10/20

10/20　beam制御

From:石川

Date: Thu, 20　October 2005

#### イッシーからのメールより

石川です。深夜にすいません。
うろ覚えながら、ビーム制御をやった回路を書いてみます。
正しさは全く保障できません。
まず、モジュール？について。
・FC12B(使わなくていいかも、回路図内参照)
タンデムの部屋の中央、Ｐ３のＤＡＱ用ＰＣがおいてある横の棚にある
モジュールを横にした感じの箱(当時はそこにあったと思う)。
１　２　　５　６
｜ O O O O ｜　←　コッチの O はライト。
｜ O O O O　｜　←　コッチから線が延びる。
下の図で、２から B.S. ５から N.MCA に入ってます。
ここがビーム制御の大元。ここから信号を送ると
ビームが stop/start (測定start/stop)。
この下においてあるパソコンが、制御パソコンのはず。
（このパソコンで寿命を見た気がするのは気のせい？）
・B.S. (beam stopper)
モジュール群の右上、木の棚にある緑色の箱です。
左が input で右が output です、たぶん。
とりあえず、それっぽい名前をつけときました。
これはビームをストップしている間、logic signal を出すアイテムで、
_____ ____________ ___________
|_____| |_____| |____
stop stop 　ビームが止まっているときが観測時間です。
信号の入出力は TTL。モジュールから来るのは NIM らしい。
Level Adapter ってので NIM → TTL に変換できます。
A6 のノートを見るとこの信号が直接 Aptec MCA (今日最初にいじった MCA)に
入っているっぽい。Signal と Gate と二つレモケーブルがあるうち、Gate のほうだろね。
信号の型が違っていて、しかも断続的だったから ＭＣＡ が読み出さなかったのかも。
TTL を入れて試してみては？　＞　あきら
・N.MCA (Network MCA)
今日最後にモジュールを移動した箱(G.G.があるところ)の右端にある
水色のモジュール。FC12Bからの線はこの start に入ります。
この右側に２台あるパソコンのうち、右の方に使い方のテキストがありました。
早田さんが書いたもののようですので、詳しくはご本人に。
このパソコンで寿命(横軸：time、縦軸：count)が見れる。
・TRM021
謎。ここからビームにいくのか？B.S. にくっついてる。
・パソコン
MCA 用（PC-A）、寿命用(PC-N)、制御用（制御PC）がある。
寿命用は N.MCA から LAN を引いて、start の合図で観測時間の分
data 収集するようにプログラムできるらしい。
寿命用＝制御用かも。
んでは、回路を。
制御PC HV (床においてあるもの、常時接続されてる様子)
| |
FC12B ---- B.S. ---- PC-A (MCA gate)
| |
| TRM021
N.MCA
|
PC-N
FC12B を使わなくても、N.MCA から level adapter (L.A.)
を通してB.S. に信号を送れば、もう少し簡単にできるかも。
PC-N ⇔ N.MCA --- L.A. -- B.S. -- PC-A
|
TRM021
このとき、
①PC-NからN.MCAに信号を送り、収集開始。
②N.MCA の start から B.S. へ。少し遅れてPC-Nがデータ収集。
③PC-Nストップ、N.MCA の stop から B.S. へ。
って感じになるんでしょうか。
B.S.の input が１つなのでN.MCAのあと Fan in/out を入れる必要ありそうです。
これでいけるのか、書いてる本人が一番不安です。
明日、夕方までに終わったら顔出します。

前回

次回