hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
소음계 측정
틀:Sound Level Label Examples
소음 및 소음 수준 값을 설명하는 데 사용되는 라벨은 IEC 표준 61672-1:2013에 정의되어 있다. 라벨의 첫 글자는 항상 L이다. 이는 마이크로폰을 통해 측정된 음압 수준이나 믹싱 데스크와 같은 오디오 구성 요소의 출력에서 측정된 전자 신호 수준과 같은 수준을 의미한다. 측정 결과는 적용된 주파수 가중치(소음계가 다른 소음 주파수에 반응하는 방식)와 시간 가중치(소음계가 시간 경과에 따른 음압 변화에 반응하는 방식)에 따라 달라진다.
두 번째 글자는 주파수 가중치를 나타낸다. "패턴 승인" 소음계는 일반적으로 A, C, Z 주파수 가중치로 소음 측정을 제공한다.
Z-가중치는 모든 주파수에서 음압을 동일하게 나타낸다. A-가중치는 낮은 주파수와 높은 주파수를 훨씬 덜 가중하고, 중간 범위에서 약간의 증폭을 주어 낮은 (조용한) 수준에서 정상적인 인간 청력의 민감도를 나타낸다. C-가중치는 낮은 주파수에 더 민감하며, 소리가 클 때 (약 100 dB SPL) 인간이 듣는 것을 나타낸다.
소음계 측정
IEC 61672-1:2013은 모든 소음계에 A-가중치 필터를 포함하도록 의무화하며, C 및 Z(제로) 주파수 가중치도 설명한다. 이전의 B 및 D 주파수 가중치는 현재 사용되지 않으며 표준에 더 이상 설명되지 않는다.
거의 모든 국가에서 소음으로 인한 청력 손실로부터 작업자를 보호하기 위해 A-가중치 사용이 의무화되어 있다. A-가중치 곡선은 역사적인 등청감 곡선에 기반을 두었으며, 순전히 과학적인 근거로 볼 때 A-가중치가 더 이상 이상적인 주파수 가중치가 아니라는 논란이 있지만, 그럼에도 불구하고 거의 모든 이러한 측정에 법적으로 요구되는 표준이며, 오래된 데이터를 새로운 측정과 비교할 수 있다는 엄청난 실질적인 이점이 있다. 이러한 이유로 A-가중치는 국제 표준에서 유일하게 의무화된 가중치이며, 주파수 가중치 'C'와 'Z'는 선택 사항이다.
소음계 측정
원래 A-가중치는 약 40 dB 음압 레벨 (SPL) 정도의 조용한 소리에만 사용될 예정이었지만, 현재는 모든 레벨에 의무화되어 있다. C-가중치는 일부 법규에서 소음의 피크 값 측정에 여전히 사용되지만, 'A'와 'C'의 중간 지점인 B-가중치는 실질적인 용도가 거의 없다. D-가중치는 비바이패스 제트기를 측정할 때 항공기 소음 측정에 사용하도록 설계되었으며, 콩코드의 종말 이후 이는 모두 군용기 유형이다. 모든 민간 항공기 소음 측정에는 ISO 및 ICAO 표준에 따라 A-가중치가 사용된다.
세 번째 글자가 F, S 또는 I이면, 이는 시간 가중치를 나타내며, F = 빠름, S = 느림, I = 임펄스이다. 시간 가중치는 소음계에서 측정된 수준을 더 쉽게 읽을 수 있도록 적용된다. 시간 가중치는 수준의 갑작스러운 변화를 감쇠시켜 더 부드러운 표시를 생성한다.
그래프는 이것이 어떻게 작동하는지 보여준다. 이 예에서 입력 신호는 갑자기 50 dB에서 80 dB로 증가하고, 6초 동안 유지되다가 갑자기 초기 수준으로 다시 떨어진다.
소음계 측정
느린 측정 (노란색 선)은 약 5초 (공격 시간)가 걸려 80 dB에 도달하고 약 6초 (감쇠 시간)가 걸려 50 dB로 다시 떨어진다. S는 많이 변동하는 신호를 측정할 때 적절하다.
빠른 측정 (녹색 선)은 더 빠르게 반응한다. 약 0.6초가 걸려 80 dB에 도달하고 1초 미만이 걸려 50 dB로 다시 떨어진다. F는 신호가 덜 충동적일 때 더 적합할 수 있다.
빠름 또는 느림을 사용할지 여부는 종종 표준 또는 법률에 명시된 바에 따라 결정된다. 그러나 다음을 지침으로 사용할 수 있다.
느린 특성은 주로 빠른 응답으로 판독값이 너무 많이 변동하여 (약 4 dB 이상) 합리적으로 잘 정의된 값을 제공하기 어려운 상황에서 사용된다. 최신 디지털 디스플레이는 이전 1초 동안의 최대 r.m.s. 값을 표시하여 변동하는 아날로그 계측기 문제를 크게 해결한다.
임펄스 측정 (파란색 선)은 약 0.3초가 걸려 80 dB에 도달하고 9초 이상이 걸려 50 dB로 다시 떨어진다. 임펄스 응답 I는 불꽃놀이 또는 총성(gunshots)과 같이 날카로운 충동성 소음을 측정해야 하는 상황에서 사용될 수 있다.
소음계 측정
eq = 등가. 등가 값은 더 긴 시간 동안 평균화되므로 F, S 또는 I 시간 가중치가 적용된 소음 수준보다 디스플레이에서 읽기 쉽다.
시간에 따른 소음 수준 그래프를 보면, 파란색 곡선 아래 영역은 에너지를 나타낸다. 파란색 곡선 아래와 동일한 면적을 나타내도록 그려진 수평 빨간색 선은 LAeq를 제공한다. 즉, 전체 그래프에 걸쳐 에너지의 등가 값 또는 평균이다.
LAeq는 항상 직선은 아니다. LAeq가 그래프 시작부터 각 측정 지점까지의 등가 값으로 플로팅되면 두 번째 그래프에 표시된다.
데시벨로 표시되는 음향 노출 수준은 산업 소음 측정에서는 많이 사용되지 않는다. 대신 시간 평균 값이 사용된다. 이는 시간 평균 소음 수준이며, 일반적으로 '등가 연속 소음 수준'이라고 불리며, IEC 61672-1의 "정의" 3.9절에 설명된 공식 기호 LAT를 갖는데, 여기서 많은 정확한 공식 기호와 그 일반적인 약어들이 제공된다. 이들은 주로 공식 ISO 음향 정의를 따른다. 그러나 주로 역사적인 이유로 LAT는 일반적으로 Leq로 불린다.
소음계 측정
형식적으로 LAT는 명시된 시간 간격 동안의 제곱평균제곱근 A-가중 음압과 기준 음압의 비율에 대한 10을 밑으로 하는 로그 값에 10을 곱한 값이며, 시간 상수는 관련이 없다. LAT를 측정하려면 적분-평균 측정기가 필요하며, 이는 개념적으로 음향 노출을 취하고, 시간으로 나누고, 그 결과에 로그를 취하는 것이다.
