قياس سرعة السوائل بإستخدام قوة لورينتز
قياس تدفق السوائل بإستخدام قوة لورينتز : تسمى أيضا "فيلوسيمتري قوة لورينتز LFV" هي تقنية لاتلامسية تعتمد على قياس قوة التدفق الكهرومغناطيسي . وهي تستخدم خاصة في قياس سرعة السوائل المعدنية المذابة متل الستيل و الألمنيوم, وهي حالياً تحت التطوير لتستخدم بشكل موسع بتطبيقات الميتالورجي (علم ببحث استخراج المعادن ).
يسمى النظام الذي يستخدم هذه التقنية ب مقياس التدفق باستخدام قوة لورينتز أو بإختصار فيلوميتر.
إن استعمال الحقل المغناطيسي بقياس التدفق قديم ويعود للقرن التاسع عشر, عندما حاول مايكل فاراداي بعام 1832 قياس سرعة نهر التايمز. فاراداي طبق طريقة على النهر الجاري المعرض لحقل مغناطيسي ( حقل الأرض المغناطيسي) و قام بقياس الجهد المتولد عن طريق قطبين كهربائيين _مصعد ومهبط_ يتخللان النهر الجاري. تعد طريقة فاراداي أساس لأنجح طريقة تستخدم حاليا بالصناعات لقياس الناقلية الكهربائية وتسمى مقياس الناقلية (فلوميتر). المبدأ النظري لهذا الجهاز (مقياس الناقلية) قد تم تطويره و لخص بشكل شامل على يد البرفسور شيركليف في بداية 1950.
مقياس الناقلية هذا يستخدم بكثرة في قياس السوائل بدرجات حرارة منخفضة ولكنه لا يستخدم في قياس الناقلية للسوائل العالية الحرارة أو السوائل العدوانية ولا يمكن استخدامه في بعض التطبيقات التي قد يوجد صعوبة تقنية في ايصال الأقطاب الكهربائية إلى داخل السائل .
الفيزيائي البريطاني آرثر شيركليف هو أول من أوجد مبدأ قياس سرعة السوائل بإستخدام قوة لورينتز في عام 1950 م, لكن لم يوجد له كثيراً من التطبيقات العملية في البداية حتى تم اختراع المغناطيس الدائم القوي , تقنيات قياس القوة العالية الدقة و برامج المحاكاة القادرة على حل مشاكل المغناطيس-هيدروديناميك المعقدة.
اعتمادا على البحث النظري الذي قدمه العالم آرثر, كانت هناك محاولات عديدة لتطوير طرق لقياس سرعة السوائل والتي لا تتطلب ملامسة ميكانيكية مع السائل . أكثر هذه الطرق شيوعا هي مقياس تيارات إيدي المتحرضة الذي يقيس تأثير السائل على التيار الكهربائي المتحرض بوشيعة محتكة مع السائل المراد قياس سرعته.
حديثاً هناك طرق جديدة لا تلامسية لقياس سرعة السائل عن طريق تطبيق حقل مغناطيسي على السائل و السرعة تقاس عن طريق قياس التشوه الجاري على التدفق والناجم عن الحقل المغناطيسي المطبق.
ما نقوم به فعلياً هو قياس قوة لورنتز المتولدة في السائل المتحرك نتيجة تعرضه لحقل مغناطيسي متغير. حيث أنه وفقا لقانون فارادي عندما يتحرك معدن أو سائل ناقل ضمن حقل مغناطيسي , تتولد تيارات متحرضة تدعي تيارات إيدي, هذه التيارات تقوم بدورها بتوليد حقول مغناطيسية ثانوية حسب قانون أمبير و ماكسويل. تفاعل تيارات إيدي مع الحقول المغناطيسية الثانوية يولد قوى لورينتز التي تعاكس اتجاه حركة السائل الناقل أو المعدن وتحاول إعاقة حركته. حسب قانون نيوتن الثالث (قانون الفعل ورد الفعل) تتولد قوة مساوية لقوة لورينتز بالمطال ومعاكسة بالاتجاه تؤثر على الحقل المغناطيسي الرئيسي . من خلال قياس هذه القوة ( والتي كثافتها formula_1) نستطيع معرفة سرعة السائل بسبب التناسب الطردي بين مطال القوة و السرعة.
