PT
16.1.2023
Jornal Oficial da União Europeia
L 14/205
Figura 11 Diagrama da análise do metano com o NMC
A.2.1.5.
Legenda da figura 11 NMC
Separador de hidrocarbonetos não metânicos
Para oxidar todos os hidrocarbonetos com exceção do metano.
HC Detetor aquecido de ionização por chama (HFID) ou detetor de ionização por chama (FID) para a medição das concentrações de HC e de CH4.
A temperatura do HFID deve ser mantida entre 453 K e 473 K (180 oC e 200 oC).
V1
Válvula seletora
Para selecionar o gás de colocação no zero e o gás de calibração.
R
Regulador de pressão
Para regular a pressão na conduta de recolha de amostras e o caudal para o HFID A.2.2.
Sistema de diluição e de recolha de amostras de matéria particulada
A.2.2.1.
Descrição de sistema de caudal parcial O sistema de diluição apresentado baseia-se na diluição de uma parte da corrente de emissões de escape.
A separação dessa corrente e o processo de diluição que se lhe segue podem ser efetuados por diferentes tipos de sistemas de diluição.
Para a subsequente recolha das substâncias particuladas, pode fazer-se passar para o sistema de recolha de amostras de matéria particulada a totalidade dos gases de escape diluídos ou apenas uma porção destes.
O primeiro método é referido como sendo do tipo de amostragem total, e o segundo como sendo do tipo de amostragem fracionada.
O cálculo da razão de diluição depende do tipo de sistema utilizado.
No sistema de recolha total apresentado na figura 12, os gases de escape brutos são transferidos do tubo de escape (EP) para o túnel de diluição (DT) através da sonda de recolha de amostras (SP) e do tubo de transferência (TT).
O caudal total que passa através do túnel é ajustado com o regulador de caudais FC2 e a bomba de recolha de amostras (P) do sistema de recolha de amostras de matéria particulada (ver figura 16).
O caudal do diluente é regulado pelo regulador de caudal FC1, que pode utilizar qmew ou qmaw e qmf como sinais de comando, para se obter a separação das emissões de escape desejada.
O caudal da amostra que chega ao DT é a diferença entre o caudal total e o caudal do diluente.
O caudal do diluente é medido com o caudalímetro FM1 e o caudal total com o medidor FM3 do sistema de recolha de amostras de partículas (ver figura 16).
A razão de diluição é calculada a partir destes dois caudais.