소음계 측정
전체 LAT의 중요한 변형은 "짧은 Leq"이며, 매우 짧은 Leq 값이 예를 들어 1/8초 간격으로 연속적으로 측정되어 각각 디지털 메모리에 저장된다. 이러한 데이터 요소는 다른 장치로 전송되거나 메모리에서 복구되어 데이터가 수집된 후에도 거의 모든 기존 측정값으로 재구성될 수 있다. 이는 전용 프로그램 또는 표준 스프레드시트를 사용하여 수행할 수 있다. 짧은 Leq는 규제가 변경될 때 오래된 데이터를 재처리하여 새로운 규정을 충족하는지 확인할 수 있다는 장점이 있다. 또한 일부 경우 데이터를 한 측정값에서 다른 측정값으로 변환할 수 있다. 오늘날 거의 모든 고정 공항 소음 모니터링 시스템은 개념적으로 복잡한 소음계이며, 짧은 Leq를 측정값으로 사용하는데, 1초 Leq 값의 꾸준한 디지털 스트림을 전화선이나 인터넷을 통해 중앙 디스플레이 및 처리 장치로 전송할 수 있기 때문이다. 짧은 Leq는 대부분의 상업용 통합 소음계의 기능이지만, 일부 제조업체는 이를 여러 가지 다른 이름으로 부른다.
짧은 Leq는 음향 데이터 저장에 매우 유용한 방법이다. 원래 프랑스 정부의 국립시험소(Laboratoire National d'Essais, ref 1)의 개념이었던 짧은 Leq는 이제 전문 상업용 소음계에서 소음의 실제 시간 기록을 저장하고 표시하는 가장 일반적인 방법이 되었다. 다른 방법은 지수 음압 수준의 샘플을 저장하고 표시하여 시간 기록을 생성하는 것인데, 이는 소음계의 너무 많은 인공물을 표시하여 가치가 떨어지고 이러한 샘플링된 데이터는 전체 데이터 세트를 형성하기 위해 쉽게 결합될 수 없다.
2003년까지는 지수 및 선형 적분 소음계에 대한 별도의 표준(IEC 60651 및 IEC 60804 – 둘 다 현재 철회됨)이 있었지만, 그 이후로 통합 표준 IEC 61672는 두 가지 유형의 계측기를 모두 설명했다. 짧은 Leq가 가치 있으려면 제조업체는 각 개별 Leq 요소가 IEC 61672를 완전히 준수하는지 확인해야 한다.
라벨에 max 또는 min이 표시되면, 이는 단순히 특정 기간 동안 측정된 최대값 또는 최소값을 나타낸다.
대부분의 국가 규정은 또한 'C' 또는 'Z' 주파수 가중치를 사용하여 갑작스러운 큰 압력 피크로부터 작업자의 청력을 보호하기 위해 절대 피크 값을 측정하도록 요구한다. '피크 음압 수준'을 'MAX 음압 수준'과 혼동해서는 안 된다. 'MAX 음압 수준'은 주어진 시간 가중치 (S, F 또는 I)에 대해 특정 기간 동안 재래식 소음계가 제공하는 가장 높은 RMS 판독값이며, 피크 값보다 수십 데시벨 낮을 수 있다. 유럽 연합에서는 피크 소음 수준의 최대 허용 값은 140 dB(C)이며, 이는 200 Pa 압력에 해당한다. A-주파수 및 S-시간 가중 최대 소음 수준의 기호는 LASmax이다. C-주파수 가중 피크의 경우 LCpk 또는 LC,peak이다.
소음계 표준화
IEC61010-1 Ed. 2.0 (2001–02)
다음 국제 표준들은 소음계, PSEM 및 관련 장치를 정의한다. 대부분의 국가 표준은 미국을 제외하고 이러한 표준을 매우 밀접하게 따른다. 많은 경우, EU가 동의한 동등한 유럽 표준은 예를 들어 EN 61672로 지정되며, 영국 국가 표준은 BS. EN 61672가 된다.
이러한 국제 표준은 IEC 기술 위원회 29: 음향 측정에서 국제법정계량기구 (OIML)와 협력하여 준비되었다.
소음계 표준화
2003년까지는 지수 및 선형 통합 소음계에 대한 별도의 표준이 있었지만, 그 이후 IEC 61672가 두 가지 유형을 모두 설명했다. 고전적인 지수형 소음계는 원래 '산업용' 소음계에 대한 IEC 123, 이어서 '정밀' 소음계에 대한 IEC 179에 설명되었다. 이 두 표준은 IEC 651로 대체되었고, 나중에 IEC 60651로 이름이 변경되었으며, 선형 통합 소음계는 처음에 IEC 804에 설명되었고, 나중에 IEC 60804로 이름이 변경되었다. IEC 60651과 60804 모두 "유형"이라고 불리는 네 가지 정확도 등급을 포함했지만, IEC 61672에서는 1등급과 2등급 두 가지 정확도 등급으로 축소되었다. IEC 61672 표준의 새로운 내용은 최소 60 dB 선형 범위 요구 사항과 Z-주파수 가중치, 일반적인 허용 오차 제한 강화, 그리고 각 설명된 주기 테스트에 대한 최대 허용 측정 불확실성 포함이다. 표준의 주기 테스트 부분(IEC61672.3)은 또한 제조업체가 실험실 전기 및 음향 테스트가 자유장 (음향학) 응답을 더 잘 모방할 수 있도록 보정 계수를 테스트 실험실에 제공하도록 요구한다. 사용되는 각 보정에는 테스트 실험실의 최종 측정 불확도 예산에 고려되어야 하는 불확실성이 제공되어야 한다. 이로 인해 이전 60651 및 60804 표준에 따라 설계된 소음계가 IEC 61672:2013의 요구 사항을 충족할 가능성은 낮다. 이러한 '철회된' 표준은 IEC 61672보다 정확도 요구 사항이 현저히 낮으므로 더 이상 사용해서는 안 되며, 특히 공식적인 구매 요구 사항에서는 더욱 그렇다.
소음계 표준화
미국 군대의 모든 전투 부대원은 정상 상태 또는 임펄스 소음으로 인한 청각 손상 위험에 노출되어 있다. 이중 청력 보호구를 적용하는 것이 청각 손상을 예방하는 데 도움이 되지만, 사용자가 주변 환경으로부터 고립되어 효과를 저해할 수 있다. 청력 보호구를 착용하면 병사는 자신의 움직임을 덜 인식하게 되어 적에게 자신의 존재를 알릴 가능성이 높아진다. 청력 보호 장치(HPD)는 또한 의사소통을 위해 더 높은 볼륨 수준을 요구할 수 있어 그 목적을 무효화할 수 있다.
MIL-STD 1474D 소음에 관한 최초의 군사 표준(MIL-STD)은 1984년에 발표되었고 1997년에 개정되어 MIL-STD-1474D가 되었다. 이 표준은 음향 소음 한계를 설정하고 여기에 명시된 소음 한계에 대한 적합성을 결정하기 위한 시험 요구 사항 및 측정 기술을 규정한다. 이 표준은 음향 소음을 방출하는 모든 설계 또는 구매된 (비개발 항목) 시스템, 하위 시스템, 장비 및 시설의 획득 및 제품 개선에 적용된다. 이 표준은 일반적인 작동 조건의 전체 범위 동안 방출되는 소음 수준을 다루기 위한 것이다.