تعطى كثافة قوة لورينتز 
formula_2
حيث أن formula_3 هي الناقلية الكهربائية للسائل , formula_4 سرعة السائل و formula_5 مطال الحقل المغناطيسي.
حقيقة أن قوة لورينتز متناسبة طرديا مع سرعة السائل و مع ناقليته الكهربائية معروفة جدا ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية باستخدام قياس قوة لورينتز كوسيلة لقياس سرعة السائل وهذا يختصر مبدأ عمل : فيلوسيمتري قوة لورينتز LFV
الحقل المغناطيسي الرئيسي formula_6 يمكنه أن يولد مغناطيس دائم أو تيار رئيسي formula_7 (انظر الشكل 1).
حركة السائل تحت تأثير الحقل المغناطيسي الرئيسي تؤدي إلى توليد تيارات إيدي المتحرضة التي تظهر بالشكل 3 وسوف نرمز لها ب formula_8 وتسمى بالتيارات الثانوية . 
الاحتكاك بين هذه التيارات والحقل المغناطيسي الرئيسي هو المسؤول عن توليد قوة لورينتز formula_9
والتي تعاكس إتجاه السائل .
تيارات إيدي المتحرضة الثانوية تولد حقل مغناطيسي ثانوي formula_10 . احتكاك هذاالحقل المغناطيسي الثانوي مع الحقل المغناطيسي الأولي يعطي قوة لورينتز والتي تؤثر على المغناطيس formula_11
حسب قانون الفعل ورد الفعل فإن قوة لورينتز المؤثرة على السائل تساوي وتعاكس بالاتجاه مثيلتها والتي تؤثر على المغناطيس الدائم 
formula_12
القانون العام الذي يربط القوةالمقاسة بالسرعة المجهولة يمكن اشتقاقه من خلال المثال المبسط المشروح بالشكل (2): هنا مغناطيس دائم صغير الحجم له عزم مغناطيسي formula_13 يتوضع على مسافة formula_14 من سائل متحرك بسرعة منتظمة formula_4 موازية لسطح السائل الحر.
في حال اعتبرنا المغناطيس صغير لدرجة يمكن افتراض أنه ديبول بعزم مغناطيسي formula_16 والذي حقله المغناطيسي يعطى بالعلاقة :
حيث أن formula_18 و formula_19.
لنفترض أن سرعة الحقل formula_20 من أجل formula_21 فإن تيارات إيدي المتحرضة يمكن أن تحسب من قانون أوم للحقل الكهربائي المتحرك:
خاضعة للشروط الحدية : formula_23 at formula_24 and formula_25 as formula_26.
أولا نحسب الجهد الكهربائي من خلال :
حيث أن كثافة التيار الكهربائي تحسب بسهولة. إن اتجاههم أفقي وحالما تصبح قيمهم معلومة فمن السهل حساب الحقل المغناطيسي الثانوي من خلال قانون بيوت-سافارت قانون بيوت - سافارت
formula_28.
و أخيرا القوة يمكن حسابها بالعلاقة :
للمشكلة الحالية , كل هذه الخطوات يمكن القيام بها من الناحية التحليلية دون استخدام أي تقريب رياضي و تؤدي إلى النتيجة: formula_30 
وهذا يزودنا بالتقريب التالي : formula_31
مقاييس التدفق التي تعتمد على قوة لورينتز يمكن أن تنقسم لعدة أقسام, فيمكن لإحداها أن يكون المغناطيس ثابت و نقييس القوة المؤثرة على المغناطيس و أخرى يكون فيها المغناطيس مثبت على عجلة دوارة و تعتبر سرعة الغزل هي التعبير المرادف لسرعة التدفق في هذه الحالة .
من الواضح أن القوة المؤثرة على مقياس التدفق LFV تعتمد على توزيع السرعة (velocity distribution )وعلى شكل المغناطيس المستخدم.هذا التصنيف يعتمد على الاتجاه النسبي للمجال المغناطيسي المطبق بالنسبة لاتجاه تدفق السائل. الشكل 3 يظهر بوضوح الفرق بين مقياس التدفق الطولاني (longitudinal LFV )و مقياس التدفق المستعرض (transverse LFV).
