SL
16.1.2023
Uradni list Evropske unije
L 14/205
Slika 11 Shematski diagram poteka analize metana z NMC
A.2.1.5 Sestavni deli slike 11 NMC
Izločevalnik nemetanov
Za oksidacijo vseh ogljikovodikov razen metana.
HC Ogrevani plamensko-ionizacijski detektor (HFID) ali plamensko-ionizacijski detektor (FID) za merjenje koncentracije HC in CH4.
Temperaturo HFID je treba ohranjati v območju od 453 K do 473 K (180 °C do 200 °C).
V1
Preklopni ventil
Za izbiranje ničelnega plina in kalibrirnega plina.
R
Regulator tlaka
Za krmiljenje tlaka v cevi za prenos vzorcev ter pretoka do HFID.
A.2.2
Sistem za redčenje in vzorčenje delcev
A.2.2.1 Opis sistema z delnim tokom Podan je opis sistema redčenja, ki temelji na redčenju dela izpušnega toka.
Delitev izpušnega toka in proces redčenja, ki sledi, je mogoče izvesti z različnimi tipi sistemov redčenja.
Za zbiranje delcev, ki sledi, se v sistem za vzorčenje delcev pošljejo celotni razredčeni izpušni plini ali le del razredčenih izpušnih plinov.
Prvo metodo imenujemo celotno vzorčenje, drugo pa delno vzorčenje.
Izračun razmerja redčenja je odvisen od tipa uporabljenega sistema.
Pri sistemu za celotno vzorčenje, kot je prikazan na sliki 12, se nerazredčeni izpušni plini prenašajo iz izpušne cevi (EP) skozi sondo za vzorčenje (SP) in cev za prenos vzorca (TT) v tunel za redčenje (DT).
Skupni pretok skozi tunel se naravna s krmilnikom pretoka FC2 in s črpalko za vzorčenje (P) sistema za vzorčenje delcev (glej sliko 16).
Pretok zraka za redčenje se krmili s krmilnikom pretoka FC1, ki lahko kot ukazne signale za želeno razcepitev izpušnih plinov uporablja qmew ali qmaw in qmf.
Pretok vzorca v DT je razlika med skupnim pretokom in pretokom zraka za redčenje.
Stopnja pretoka zraka za redčenje se meri z napravo za merjenje pretoka FM1, stopnja skupnega pretoka pa z napravo za merjenje pretoka FM3 sistema za vzorčenje delcev (glej sliko 16).
Razmerje redčenja se izračuna iz teh dveh pretokov.