소음계 표준화
MIL-STD 1474E 2015년에 MIL-STD 1474D는 MIL-STD-1474E로 발전했으며, 이는 2018년 현재 미국 국방 무기 개발 및 사용 지침으로 남아있다. 이 표준에서 국방부는 정상 상태 소음, 충격 소음, 청각 비감지성, 항공기 및 항공 시스템, 선박 소음에 대한 지침을 설정했다. 경고 표지판이 표시되지 않는 한, 정상 상태 및 충격 소음은 각각 85 데시벨 A-가중치 (dBA) 및 (보호구를 착용한 경우) 140 데시벨 (dBP)을 초과해서는 안 된다. 이 표준은 음향 소음 한계를 설정하고 여기에 명시된 소음 한계에 대한 적합성을 결정하기 위한 시험 요구 사항 및 측정 기술을 규정한다. 이 표준은 음향 소음을 방출하는 모든 설계 또는 구매된 (비개발 항목) 시스템, 하위 시스템, 장비 및 시설의 획득 및 제품 개선에 적용된다. 이 표준은 일반적인 작동 조건의 전체 범위 동안 방출되는 소음 수준을 다루기 위한 것이다. 이 표준에는 충격 소음 및 청력 위험을 평가하는 두 가지 방법이 포함되어 있다.
소음계 표준화
인간 청각 위험 평가 알고리즘 (AHAAH)은 청각 시스템의 1차원 전기음향 아날로그이며, MIL-STD 1474E의 수치 지침을 만들어냈다. 시간이 지남에 따라 이 알고리즘의 예측 가능성은 95% 정확도로 증가했다고 주장되었다. 미국 육군 연구소 연구원들은 거의 모든 오류가 위험의 과대 계산을 초래했다고 진술한다. 비교적으로 MIL-STD-147D는 동일한 데이터로 38%의 경우에서 정확하다고 간주되었다. 원래 고양이 동물 모델에서 개발되었고 나중에 인간 데이터에 의해 정보화된 AHAAH는 23개 위치의 기저막 변위를 합산한다. AHAAH 모델은 기저막의 추정 변위를 계산하고 기저막의 굴곡 축적을 합산한다. 사용자는 자신의 소음 노출, 보호 수준, 소음에 대한 사전 경고 여부를 입력하여 청각 위험 단위(ARU)로 위험 취약성을 받는다. 이 값은 복합 역치 변화와 허용 노출 횟수(ANE)로 변환될 수 있다. 복합 역치 변화는 청각 역치의 일시적 및 영구적 변화를 모두 통합하는 값이며, 후자는 유모 세포 기능과 상관관계가 있다.
소음계 표준화
AHAAH의 정확도 향상 주장은 종종 중이근(MEM)과 등골의 윤상 인대의 굴곡에 대한 민감성 때문이라고 한다. 소리에 대한 사전 경고를 받으면 MEM이 굴곡되어 음파가 반향될 능력이 감소하는 것과 관련이 있다. 충격음이 발생하면 등골의 윤상 인대가 굴곡되어 소리 진동의 피크를 강하게 잘라낸다. MIL-STD-1474가 발전함에 따라 기술과 방법이 AHAAP의 정확도를 향상시켰다. 연구원들은 AHAAP가 이중 보호의 경우 더 정확하다는 것이 입증되었지만, 경쟁 측정값인 LAeq8hr에 비해 사전 경고 없이 발생한 충격음의 경우 항상 그런 것은 아니라고 주장한다. 추가 개발에 대한 일부 제안은 더 사용자 친화적인 소프트웨어 생성, 데이터 수집 시 마이크로폰 배치, 인구 내 MEM 반사 부재, 계산 시 자유장 조건 재평가에 중점을 둔다. NATO, 미국 생물 과학 연구소, 국립 직업 안전 위생 연구소와 같은 기관들은 이 측정값이 구현되기 전에 이러한 제안들이 고려되어야 한다는 데 동의했다. 이 공동 결론은 MIL-STD-1474E 개발 이전에 내려졌다.
소음계 표준화
100밀리초에 대한 수준 충격 등가 에너지(LIAeq100ms)는 통합된 에너지를 계산하고 이를 100밀리초 간격과 동일시한다. (LIAeq100ms)는 폭발파의 초기 지속 시간에 대한 조정을 포함한다.
TOP-1-2-608A 이 시험 운영 절차(TOP)는 인력 안전, 음성 명료도, 음향 감지 및 인식으로부터의 보안, 지역 사회 불쾌감 평가를 위한 수단으로 개발 및 생산 물자의 공기 중 음압 수준을 측정하는 절차를 설명한다. 이 절차는 군용 차량 및 일반 장비의 정상 상태 소음, 무기 시스템 및 폭발물 장비의 충격 소음에 대한 시험을 다룬다.
소음계 표준화
소음계를 선택할 때의 한 가지 문제는 "주장하는 표준을 준수하는지 어떻게 알 수 있는가?"이다. 이것은 어려운 질문이며 IEC 61672 part 2는 "패턴 승인" 개념으로 이에 답하려고 한다. 제조업체는 계측기를 국가 연구소에 제공해야 하며, 연구소는 그 중 하나를 테스트하고 주장을 충족하면 공식 패턴 승인 인증서를 발급한다. 유럽에서는 독일 PTB (독일연방물리기술원)의 승인이 가장 일반적으로 여겨진다. 제조업체가 자신의 제품군 중 적어도 하나의 모델이 이러한 승인을 받았음을 보여줄 수 없다면 조심하는 것이 합리적이지만, 이 승인 비용 때문에 제조업체가 모든 제품군을 승인받는 것은 어렵다. 저렴한 소음계 (200달러 미만)는 패턴 승인을 받지 못했을 가능성이 높으며 잘못된 측정 결과를 생성할 수 있다.
소음계 표준화
가장 정확하게 승인된 소음계조차도 감도(대부분의 사람들이 '교정'이라고 막연하게 부르는 것)를 정기적으로 확인해야 한다. 주기적인 테스트 절차는 IEC61672.3-2013에 정의되어 있다. 주기적인 테스트의 정확성을 보장하기 위해 국제 시험기관 인정 협력체 또는 다른 지역 국제 시험기관 인정 협력체 서명자에게 소급 가능한 결과를 생성할 수 있는 시설에서 절차를 수행해야 한다.
단순한 단일 수준 및 주파수 확인을 위해 습도, 온도, 배터리 전압 및 정압을 보정하기 위한 추가 센서가 있는 컴퓨터 제어 발생기로 구성된 장치를 사용할 수 있다. 발생기의 출력은 소음계 마이크로폰이 삽입되는 0.5인치 공동의 변환기로 공급된다. 생성되는 소음 수준은 94 dB이며, 이는 1 파스칼의 제곱평균제곱근 음압에 해당하며, 모든 주파수 가중치가 동일한 감도를 갖는 1 kHz 주파수이다.
완벽한 소음계 확인을 위해 IEC61672.3-2013에 명시된 주기적 테스트를 수행해야 한다. 이러한 테스트는 소음계를 전체 주파수 및 동적 범위에 걸쳐 여기시켜 IEC61672.1-2013에 정의된 예상 설계 목표를 준수하는지 확인한다.
소음계는 또한 "대서양 분할"에 따라 두 가지 유형으로 나뉜다. 미국 미국 국가표준 협회 (ANSI) 사양을 충족하는 소음계는 일반적으로 해당 국제전기기술위원회 (IEC) 사양을 동시에 충족할 수 없는데, 이는 ANSI 표준이 무작위 입사파, 즉 확산음장에서 교정되는 기기를 설명하는 반면, 국제적으로는 단일 방향에서 오는 소리인 자유장에서 교정되는 기기를 설명하기 때문이다. 또한, 미국 노출량계는 레벨이 5 dB 증가할 때마다 허용 노출 시간이 절반으로 줄어드는 레벨 대 시간의 교환율을 가지는 반면, 전 세계 다른 지역에서는 레벨이 3 dB 증가할 때마다 허용 노출 시간이 절반으로 줄어든다. 3 dB 배증 방법은 "등에너지" 규칙이라고 불리며, 한 규칙으로 측정된 데이터를 다른 규칙에서 사용하도록 변환할 수 있는 방법은 없다. 이러한 차이점에도 불구하고, 많은 개발도상국은 자국 규정 내에서 단일 기기 내에서 미국 및 국제 사양을 모두 참조한다. 이 때문에 많은 상업용 PSEM은 3 dB 및 5 dB 배증을 가진 듀얼 채널을 가지며, 일부는 미국 공군을 위해 4 dB를 가지기도 한다.
