SV
16.1.2023
Europeiska unionens officiella tidning
L 14/205
Figur 11 Flödesdiagram för metananalys med en icke-metanavskiljare (NMC)
A.2.1.5 Komponenter i figur 11 NMC
Icke-metanavskiljare
För oxidering av alla kolväten utom metan.
HC Uppvärmd flamjoniseringsdetektor (HFID) eller flamjoniseringsdetektor (FID) för mätning av koncentrationerna av kolväten och CH4.
Flamjoniseringsdetektorns temperatur ska hållas på 453–473 K (180–200 °C).
V1
Väljarventil
För val av nollställningsgas eller spänngas.
R
Tryckregulator
För reglering av trycket i provtagningsledningen och flödet till HFID.
A.2.2
System för utspädning och partikelprovtagning
A.2.2.1 Beskrivning av delflödessystem Här beskrivs ett utspädningssystem som är baserat på utspädning av en del av avgasflödet.
Uppdelningen av avgasflödet och den därpå följande utspädningen kan göras med hjälp av olika typer av utspädningssystem.
För den efterföljande insamlingen av partiklar kan alla de utspädda avgaserna eller endast en del av dessa ledas till partikelprovtagningssystemet.
Den första metoden kallas totalprovtagning och den andra metoden delprovtagning.
Beräkningen av utspädningsförhållandet beror på vilken typ av system som används.
I det system för helflödesprovtagning som visas i figur 12 leds outspädda avgaser från avgasröret (EP) till utspädningstunneln (DT) genom provtagningssonden (SP) och överföringsröret (TT).
Det totala flödet genom tunneln justeras med hjälp av flödesregulatorn (FC2) och provtagningspumpen (P) i partikelprovtagningssystemet (se figur 16).
Flödet av utspädningsgas kontrolleras med flödesregulatorn (FC1), som kan använda qmew eller qmaw och qmf som styrsignaler för önskad avgasdelning.
Provtagningsflödet in i DT utgörs av skillnaden mellan det totala flödet och flödet av utspädningsgas.
Flödet av utspädningsgas mäts med flödesmätanordningen (FM1) och det totala flödet med flödesmätanordningen (FM3) i partikelprovtagningssystemet (se figur 16).
Utspädningsför­ hållandet beräknas utifrån dessa två flöden.