IT
16.1.2023
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 14/205
Figura 11 Schema di flusso dell'analisi del metano con l'NMC
A.2.1.5.
Componenti della figura 11 NMC
Dispositivo di eliminazione (cutter) degli idrocarburi non metanici
Per l'ossidazione di tutti gli idrocarburi tranne il metano.
HC Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) o rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID) per la misurazione delle concentrazioni di HC e CH4 La temperatura dell'HFID deve essere mantenuta da 453 K a 473 K (da 180 oC a 200 oC).
V1
Valvola di selezione
Per la selezione dei gas di zero e di span.
R
Regolatore di pressione
Per il controllo della pressione nella linea di campionamento e del flusso verso l'HFID.
A.2.2.
Sistema di diluizione e di campionamento del particolato
A.2.2.1.
Descrizione del sistema a flusso parziale Le figure descrivono un sistema di diluizione il cui funzionamento è basato sulla diluizione di una parte della corrente di gas di scarico.
La divisione della corrente di gas di scarico e il successivo processo di diluizione possono essere effettuati mediante sistemi di diluizione di diverso tipo.
Per la successiva raccolta del particolato, si può trasferire al sistema di campionamento del particolato tutto il gas di scarico diluito o solo una parte di esso.
Il primo metodo è detto metodo di campionamento totale, il secondo metodo di campionamento parziale.
Il calcolo del rapporto di diluizione dipende dal tipo di sistema usato.
Nel sistema di campionamento totale illustrato nella figura 12, il gas di scarico grezzo viene trasferito dal condotto di scarico (EP) al tunnel di diluizione (DT) passando attraverso la sonda di campionamento (SP) e il condotto di trasferimento (TT).
Il flusso totale attraverso il tunnel viene regolato con il regolatore di flusso FC2 e la pompa di campionamento (P) del sistema di campionamento del particolato (cfr. figura 16).
Il flusso dell'aria di diluizione viene regolato con il regolatore di flusso FC1, che può utilizzare qmew o qmaw e qmf come segnali di comando per ottenere la divisione desiderata del gas di scarico.
Il flusso campione in DT è la differenza tra il flusso totale e il flusso dell'aria di diluizione.
La portata dell'aria di diluizione viene misurata con il dispositivo di misurazione della portata FM1, la portata totale con il dispositivo di misurazione della portata FM3 del sistema di campionamento del particolato (cfr. la figura 16).
Il rapporto di diluizione viene calcolato in base a queste due portate.