소음계 기타 응용 분야
일부 고급 소음계에는 잔향 시간 (RT60) (음원이 멈춘 후 밀폐된 공간에서 소리가 "사라지는" 데 필요한 시간 측정) 측정 기능도 포함될 수 있다. 측정은 통합 충격 응답 또는 중단된 소음 방법을 사용하여 수행할 수 있다. 이러한 소음계는 최신 ISO 3382-2 및 ASTM E2235-04 측정 표준을 준수해야 한다.
건축물 음향 측정을 위해서는 증폭기와 무지향성 스피커를 통해 핑크 또는 화이트 노이즈를 제공하는 신호 발생기가 필요하다. 실제로 무지향성 스피커 또는 음원은 방 전체에 소리를 균일하게 분산시켜야 한다. 정확한 측정을 위해서는 소리가 균등하게 방사되어야 한다. 이는 브뤼엘 앤 키에르 옴니파워 사운드 소스 타입 4292에 의해 설명된 대로 12개의 스피커를 십이면체 구성으로 배열하여 구형 분포를 사용하여 달성할 수 있다. 모든 스피커는 직렬-병렬 네트워크로 연결되어 위상 동기화 작동 및 증폭기에 대한 임피던스 매칭을 달성해야 한다.
잔향 시간 측정은 종종 벽/칸막이 방음을 계산하거나 건축 음향을 정량화하고 검증하는 데 사용된다.
소음계 기타 응용 분야
일부 응용 분야에서는 영구적 또는 반영구적으로 소음을 지속적으로 모니터링할 수 있는 기능이 필요하다. 일부 제조업체는 이러한 목적을 위해 영구 및 반영구 소음 모니터링 스테이션을 제공한다. 이러한 모니터링 스테이션은 일반적으로 소음계를 핵심으로 하며 원격 통신, GPS 및 기상 관측소와 같은 추가 기능을 갖추고 있다. 또한 태양광 발전으로도 전력을 공급받을 수 있다. 이러한 모니터링 스테이션의 응용 분야에는 공항 소음, 건설 소음, 광업 소음, 교통 소음, 철도 소음, 지역 사회 소음, 풍력 발전소 소음, 산업 소음 등이 있다.
최신 모니터링 스테이션은 또한 셀룰러 모뎀, WiFi 네트워크 또는 직접 LAN 케이블을 사용하여 원격 통신 기능을 제공할 수 있다. 이러한 장치는 특정 dB 수준을 초과할 경우 이메일 및 문자 메시지를 통해 실시간 경고 및 알림을 허용한다. 시스템은 또한 매일, 매주 또는 매월 보고서를 원격으로 이메일로 보낼 수 있다. 실시간 데이터 게시도 종종 필요하며, 이는 웹 사이트에 데이터를 푸시하여 달성할 수 있다.
소음계 기타 응용 분야
스마트폰의 보편성, 지속적인 네트워크 연결성, 내장된 지리 정보 시스템 기능 및 사용자 상호 작용 기능은 소음, 그 측정, 그리고 청력 및 전반적인 건강에 미치는 영향을 바라보는 방식을 혁신할 엄청난 기회를 제공한다. 실시간 소음 노출 데이터를 획득하고 표시할 수 있는 능력은 사람들의 직장(및 비직장) 환경에 대한 인식을 높이고 청력 위험 및 전반적인 안녕에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 한다. (NIOSH)는 직장에서 참여형 소음 모니터링 연구를 수행하는 데 이러한 앱에 의존할 수 있는지 여부를 결정하기 위한 광범위한 노력의 초기 단계로 스마트폰 소음 측정 애플리케이션(앱)의 기능과 정확성을 선택하고 특성화하기 위한 파일럿 연구를 수행했다.
소음계 기타 응용 분야
연구원들은 스마트폰을 사용하여 소음 노출 데이터를 수집하고 문서화하는 데 개인 정보 보호 및 개인 데이터 수집, 그러한 연구 참여 동기, 손상되거나 잘못된 데이터, 수집된 데이터를 저장하는 능력과 관련된 문제가 여전히 남아 있다고 보고했다. 연구원들은 스마트폰 소음 앱이 작업자에게 권한을 부여하고 작업 환경에 대해 교육받은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다고 결론지었다. 대부분의 스마트폰 소음 측정 앱은 법적으로 요구되는 측정에 사용될 만큼 정확하지는 않지만, NIOSH 소음계 앱은 IEC 61672/ANSI S1.4 소음계 표준(전기음향 – 소음계 – Part 3: 주기 테스트)의 요구 사항을 충족했다. 교정된 마이크로폰은 스마트폰 기반 소음 측정의 정확성과 정밀도를 크게 향상시킨다. 소음계 앱을 교정하려면 사전 정의된 프로필에 의존하기보다는 음향 교정기를 사용해야 한다. 이 연구는 전문 기기와 스마트폰 기반 앱 간의 격차가 좁아지고 있음을 나타냈다.
청력 건강 전담 기관인 Healthy Hearing은 최고의 스마트폰 소음계 앱에 대해 보고했다. NIOSH 소음계, Decibel X, 그리고 Too Noisy Pro.
배란 유도
배란 유도(ovulation induction)는 약물로 배란을 자극하는 것이다. 일반적으로 무배란 또는 희발배란을 역전시키기 위해 난포의 발달을 자극하는 의미로 사용된다.
배란 유도 범위
배란 유도라는 용어는 다음과 같은 경우에도 사용될 수 있다:
과배란 유도 (단일 주기에 여러 난소 난포의 발달을 자극하는 것)도 배란 유도의 범위에 나타났다. 과배란 유도는 일반적으로 시험관내수정의 일부이며, 목표는 일반적으로 여러 난포(최적 2~8mm 직경의 난포 11~14개)를 발달시키는 것이다. 그 후 경질 난자 채취, 공동 배양, 그리고 한 번에 최대 두 개의 배아를 배아 이식하는 과정을 거친다.
그러나 이 글은 후속 시험관내수정 없이 초기부터 중기 난포기 동안의 의학적 난소 자극에 초점을 맞추고 있으며, 목표는 하나 또는 두 개의 배란 난포(불임치료를 권장하기 전 최대 개수)를 발달시키는 것이다.
배란 유도 적응증
배란 유도는 무배란 또는 희발배란을 역전시키는 데 도움이 된다. 즉, 다낭성 난소 증후군(PCOS)과 같이 스스로 정기적으로 배란하지 못하는 여성에게 도움이 된다.
