10/20

10/20　テスト実験準備進行状況②

From:石川

Date: Thu, 20　October 2005

#### イッシーからのメールより

ログノートはＰ３においておきました。明日も空いてる人はＰ３で。
このあともう一つML流すと思うので、携帯の皆様寝てたらすいません。
では、本日の状況をば。
・ＧＳＯが一応動くようになりました。セッキー、新、サンクス！
・Ｇｅ検出器はよく冷えております。未だ信号が得られず。
かみがいと先輩をつかまえて配線、ＨＶの場所、ヒストグラムの書き方を
伝授していただきましょう。
・ＤＡＱの使い方について、ご指導ご鞭撻のほどを　＞　早田さま
・他、昨日の問題点は解決or進展しました。詳しくは以下。
Scin.
P3にあったフォトマル(PMT)は非常に noise が多いです。
２MeV β 線が通らない、有感領域が小さい、などの勘違いをしたのはそのため。
ＨＶ を下げると pulse が小さくなりますが、noise がかなり減るので
測定毎に丁度イイ HV を探しましょう。
今日は２つとも -1400V あたりで適切でした。
どのぐらいが適切かは久保がオシロで見ているので、適宜伝達を。
HV を一定にしていても機嫌が悪くなることがあるので、適宜変更を。
ムカついたら、適宜深呼吸を。物にあたっちゃだめ。
disc.
昨日使っていたものは不安定だったので、変えました。
あれ？と思ったら、オシロ → わからなかったらモジュール交換、で。
disc. には二つのパラメータがあり、
① threshold → 足切りライン。何MeV までの β 線を見るか、はここで決める。
今日は最終的にどれくらいにしました？　＞　久保くん
② width → logic signal の幅。Coincidence は２つの scin. からの信号が
重なっているときとるので、「co. が十分とれるくらい広く」「偶然に
co. が取れてしまうことがほとんどないくらい狭く」決める必要があります。
50nsec あたりでいいんじゃないかとの話です。
変更のつど、ログノートに書き留めてください。
Threshold については実験前に複数の checking source を使って
出力電圧⇔eV の対応を得ておく必要がありそうです。
測定中に scin. の機嫌が悪くなったら・・・
Fan in/out
G.G. を scin. のところで使うのはもったいないとのことで、昨日の回路を
disc. --- G.G. →　Fan in/out --- disc.
と変更。
Scin. はアノード一本で出力、残りのアノードとダイノードは terminate でないと
pulse が汚くなるので、signal は Fan in/out からレモケーブルでとってください。
レモケーブルについても、coincidence をとる場合は同じ長さのものを使うように。
このほか、実験の心得として
・Checking source 使用の際は保管ロッカー内のノートに必ず記帳し、
決して日を越えて放置しない。
・オシロの画像はデジカメで保存。
・踏まない、引っかからないように、キレイな配線を。
報告は以上です。
土・日と時間が空くかわからないので、
担当にされている雰囲気の beam 制御についてこのあとメール流します。

前回

次回