يتألف من مغناطيس دائم دوار أو من مصفوفة من المغناطيسات الدائمة المتوضعة على عجلة دوارة كما يظهر في الشكل 4 ) حيث حقلها المغناطيسي له اتجاه عمودي مع العجلة أو المحور المتموضعة عليه. عندما يقرب هذا الجهاز من قناة يتدفق فيها سائل ناقل فإنه سوف يدور بحيث عزم القيادةالناجم عن تيارات إيدي المتحرضة في السائل يوازن عزم الكبح الناتج عن دوران المغناطيس . معدل دوران التوازن يتناسب طرداً مع سرعة تدفق وعكسيا مع المسافة بين المغناطيس والقناة. في هذه الحالة من الممكن قياس إما عزم الدوران على النظام المغناطيس أو السرعة الزاوية التي يدور العجلة.
مقياس سرعة السوائل بإستخدام قوة لورينتز LFV يمكن أن يطبق أيضاً على المعادن الصلبة بشرط أن تكون ناقلة للكهرباء. كما ذكرنا سابقاً, قوة لورينتز المتولدة من قبل السائل تتناسب طردياً مع الناقلية الكهربائية . عادةَ الناقلية الكهربائية للسوائل المعدنية من الدرجة السادسة formula_32 لذلك قوة لورينتز من مرتبة الميلي نيوتن "mN". على أية حال هناك سوائل أخرى مهمة مثل الزجاج السائل أو السوائل الإيلكتروليت ( electrolytic solutions ) والتي تملك ناقلية كهربائية ضعيفة من المرتبة formula_33 وبالتالي تكون قوة لورينتز من مرتبة الميكرو نيوتن أو حتى أقل
بين الاحتمالات المختلفة لقياس تأثير المغناطيس على النظام، فقد تم تطبيقها بنجاح تلك التي تستند إلى قياس انحراف ال spring تحت تأثير القوة المطبقة .
التطورات الحديثة بمقياس سرعة السوائل LFV هو قدرته على قياس تدفق السوائل ذات الناقلية الكهربائية المنخفضة electrolyte solutions with conductivity والتي هي 10 مرة أصغر من السوائل المعدنية الناقلة وذلك بإستخدام أجهزة حديثة لقياس القوة . هناك العديد من التطبيقات الصناعية و العلمية التي ترغب بقياس تدفق السوائل الجارية بطريقة لاتلامسية وعبر جدران معتمة . وتشمل هذه التطبيقات قياس تدفق المواد الكيميائية، والأغذية والمشروبات، والدم، المحاليل المائية في صناعة المستحضرات الصيدلانية، الأملاح المنصهرة في محطات توليد الطاقة الحرارية الشمسية , و أيضاً الزجاج السائل الذي يستخدم في صناعات الأوبتيكس العالية الدقة. .
إن مقياس الجريان اللاتلامسي هو الجهاز الذي ليس على اتصال مع السوائل الميكانيكية ولا مع جدار الأنبوب الذي تتدفق فيه السوائل. مقاييس التدفق اللاتلامسية مفيدةفي التطبيقات الملوثة بالإشعاعات الخطيرة مثل الجدران أو الأنابيب المخصصة للمواد المشعة والتي تتميز بإهتزازات قوية. إذا كان السائل وجدار الأنبوب تتسم بالشفافية والسائل يحتوي على جزيئات التتبع، تقنيات القياس البصرية , هي أداة فعالة بما فيه الكفاية لأداء قياسات لاتلامسية . ومع ذلك، إذا إما الجدار أو السائل معتم كما هو الحال في كثير من الأحيان في إنتاج الأغذية، والهندسة الكيميائية، وصنع الزجاج، والمعادن، وعدد قليل جدا من الاحتمالات لقياس تدفق لاتلامسي غير متوفر.