배란 유도 치료법 대안
배란 유도 약물의 주요 대안은 다음과 같다:
클로미펜 시트레이트(클로미드는 일반적인 브랜드 이름)는 무배란 치료에 가장 일반적으로 사용되는 약물이다. 이는 선택적 에스트로겐 수용체 조절제로, 시상하부-뇌하수체-생식샘 축이 체내 에스트로겐 결핍인 것처럼 반응하도록 하여 난포자극호르몬 생성을 증가시킨다. 비교적 쉽고 편리하게 사용할 수 있다. 클로미펜은 시상하부의 에스트로겐 수용체를 억제하여 난포자극호르몬 생성에 대한 에스트로겐의 음성 되먹임을 억제하는 것으로 보인다. 또한 시상하부-뇌하수체 축을 직접 자극할 수도 있다. 또한 자궁경부 점액의 질과 자궁 점막에도 영향을 미쳐 정자의 침투 및 생존에 영향을 미칠 수 있으므로, 월경 주기 초기에 투여된다. 클로미펜 시트레이트는 매우 효율적인 배란 유도제이며, 성공률은 67%이다. 그럼에도 불구하고 임신 유도 성공률은 37%에 불과하다. 이러한 차이는 클로미펜 시트레이트가 자궁내막, 자궁경부 점액, 자궁 혈류에 미치는 항에스트로겐 효과와 그로 인한 나팔관 운동성 및 난자 성숙도 감소 때문일 수 있다.
배란 유도 치료법 대안
레트로졸은 2001년부터 생식 의사들에 의해 난소 자극에 사용되어 왔다. 클로미펜보다 부작용이 적고 다태 임신 가능성이 낮기 때문이다. 2005년 미국생식의학회 학술대회에서 발표된 레트로졸 또는 레트로졸과 난포자극호르몬 치료 후 태어난 150명의 아기에 대한 연구는 전반적인 기형에는 차이가 없었지만, 레트로졸을 복용한 그룹에서 자연 임신에 비해 운동 및 심장 기형 발생률이 유의하게 높다는 사실을 발견했다. 911명의 아기를 대상으로 한 더 큰 후속 연구에서는 레트로졸 치료 후 태어난 아기와 클로미펜 치료 후 태어난 아기를 비교했다. 이 연구에서도 전반적인 기형 발생률에는 유의미한 차이가 없었지만, 선천성 심장 기형은 레트로졸 그룹에 비해 클로미펜 그룹에서 유의하게 높다는 사실을 발견했다.
용량은 일반적으로 5일 동안 매일 2.5mg에서 7.5mg이다. 하루 최대 12.5mg의 고용량은 난포 성장을 증가시키고 예측되는 배란 횟수를 늘리며, 자궁내막 두께에 해로운 영향을 미 미치지 않아 저용량에 적절히 반응하지 않는 환자에게 고려된다.
배란 유도 치료법 대안
타목시펜은 클로미펜 시트레이트와 유사한 방식으로 에스트로겐 수용체에 영향을 미친다. 이는 종종 유방암 예방 및 치료에 사용된다. 따라서 클로미펜 시트레이트에 반응하는 환자를 치료하는 데에도 사용될 수 있다.
난포자극호르몬 제제는 주로 폐경기 여성의 소변에서 유래한 것과 재조합 제제를 포함한다. 재조합 제제는 더 순수하고 투여하기 쉽지만, 더 비싸다. 소변 유래 제제는 효과는 동일하고 비용은 저렴하지만, 주사펜이 아닌 바이알로 제공되므로 투여하기가 편리하지 않다.
배란 유도 치료법 대안
생식샘자극호르몬 분비호르몬 펌프는 박동성 방식으로 용량을 방출하는 데 사용된다. 이 호르몬은 시상하부에서 합성되어 뇌하수체에 의한 난포자극호르몬 분비를 유도한다. 생식샘자극호르몬 분비호르몬은 시상하부의 무작위 분비를 모방하여 뇌하수체가 황체형성호르몬과 난포자극호르몬을 분비하도록 자극하기 위해 박동성 방식으로 전달되어야 한다. 생식샘자극호르몬 분비호르몬 펌프는 담배 상자 크기이며 작은 카테터를 가지고 있다. 다른 치료법과 달리 생식샘자극호르몬 분비호르몬 펌프를 사용하는 것은 일반적으로 다태 임신을 유발하지 않는다. 볼로냐 대학의 필리코리(Filicori)는 이것이 치료 시작 시 생식샘자극호르몬이 없기 때문에 뇌하수체에서 방출되는 호르몬(황체형성호르몬 및 난포자극호르몬)이 생식샘자극호르몬 분비의 역제어에 여전히 참여하여 자연 주기를 모방할 수 있기 때문일 수 있다고 제안한다. 이 치료법은 저체중 및 거식증 환자에게도 사용될 수 있으며, 특정 고프로락틴혈증 사례에도 사용되었다.
노르딕 국가에서는 클로미펜 제제가 등록되어 사용되지 않기 때문에 레트로졸이 사실상 배란 유도에 사용되는 표준 초기 요법이다.
인도는 유아에 대한 잠재적 위험을 이유로 2011년 레트로졸 사용을 금지했다. 2012년 인도 의회 위원회는 의약품 관리국이 레트로졸 제조업체와 공모하여 인도에서 불임 치료용으로 약물을 승인했다고 밝혔다.
배란 유도 기술
많은 추가 진단 및 중재 기법이 가능하지만, 배란 유도 프로토콜은 일반적으로 다음으로 구성된다:
배란 유도 중에는 낮은 용량으로 시작하고 경질 초음파로 난소 반응을 모니터링하며, 발달 중인 난포의 수를 식별하는 것이 권장된다. 초기 검사는 일반적으로 마지막 약 복용 후 4-6일 후에 시작된다. 연속 경질 초음파는 발달 중인 난포의 크기와 수를 확인할 수 있다. 또한 배란 전 난포의 갑작스러운 붕괴 및 직장자궁와 내 유체량 증가와 같은 추정적인 배란 증거를 제공할 수 있다. 배란 후에는 명확하게 정의된 난포 경계의 소실 및 내부 에코의 출현과 같은 황체화 징후를 나타낼 수 있다.
배란 유도 기술
과잉 난포가 있는 주기는 일반적으로 직경이 16mm보다 큰 난포가 2개 이상 있는 것으로 정의된다. 다태 임신의 위험 때문에 이러한 주기는 일반적으로 취소하는 것이 권장된다(아래 "위험 및 부작용" 섹션 참조). 취소된 주기에서는 여성 또는 커플에게 과잉 난포의 위험에 대해 경고하고, 다음 월경까지 성교를 피하거나 피임을 사용해야 한다. 난소 과자극 증후군의 위험 증가로 인해 (hCG와 같은) 최종 성숙 유도를 보류해야 할 수 있다. 다음 주기에서는 유도 약물의 시작 용량을 줄여야 한다.
주기 취소에 대한 대안은 주로 다음과 같다:
유도된 주기를 모니터링하기 위해 다음과 같은 임상검사실 검사가 사용될 수 있다:
최종 성숙 유도 및 방출, 예를 들어 인간 융모성 생식선 자극호르몬(HCG 또는 hCG) 또는 재조합 황체형성호르몬에 의한 유도는 예측 가능한 배란 시기를 초래하며, 약물 투여부터 배란까지의 간격은 약물의 종류에 따라 달라진다. 이는 임신 가능성이 가장 높은 배란 시기에 맞춰 성교 또는 자궁내정자주입을 편리하게 예약할 수 있게 한다.
배란 유도 기술
그러나 클로미펜 유도 주기를 통해 입증된 바와 같이, 난자 방출 유도는 LH 서지 검사를 통한 빈번한 모니터링에 비해 임신 가능성을 감소시키는 것으로 나타났다. 따라서 이러한 경우, 난자 방출 유도는 자궁내정자주입이 필요하고 황체형성호르몬 모니터링이 어렵거나 신뢰할 수 없는 여성에게 가장 적합하다. 또한 월경 주기 18일차(주기 1일차는 이전 월경의 첫째 날)까지 황체형성호르몬 서지가 나타나지 않고 크기가 20mm 이상인 난포가 있을 때도 사용될 수 있다.
