PL
16.1.2023
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 14/205
Rysunek 11 Schemat przepływu dla analizy metanu z wykorzystaniem NMC
A.2.1.5.
Oznaczenia na rys.
11 NMC
Separator węglowodorów niemetanowych
Do utleniania wszystkich węglowodorów z wyjątkiem metanu.
HC Podgrzewany detektor płomieniowo-jonizacyjny (HFID) lub detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) do mierze­ nia stężeń HC i CH4.
Temperaturę HFID utrzymuje się w przedziale 453 K–473 K (180 °C–200 °C).
V1
Zawór rozdzielczy
Do sterowania przepływem gazu zerowego i gazu zakresowego R
Regulator ciśnienia
Do kontroli ciśnienia w linii próbkowania i przepływu kierowanego do HFID A.2.2.
Układ rozcieńczania i próbkowania cząstek stałych
A.2.2.1.
Opis układu częściowego rozcieńczania Układ rozcieńczania opisano w oparciu o układ rozcieńczania części strumienia spalin.
Rozdzielanie strumienia spalin i proces następczego ich rozcieńczenia można przeprowadzić za pomocą różnego typu układów rozcień­ czania.
W przypadku następczego zbierania cząstek stałych całość lub część rozcieńczonych spalin kierowana jest do układu próbkowania cząstek stałych.
Pierwsza metoda to metoda pełnego próbkowania, druga metoda to metoda częściowego próbkowania.
Obliczanie współczynnika rozcieńczenia zależy od typu zastosowanego układu.
W przypadku układu pełnego próbkowania, jak pokazano na rys.
12, nierozcieńczone spaliny są przesyłane z rury wydechowej EP przez sondę SP i przewód przesyłowy TT do tunelu rozcieńczania DT.
Całkowity przepływ przez tunel jest regulowany za pomocą sterownika przepływu FC2 oraz pompy próbkowania P układu pobierania próbek cząstek stałych (zob. rys. 16).
Przepływ rozcieńczalnika jest sterowany sterownikiem przepływu FC1, mogącym wykorzystywać qmew lub qmaw i qmf jako sygnały sterujące, dla zapewnienia pożądanego rozdziału prze­ pływu spalin.
Natężenie przepływu próbki w DT jest różnicą całkowitego natężenia przepływu oraz natężenia przepływu rozcieńczalnika.
Natężenie przepływu rozcieńczalnika mierzy się za pomocą przepływomierza FM1, natomiast ogólne natężenie przepływu za pomocą urządzenia mierzącego przepływ FM3 układu pobierania pró­ bek cząstek stałych (zob. rys. 16).
Współczynnik rozcieńczenia oblicza się na podstawie wartości tych dwóch natężeń przepływu.