IT
L 14/148
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
16.1.2023
Determinare nel modo seguente la massa totale dei gas di scarico diluiti equivalenti nell'arco del ciclo:
medf = (46) qmedf,i= qmew,i x rd,i
(47)
rd,i= (48) in cui:
8.5.
qmedf,i
è la portata massica istantanea dei gas di scarico diluiti equivalenti, in kg/s;
qmew,i
è la portata massica istantanea dei gas di scarico, in kg/s;
rd,i
è il rapporto di diluizione istantaneo;
qmdew,i
è la portata massica istantanea dei gas di scarico diluiti, in kg/s;
qmdw,i
è la portata massica istantanea dell'aria di diluizione, in kg/s;
f
è la frequenza di campionamento dei dati, in Hz;
n
è il numero di misurazioni.
Misurazione con diluizione a flusso totale (CVS) Per il calcolo delle emissioni massiche si utilizzano i segnali di concentrazione dei componenti gassosi ottenuti mediante integrazione nell'arco del ciclo oppure campionamento con sacchetto, che devono essere moltiplicati per la portata massica istantanea dei gas di scarico diluiti.
La portata massica dei gas di scarico si misura con un sistema di campionamento a volume costante (CVS), che può utilizzare una pompa volumetrica (PDP), un tubo di Venturi a flusso critico (CFV) o un tubo di Venturi subsonico (SSV) con o senza compensazione del flusso.
Per il campionamento con sacchetto e il campionamento del particolato, prelevare un campione proporzionale dai gas di scarico diluiti del sistema CVS.
Per i sistemi senza compensazione del flusso, il rapporto tra il flusso del campione e il flusso del CVS non deve mostrare variazioni superiori a ± 2,5 % rispetto al set point della prova.
Per i sistemi con compensazione del flusso, ogni singola portata deve essere costante e non deve discostarsi di oltre ± 2,5 % dal valore obiettivo.
La procedura di prova nella sua interezza è illustrata schematicamente nella figura 7.