배란 유도는 매 월경 주기마다 반복될 수 있다. 클로미펜의 경우, 배란이 달성될 때까지 후속 주기에서 용량을 50mg씩 증량할 수 있다. 그러나 200mg 용량에서는 추가 증량이 임신 가능성을 높이지 못할 가능성이 높다.
클로미펜 제조업체는 6주기 연속으로 사용하는 것을 권장하지 않는다. 무배란 여성의 경우, 뇌하수체 되먹임 요법(클로미펜 시트레이트로 입증된 바와 같이)을 7-12회 시도한 후 생식샘 자극 호르몬으로 전환하는 것이 권장된다. 후자가 더 비싸고 조절하기 어렵기 때문이다.
각 새로운 치료 주기 전에 중요한 잔류 난소 비대를 배제하기 위해 초음파 검사를 수행하는 것은 더 이상 권장되지 않는다.
배란 유도 위험 및 부작용
초음파와 정기적인 호르몬 검사는 과정 전반에 걸쳐 위험을 완화한다. 그러나 시술에는 여전히 몇 가지 위험이 따른다.
난소 과자극 증후군은 5-10%의 경우에 발생한다. 증상은 경증, 중등도, 중증 여부에 따라 다르며, 복부 팽만감 및 메스꺼움부터 숨가쁨, 흉막 삼출, 과도한 체중 증가(하루 2파운드 이상)에 이르기까지 다양하다.
하나 이상의 난자가 생성되어 쌍둥이 또는 삼둥이가 발생할 위험도 있다. 다낭성 난소 증후군 여성은 특히 위험에 처할 수 있다. 다태 임신은 인간 폐경 생식샘 자극 호르몬 및 난포자극호르몬과 같은 생식샘 자극 호르몬으로 유도된 주기 후 약 15-20%의 경우에 발생한다. 다태 임신과 관련된 위험은 단태 임신보다 훨씬 높다. 주산기 사망률은 삼둥이 출산 시 7배, 쌍둥이 출산 시 단태 임신과 관련된 위험보다 5배 더 높다. 따라서 각 개별 환자에게 치료를 맞추는 것이 중요하다. 초음파 검사에서 배란 난포가 하나 또는 두 개 이상 발견되면 성교를 피하는 것이 권장된다.
배란 유도 대안
무배란에 대한 다른 치료법은 주로 다음과 같다:
시험관내 성숙은 난포를 시험관내에서 성숙시키는 것으로, 이 기술은 무배란 역전 및 난자 방출 유도 모두에 대한 대안이 될 수 있다. 오히려 난자는 IVF 전과 같이 체외에서 성숙할 수 있다. 따라서 (또는 적어도 더 적은 용량의) 생식샘 자극 호르몬을 체내에 주사할 필요가 없다. 그러나 이 기술의 효과와 안전성을 입증할 충분한 증거는 아직 없다.
벡터 M12
벡터 M12(Vector M12)는 메가테크를 모회사로 둔 벡터 에어로모티브가 제조한 스포츠카이며, 제리 비거트로부터 인도네시아 회사 메가테크에 의한 적대적 인수 이후 생산된 첫 번째 자동차이다. 이 모델은 1995년부터 1999년까지 생산되었으며, 판매 부진으로 인해 생산이 중단되었다. 프로토타입을 포함하여 총 17대가 생산되었다.
벡터 M12 역사 및 사양
이 자동차는 람보르기니 디아블로를 기반으로 했으며, 메가테크가 당시 람보르기니를 소유하고 있었기 때문에 대부분의 기계 부품과 V12 엔진을 사용하여 저비용으로 더 많은 양의 자동차를 생산할 수 있었다. 엔진은 람보르기니처럼 기어박스 뒤가 아니라 기어박스 앞에 중앙에 장착되었다. 스타일링은 AWX-3를 느슨하게 복사한 것으로, AWX-3는 메가테크 인수로 인해 좌초된 프로젝트였고 나중에 전 회사 소유주인 비거트가 소송을 제기하고 디자인을 특허내 재사용을 막으면서 침해당했다. 새로운 소유주인 메가테크는 디자이너 피터 스티븐스를 고용하여 AWX-3를 보다 문명화되고 현대적인 방식으로 재창조했다. 구동계는 5,707 cc (5.7 L) 람보르기니 V12 엔진으로, 5,200rpm에서 499 PS (367 kW; 492 hp)의 출력과 4,900rpm에서 425 lb·ft (576 N·m)의 토크를 냈다. 이는 W8 및 AWX-3의 트윈 터보차지 로덱 V8 엔진과 달랐는데, 이는 신형 모델의 양산에 너무 비용이 많이 든다고 여겨졌기 때문이다. W8과 AWX-3의 엔진은 M12의 V12와 달리 가로로 장착되었다. 이러한 공학적 변경으로 운전석은 AWX-3보다 약간 앞으로 배치되었고, 앞부분은 짧아지고 뒷부분은 길어졌다. M12는 4.8초 만에 0–97 km/h (0–60 mph)까지 가속할 수 있었고, 최고 속도는 304 km/h (189 mph)였다.
벡터 M12 생산
메가테크는 M12를 AWX-3의 보다 도로 친화적인 버전으로 만들고자 했으며, 이 차량은 갤런당 13마일의 연비를 달성할 수 있었다. 총 17대가 생산되었는데, 여기에는 3~4대의 시제품과 14대의 양산형 모델이 포함되었다. M12 시제품 중 한 대는 공장에서 모터스포츠 사양으로 개조되었지만, 기계적 문제로 인해 성공적인 성능을 보여주지 못했다. 이 자동차는 다시 개조되어 M12의 후속작으로 의도된 SRV8이 되었다.
M12의 생산은 벡터가 람보르기니에 엔진 대금을 지불하지 못하면서 1999년에 종료되었다. 람보르기니는 W8을 대금으로 받았으나, 비거트는 이 자동차의 소유권을 놓고 소송을 제기하여 승소했다. 그러나 자동차는 반환되지 않았다.
벡터 M12 미디어에서
벡터 M12는 오토위크 매거진으로부터 오토위크 역사상 최악의 테스트 자동차라는 불길한 상을 받았다. 회고록에서 카스로틀은 M12를 "엉망진창"이라고 묘사하며 "잠재 고객들은 [람보르기니 디아블로]보다 느리고, 못생겼으며, 빌드 품질이 떨어지는 카누형 차체 자동차에 189,000달러를 쓰는 것을 정당화하기 어려웠다"고 언급했다. MSN 오토스는 M12를 "세계 최악의 슈퍼카" 목록에 포함시켰다.
M12는 다음을 포함한 여러 비디오 게임에 등장한다.
파이버스코프
파이버스코프(fiberscope)는 한쪽 끝에 렌즈가 있고 다른 쪽 끝에 접안렌즈 또는 사진기가 있는 유연한 광섬유 다발이다. 기계 내부, 자물쇠, 인체 등 작고 접근하기 어려운 장소를 검사하고 탐색하는 데 사용된다.
파이버스코프 역사
광섬유를 가능하게 하는 원리인 굴절에 의한 빛의 유도는 1840년대 초 파리에서 다니엘 콜라돈과 자크 바비네에 의해 처음 시연되었다. 그 후 1930년, 독일 의대생 하인리히 람은 광섬유 다발을 모아 이미지를 전달하는 최초의 사람이 되었다. 이러한 발견은 내시경과 파이버스코프의 발명으로 이어졌다.
