てましょう。

図.
電気化学セルの組み立ての様子
電池式
： クリップ | 0.5 M CuSO4aq | クリップ, 電池セルシミュレータ

表
2 .
電池式の例

電池系／電解系
電池式
備考
ダニエル電池
Zn
|
Zn2+
||
Cu2+
|
Cu
リチウムイオン二次電池
Cu|C6Li|LiPF6 EC+DEC|□CoO2,C|Al
銅の電解精錬
／銅めっき
／銅クーロメーター
Cu|CuSO4aq|Cu
アルミニウムの
アノード酸化
Al|
Al2O3
|
NH4OOC(CH2)4COONH4 aq
銀のアノード酸化
Ag|AgCl|HCl aq

エネルギー化学
化学実験Ⅰ

電池式では、
界面を縦棒（｜）で表します。

🔚
🔝
📖
◀
戻る
09
進む
▶

作ったセルに電気を流すための同線を繋いで、回路を作ろうね。まだ、電気は流さないね。電気を流した瞬間でメッキされますよ。ストップウォッチを準備して、

図.２極式セルと回路のつなぎ方

電析させてクリップに銅をメッキしよう。
電析シミュレータを使ってもわかる通り、時間が経過すると銅のメッキの量が増えるぞ。

図.電析実験中！
浴電圧と浴電流の測定、時間の記録も忘れずに😱

メッキ後のクリップの重さを精密電子天秤で秤り、さて、何グラムの銅がメッキされたかなぁ。わくわく、電気量との関係はどうかなぁ。

図.メッキ後のクリップの秤量の様子
【演習】10-02 電流・電位・電気量の測定とファラデーの法則の実験手順書の作成と電気量の計算

問１．化学実験I 10回目(エネルギー化学実験1回目)電流・電位・電気量の測定とファラデーの法則の実験手順を自分が実際に実験をするときの手順をイメージして、実験手順書を作成し、ウェブクラスに記述してください。

問２．電流・電位・電気量の測定とファラデーの法則のクリップに銅をメッキする実験について，メートルブリッジを組み立て，電圧を制御する操作の実験手順書を，自分が実際に実験をするときの手順をイメージして，記述してください．

図.メートルブリッジを使った電圧制御による銅メッキ実験の様子

問３．下記の実験データから，電気量を計算して，その計算過程と計算結果をウェブクラスに記述してください．

図.メッキ開始からの時間tと電流の関係I

クリップにメッキされた銅の重さは2.9mgであった．問３の計算結果を用いて，電流効率を計算し，計算過程と計算結果を単位を含めて回答しなさい．

## 実験のまとめ

テキストの配点表(進捗票)を元に，電流・電位・電気量の測定とファラデーの法則の実験の自己評点を集計して,ウェブクラスの「電流・電位・電気量の測定とファラデーの法則の実験評点集計」に提出してください。
自主的に取り組んだ配点表にない項目でアピールできること（失敗談，安全への配慮，テキストの改善案，ヒヤリハット報告）なども実験ノートに記述してください．
アピールできることについて、ご近所さん（同一グループ不可）にコメントをいただき、ご近所さんからコメントと署名をノートに書いてもらってください．
ノート写真をウェブクラスに提出してください．

## 次回

次回は、「２．電池の起電力と分解電圧」または「3 . 工業への応用」のテーマを行います。器具の都合から、テーブル毎に、同じテーマを実施できません。テーブル毎に、次回行うテーマを事前に決めておいてください。

🔚
🔝
📖
◀
戻る
10
進む
▶

## ◇
参考文献

書籍
雑誌
URL
講演要旨
画像
図

1. 計量管理新教科書作成委員会,計量管理の基礎と応用,コロナ社,5.2. 測定の信頼性に関わる用語, p.140(2020)
2. 堀桂太郎、ほか９名,工業情報数理,実教出版,10.2.1. 誤差と精度(2023)
3. 鮫島実三郎,物理化学実験法,裳華房,13.8. 電量計, p.256(1927-12-5)
4. 小林一也, 工業技術基礎, 実教出版, p.123, (2002).
5. 鮫島実三郎,物理化学実験法,裳華房,13.8. 電量計, p.256(1927-12-5)

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/53204/53204_01.asp

🎄🎂🌃🕯🎉

山形大学
データベースアメニティ研究所

〒992-8510
山形県米沢市城南4丁目3-16

３号館（物質化学工学科棟） 3-3301

准教授
伊藤智博

0238-26-3573

http://amenity.yz.yamagata-u.ac.jp/

Copyright ©1996-
2024 Databese Amenity Laboratory of
Virtual Research Institute,
Yamagata University All Rights Reserved.