حتى الآن كانت هناك نموذجين اختبرت بنجاح من قياس سرعة تدفق، وتستند النماذج على حد سواء على قياسات انحراف الاجهزة مثل البندول (الشكل 5 ب). واحد من مرافق تجريبية تتألف من اثنين من الطاقة العالية (410 طن متري) المغناطيس مصنوعة من ندفيب معلقة بأسلاك رقيقة على جانبي القناة وبالتالي خلق مجال مغناطيسي عمودي على تدفق السوائل، ويقاس هنا انحراف عن طريق تداخل النظام،, (انظر الشكل 6 a)
النموذج الثاني يتألف من نظام التوازن المتأرجح و المعلق على مغناطيس مثالي مستند إلى مصفوفة هالباخ المغناطيسية بحيث تكون الكتلة الكلية لكلا نظامي المغناطيسي متساوية وتساوي ل (1 kg). هذا النظام يعطي استجابة أكبر ب 3 مرات بسبب التوزع المميز لكل عنصر مغناطيسي في مصفوفة هالباخ المغناطيسية و تفاعلها مع السائل المعروف شكله سطحه
في هذه الحالة إن استخدام أجهزة قياس قوة عالية الحساسية مرغوب فيه لإن تحديد سرعةالتدفق مرتبطة بقوة لورينتز والتي تكون صغيرة جدا. هذه القوة بالإضافة للوزن الزائد الميت الذي لا مفر منه formula_34للمغناطيس (formula_35)هي حوالي formula_36.
لورينتز فورس سيغموميتري هو جهاز يقوم بقياس الخواص الفيزيائية للسوائل المعدنية . هذا الجهاز هو مشروع دكتوراه لطالبة سورية تدعى شذى الخليل مهندسة الكترون و اتصالات خريجة جامعة حمص, في الجامعة التقنية إيلميناو بألمانيا. الاسم سيغمومتري مستوحى من سيغما وهو الرمز اليوناني المستخدم عادةً للناقلية الكهربائية.
حتى الآن الأجهزة المستخدمة في قياس الخواص الفيزيائية للسوائل المعدنية تعاني من مشاكل أهمها أنها تستخدم الكترودات توضع داخل السائل لقياس الناقلية الكهربائية ولكن في بعض الحالات حيث السوائل حارة جدا يحدث تفاعل كيميائي بين الالكترودات و السوائل المعدنية بحيث لا يمكن استخدام هذه الطريقة .
لورينتز فورس سغمومتري يقيس مبدئيا الناقلية الكهربائية من خلال قياس قوة لورينتز و كتلة السائل المقاس. في مراحل لاحقة سيتم استخدامه لقياس خواص فيزيائية أخرى كاللزوجة و الكثافة.
مبدأ العمل جدا بسيط : عندما يمر السائل في القناة المعرضة للحقل المغناطيسي تتولد تيارات إيدي المتحرضة داخل السائل و التي تولد بدورها حقل مغناطيسي ثانوي . بسبب الحقل المغناطيس الخارجي و تيارات إيدي تتولد قوة لورينتز والتي تعاكس بإتجاهها اتجاه السائل و تسبب ببطء حركته . نحن نقيس القوة المساوية لقوة لورينتز و المعاكسة لها بالاتجاه (حسب قانون أوم الفعل و رد الفعل) والتي تؤثر على المغناطيس الدائم المحيط بالقناة . ثم يتجمع السائل في وعاء يوضع تحت القمع المصنوع من الزجاج (كوارتز من نوع خاص جداً لتحمل درجات حرارة عالية)فوق ميزان ونقيس كتلة السائل . نستخدم القيمتين المقاستين (القوة والكتلة) في هذه المعادلة لقياس الناقلية الكهربائية سيغما :
حيث أن : formula_38 هو الناقلية الكهربائية الخاصة والذي يساوي إلى قسمة الناقلية الكهربائية للسائل formula_39 إلى كثافة السائل formula_40 
formula_41 هو ثابت المعايرة والذي يتعلق ب شدة الحقل المغناطيسي المطبق على السائل و طول القناة المعرضة للحقل المغناطيسي وأبعاد الجهاز .
من المعادلة أعلاه تكون الكتلة الكلية للسائل المقاس تساوي :
حيث أن formula_43 هي تكامل قوة لورينتز المقاسة خلال كامل فترة القياس .