1960년대에 내시경은 구부러져도 빛을 전달할 수 있는 유연한 재료인 유리섬유로 업그레이드되었다. 이것은 사용자에게 실시간 관찰 기능을 제공했지만 사진을 찍을 수는 없었다. 1964년에 최초의 위장 카메라였던 파이버스코프가 발명되었다. 내시경에 카메라가 장착되어 사진을 찍을 수 있었던 것은 처음이었다. 이 혁신은 더 면밀한 관찰과 더 정확한 진단으로 이어졌다.
파이버스코프 광학
파이버스코프는 수많은 광섬유 케이블로 구성된 광섬유 다발 과학을 활용하여 작동한다. 광섬유 케이블은 광학적으로 순수한 유리로 만들어지며 사람의 머리카락만큼 가늘다. 광섬유 케이블의 세 가지 주요 구성 요소는 다음과 같다.
다음은 파이버스코프에 사용되는 두 가지 유형의 광섬유 다발이다.
광섬유 케이블은 정보를 전달하기 위해 전반사를 사용한다. 빛이 한 매질에서 다른 매질로 이동할 때 굴절된다. 빛이 밀도가 낮은 매질에서 밀도가 높은 매질로 이동할 때 법선에서 멀어지면서 굴절된다. 빛이 밀도가 높은 매질에서 밀도가 낮은 매질로 이동할 때는 그 반대가 적용된다. 광 케이블에서는 빛이 밀도가 낮은 클래딩(굴절률이 낮음)에서 지속적으로 반사되어 밀도가 높은 유리 코어(굴절률이 높음)를 통과한다. 이는 코어 표면이 완벽한 거울처럼 작용하고 빛의 각도가 항상 임계각보다 크기 때문에 발생한다.
파이버스코프 의료 적용
파이버스코프는 의사와 외과 의사가 큰 절개를 하지 않고도 환자의 신체 문제를 검사하는 데 도움이 되는 도구로 의료 분야에서 사용된다. 이 절차를 내시경 검사라고 한다. 의사들은 환자의 장기가 감염되었거나 손상되었거나 암에 걸렸다고 의심할 때 이를 사용한다. 검사하는 신체 부위에 따라 다양한 유형이 있다. 다음을 포함한다.
모든 의료 기술에는 잠재적인 위험이 있지만, 내시경 검사에 파이버스코프를 사용하는 것은 감염 및 출혈 위험이 매우 낮다.
파이버스코프 기타 적용
자물쇠공은 파이버스코프를 사용하여 핀 텀블러 록의 핀 위치를 확인한다. 기술자와 검사관은 파이버스코프를 사용하여 기계를 분해하지 않고도 기계 내부를 들여다본다. 파이버스코프는 군대 또는 경찰 용도로 문 아래나 모퉁이 주변을 확인하거나 감시 또는 수색정찰을 수행하는 데 사용될 수도 있다.
HUION
HUION(중국어: 绘王)은 2011년 헨리 쉬가 설립한 중국 펜 태블릿 디스플레이 브랜드이다. Huion Trend(선전 후이온 트렌드 테크놀로지 유한회사(Shenzhen Huion Trend Technology Co., Ltd.)의 약자로, 이전에는 Huion Animation으로 알려져 있었다)가 소유하고 있다. 주로 드로잉 태블릿 및 펜 디스플레이를 제조한다. 또한 디지털 노트북도 생산한다. 이 브랜드의 태블릿 장치들은 일반적으로 경제적이며, PenTech라는 스타일러스 기술을 개발했다. 또한 HuionTablet 앱을 소유하고 운영한다.
HUION은 드로잉 태블릿 생산을 전문으로 한다. 이 태블릿 제품들은 초보자뿐만 아니라 전문가에게도 적합하다. Kamvas 및 Inspiroy 시리즈는 이 브랜드의 대표 제품이다. 선전시에 본사를 두고 있으며, 미국, 싱가포르, 인도네시아 등 해외 시장에서도 제품을 판매하고 있다.
HUION은 와콤의 경쟁사로 여겨지며, 각각 그래픽 태블릿의 중급 및 고급 시장을 점유하고 있다. 2021년 7월, 이 브랜드는 Kamvas Pro 24를 출시했다. 2022년 11월 기준으로 1천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있었다.
HUION 호환성
대부분의 HUION 제품은 Windows 및 MacOS용 공식 드라이버만 제공하지만, Kamvas 및 Kamvas Pro 그래픽 태블릿과 같은 최신 라인업에는 공식 Linux 드라이버도 포함된다.
HUION 역사
HUION은 2011년 그래픽 태블릿 산업에 진출했다. 2014년, 첫 라이트 패드 제품이 출시되었다. 2017년, 이 브랜드는 방글라데시 시장에 진출했다. 2019년, 일본 시장에 진출했다. 같은 해에 Kamvas Pro 22가 출시되었다.
2021년, HUION은 Kamvas 16을 출시했다. 2022년 7월, 소유자의 이름이 Huion Animation에서 Huion Trend로 변경되었다. 2023년 1월, 이 브랜드는 Kamvas Studio 16과 Kamvas Studio 24를 출시했다.
2024년 1월, HUION은 라스베이거스에서 열린 CES에 참가하여 Kamvas Pro 27 및 Kamvas Pro 19 디스플레이 태블릿을 선보였다. 이 두 제품은 2023년 12월 15일에 중국에서 처음 출시되었다.
2025년 4월, HUION은 Kamvas Slate 11과 Kamvas Slate 13을 출시했다.
프레임 체크 시퀀스
프레임 체크 시퀀스(Frame check sequence, FCS)는 통신 프로토콜의 프레임에 추가되는 오류 감지 코드이다. 프레임은 소스에서 대상으로 페이로드 데이터를 보내는 데 사용된다.
프레임 체크 시퀀스 목적
모든 프레임과 그 안에 포함된 비트, 바이트 및 필드는 다양한 원인의 오류에 취약하다. FCS 필드에는 프레임의 데이터를 기반으로 소스 노드에 의해 계산되는 숫자가 포함되어 있다. 이 숫자는 전송되는 프레임의 끝에 추가된다. 대상 노드가 프레임을 수신하면 FCS 번호가 다시 계산되어 프레임에 포함된 FCS 번호와 비교된다. 두 숫자가 다르면 오류가 발생한 것으로 간주되어 프레임은 버려진다.
FCS는 오류 감지만을 제공한다. 오류 복구는 별도의 수단을 통해 수행되어야 한다. 예를 들어 이더넷은 손상된 프레임을 버려야 한다고 명시하고 프레임이 재전송되도록 하는 어떠한 동작도 지정하지 않는다. 다른 프로토콜, 특히 전송 제어 프로토콜 (TCP)은 데이터 손실을 감지하고 재전송 및 오류 복구를 시작할 수 있다.
프레임 체크 시퀀스 구현
FCS는 종종 수신기가 전체 프레임과 후행 FCS에 대해 실행 중인 합계를 계산할 수 있도록 전송되며, 올바른 경우 고정된 결과(예: 0)를 기대한다. 이더넷 및 기타 IEEE 802 프로토콜의 경우, 표준은 데이터가 최하위 비트부터 전송되는 반면, FCS는 최상위 비트(비트 31)부터 전송된다고 명시한다. 대체 접근 방식은 FCS의 비트 반전을 생성하여 반전된 FCS도 최하위 비트(비트 0)부터 전송될 수 있도록 하는 것이다. 자세한 내용은 이더넷 프레임 § 프레임 체크 시퀀스를 참조하라.
