先端EMC計測 - 電磁環境研究室

## ループアンテナの較正

周波数30 MHz以下の電波は、従来、AMラジオ放送や、通信に使用されてきましたが、最近では、IH調理器や無線給電装置など、通信以外の目的で使われることが多くなってきました。

また、電化製品に広く用いられているスイッチング回路、インバータ回路は、数kHz以上の広い周波数に渡り電磁雑音（ノイズ）を発することが知られており、30 MHz以下の周波数帯の電波を正しく測る技術（高精度化）が望まれるようになってきました。

### 標準磁界法

標準磁界法とは、理論どおりの正確な強さの磁界を発生させることができる標準ループアンテナを使って、較正する方法です。
写真は、左側の標準ループ（直径10 cm）から、正確な磁界を発生させ、右側のループアンテナ（直径60 cm）を較正している様子です。
強さが分かっている磁界がループを通り抜けたときに、アンテナから出力する電圧を測定することで、アンテナの特性（磁界アンテナ係数）を決定します。

### 標準ループアンテナ（仲介器）の入手方法

ループアンテナの較正に使用する標準ループアンテナ（仲介器）は、以下の会社にて製造・販売を行っており入手することが可能です。直接お問い合せください。

「情報通信研究機構外販許諾契約」に基づく販売です。

株式会社協立テクノロジー
Web: http://kyoritsutech.com/
TEL: 042-319-2868（担当：半澤）
E-mail: hanzawa[@]kyoritsutech.com

※迷惑メール防止のために、@を[@]で記載しています。