ومن خلال المعادلات أعلاه يمكننا حساب الناقلية الكهربائية للسائل من خلال هذه المعادلة البسيطة :
جهاز القياس الآني لتدفق السوائل بإستخدام قوة لورينتز , تسعى لتحديد لا تلامسي لتدفق السائل في السوائل الموصلة. تبعاً ل جهاز القياس الآني في الشكل . 9 , جهازي قياس متزامنين ومثبتين على قناة واحد تلو الآخر . القياس يعتمد بشكل أساسي على الحصول على تابع ترابط للإشارتين اللتان تسجلان من قبل جهازي قياس (عبارة عن مغناطيسين لهما شكل حذوة الحصان). يتكون كل نظام من المغناطيس وحساس قوة، بحيث يكون توليد قوة لورينتز و قياس القوة المكافئة لها (تساويها وتعاكسها بالاتجاه ) يحدث بنفس الوقت . (من هنا جاءت تسمية الطريقة بالقياس الآني ).
لن نحصل على معلومات جيدة من تابع الترابط إذا لم يكن هناك فارق جيد بين الإشارتين لذلك لا بد من توليد دوامات بلسائل المقاس من قبل مولد دوامات اصطناعي بحيث نحصل على قمة أولى للإشارة عند المغناطيس أو جهاز القياس الأول و قمة ثانية عند جهاز القياس الثاني . وثم تبعاً للزمن بين قمتي الإشارتين والمسافة بين جهازي القياس يمكننا تقدير و قياس السرعة النسبية للسائل وبالتالي قياس تدفق السائل :
حيث أن formula_46 هي المسافة بين جهازي القياس (المغناطيسين )و formula_47 هي التأخير الزمني بين قمتي الإشارتين المسجلتين . formula_48 ثابت نحصل عليه من التجربة كما في الشكل 9
هناك تحدي بقياس وكشف العيوب و عدم التجانس في المواد الصلبة الوصلة للكهرباء. 
في النسخة التقليدية من أجهزة تيارات إيدي , حقل مغناطيسي متناوب يولد لتحريض تيارات إيدي في المادة المراد فحصها(AC). إذا كانت هذه المادة تحوي على عيب أو خلل فإن التوزع المكاني للناقلية الكهربائية لهذه المادة سيكون غير منتظم . وبالتالي مسار تيارات إيدي المتحرض سيكون مشوش أيضاً وبالتالي ستتعدل مقاومة الوشيعة المستخدمة لتوليد الحقل المغناطيسي المتناوب . من خلال قياس هذا التعديل بمقاومة الوشيعة يمكننا كشف وقياس العيب أو الصدع الموجود في المادة المراد فحصها . 
بما إن تيارات إيدي المتحرضة يتم توليد بإستخدام حقل متناوب فهناك محدودية لها لإختراق المادة أو ما يسمى بتأثير القشرة تأثير جلدي (فيزياء).
وبالتالي فإن تطبيق النسخة التقليدية من أجهزة تيارات إيدي LET الحالية تقتصر على تحليل العيوب القريبة من سطح المادة، وعادة من أجل من ميلي متر واحد. لم تؤد المحاولات للتغلب على هذا القيد الأساسية باستخدام وشائع بالترددات المنخفضة وحساسات المجال المغناطيسي فائق التوصيل لتطبيقات واسعة النطاق.
هناك طريقة حديثة LET تستخدم مبدأ قوة لورينتز , تستغل مزايا تطبيق حقول مغناطيسي مستمرة DC بدل من المتناوبة AC , و السرعة النسبية فتعطي قياس آني و سريع و عميق للناقلية الكهربائية للمادة المقاسة . هي تختلف عن الطرق القديمة من عدة نواحي : 
1 - طريقة توليد أو تحريض تيارات إيدي في المادة المقاسة
2 - طريقة قياس و كشف اضطرابات هذه التيارات الناتجة عن عيب أو صدع المادة المقاسة 
في الطريقة الحديثة, تتولد و تتحرض تيارات إيدي بسبب الحركة النسبية بين مغناطيس دائم (يوضع فوق المادة المقاسة) و بين المادة المراد كشف عيوبها. انظر الشكل . 10 
أثناء حركة المغناطيس ففي حالة المادة تحوي على عيب تتغير قوة لورينتز و نقيس هذا التغير لمعرفة أبعاد العيب , أما في حال المادة لا تحوي عيوب فإن قوة لورينتز تبقى ثابتة .
مزايا LFV :
حدود تطبيق LFV :
ارتفاع درجة الحرارة يمكن أن يسبب خسارة لا تعوض من الخواص المغناطيسية للمغناطيس دائم (درجة حرارة كوري).