프레임 체크 시퀀스 종류
가장 인기 있는 FCS 알고리즘은 단연 순환 중복 검사(CRC)이며, 이더넷 및 기타 IEEE 802 프로토콜에서는 32비트, X.25에서는 16 또는 32비트, HDLC에서는 16 또는 32비트, 프레임 릴레이에서는 16비트, 점대점 프로토콜(PPP)에서는 16 또는 32비트, 그리고 기타 데이터 링크 계층 프로토콜에서 사용된다.
인터넷 프로토콜 스위트의 프로토콜은 체크섬을 사용하는 경향이 있다.
에피소든
에피소든(영어: Episoden)은 대한민국의 스타트업 기업인 EPISODEN Inc.에서 제공하는 글로벌 화상 영어회화 플랫폼 서비스이다.
에피소든 개요
에피소든은 영어 사용자 및 영어 학습자를 대상으로 1대1 화상 영어대화 서비스를 제공하는 플랫폼으로, 회원 가입 후 2분 내에 전 세계 외국인과 영어로 대화할 수 있는 빠른 매칭 시스템이 특징이다. 7분간 주제 중심 대화 형식으로 진행되며, 전 세계 170여 개국 사용자들과 영어 회화 능력 향상 및 문화 교류 기회를 제공한다.
기본 서비스는 무료로 제공되며, 하루 5회의 대화 티켓이 지급된다. 대화 상대로부터 높은 평가를 받으면 추가 티켓이 지급되어 24시간 무료 이용이 가능하다. 164개국에 이르는 글로벌 사용자층을 보유하고 있으며, 1인당 평균 사용시간이 56분으로 인스타그램(33분)이나 유튜브(48분)보다 높은 사용자 몰입도를 보인다.
에피소든 연혁
에피소든은 2021년 6월 양현모 대표에 의해 설립되었다. 본사는 대한민국 서울특별시 강남구 선릉로 551, 1층에 위치하고 있다. 양 대표는 서울대학교 국사학과 출신으로, 에피소든을 포함하여 5개의 회사를 창업했으며 그중 2개 회사를 성공적으로 엑시트한 경험이 있다.
2021년 6월 첫 서비스를 시작하였으며, 실리콘밸리에서 활동하는 한국계 벤처캐피털인 프라이머사제파트너스와 한일 합작 펀드로부터 약 20억 원의 시드 투자를 유치하였다.
2022년 7월, Primer Sazze Fund II, LP로부터 추가 투자를 유치하였다.
2023년 3월, 기존 사명인 '리얼날리지'에서 '에피소든(Episoden)'으로 사명을 변경하며 브랜드 정체성을 강화하였다.
에피소든 연혁
2024년 5월에는 디캠프(D.CAMP) 4월 디데이에서 우승하며 주목받았고, 양현모 대표가 Forbes Korea에 소개되기도 하였다.
2024년 6월, 조선일보를 비롯한 주요 언론에서 170개국에서 사용되는 'K앱'으로 주목받았으며, ZDNET에서는 '한국산 글로벌 화상 SNS'를 꿈꾸는 스타트업으로 소개되었다.
2024년 8월에는 쿠팡, 엑스퀘어드(X Squared), Primer Sazze로부터 45억 원 규모의 시리즈 A 투자를 유치하며 성장세를 이어갔다.
2025년 5월, 유저의 영어 자신감을 표현하는 새로운 브랜드 로고를 공개하였으며, 2025년 7월에는 양현모 대표가 스타트업 인터뷰를 통해 경영 철학을 공유하였다.
에피소든 서비스 및 특징
에피소든은 전세계 영어 사용자를 대상으로 1대1 화상 영어대화 서비스를 제공한다. 회원 가입 후 영어실력에 대한 인터뷰를 거쳐 비슷한 수준의 영어실력을 가진 사용자와 7분간 영어로 대화를 나눌 수 있으며, 164개국 이상의 사용자가 이용하고 있다. 7분간의 1대1 대화 후 상호 평가 시스템을 통해 커뮤니티 품질을 관리하며, 본인과 영어실력이 비슷한 사람과 매칭되고, 또 만나고 싶지 않다고 설문한 사람과는 만나지 않을 수 있게 되어 있다.
2024년 3월부터 에피소든은 최초 가입 시, 웰컴세션이라는 사람이 직접 진행하는 인터뷰 시스템을 통해 유저를 검증하여 회원가입 여부를 결정한다. 이를 통해 유저들에게 중상급 이상의 영어실력은 물론이고 대화하기 안전한 환경을 만들고 있다는 평가를 받고 있다.
30 세션 이상 사용하면, 본인의 영어등급도 확인할 수 있다. 다른 문화권을 만나서 단순히 대화할 목적으로 영국과 미국의 일부 원어민들도 사용하고 있다. 전세계 인플루언서들이 자발적으로 올리는 영상을 통해 퍼져나가고 있다.
에피소든 서비스 및 특징
기존 전화영어나 화상영어와 달리 기본 서비스가 무료로 제공되며, 대화 상대도 영어 교사가 아닌 일반 사용자들이다. 이를 통해 비용이나 접근성 문제로 영어회화 학습이 어려웠던 지역의 사용자들에게도 기회를 제공한다. 1인당 평균 사용시간은 56분으로 인스타그램이나 유튜브보다 높은 몰입도를 보이며, 첫 사용 후 5회 이상 재사용 비율이 50%를 넘는다.
서비스는 단순한 영어 학습을 넘어 영어회화 기반의 글로벌 소셜 커뮤니티를 지향하며, 디스코드가 게임 메신저에서 커뮤니티 플랫폼으로 진화한 것과 유사한 성장 전략을 추구하고 있다.
사이트프라이스
사이트프라이스(영어: SitePrice)는 대한민국의 온라인 비즈니스 매매 및 가치 평가 플랫폼이다.  
웹사이트, 쇼핑몰, 도메인, 모바일 애플리케이션 등 다양한 형태의 온라인 자산을 거래하고  
운영 데이터를 기반으로 한 사업체 가치 산정 서비스를 제공한다.
뚝지
뚝지(학명: Aptocyclus ventricosus)는 도치과 뚝지속의 조기어의 일종이다. 뚝지속(Aptocyclus)의 유일종이다.
목양
목양, 양 사육(sheep farming) 또는 양 축산(sheep husbandry)은 양을 기르고 품종개량하는 것이다. 이것은 축산의 한 분야이다. 양은 주로 고기(양고기), 우유(양유), 그리고 모섬유를 위해 사육된다. 양은 또한 양피와 양피지도 생산한다.
양은 적도 근처의 건조 지대와 다른 열대 지대를 포함하여 다양한 온대 기후에서 사육될 수 있다. 농부들은 물, 사료, 운송, 해충 방제 등을 위해 재산에 울타리, 주택, 양털 깎는 헛간 및 기타 시설을 짓는다. 대부분의 농장은 양들이 방목할 수 있도록 관리되며, 때로는 양치기나 목양견의 통제하에 있다.
농부들은 지역 및 시장 조건에 적합한 다양한 품종 중에서 선택할 수 있다. 암양(성인 암컷)이 발정 징후를 보이면 수컷과의 짝짓기를 준비할 수 있다. 갓 태어난 어린 양들은 일반적으로 단미, 뮬레싱, 가축 귀표, 그리고 수컷의 경우 거세를 포함하는 어린 양 표식 과정을 거친다.