FR
16.1.2023
Journal officiel de l’Union européenne
L 14/205
Figure 11 Schéma de principe du système de mesure du méthane avec un convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques (NMC)
A.2.1.5 Éléments de la figure 11 NMC
Convertisseur d’hydrocarbures non méthaniques
Servant à oxyder tous les hydrocarbures à l’exception du méthane.
HC Détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) ou non chauffé (FID), servant à mesurer les concentrations de HC et de CH4.
L’analyseur HFID doit être maintenu à une température de 453 à 473 K (180 à 200 °C).
V1
Robinet de sélection
Servant à sélectionner le gaz de zéro et le gaz de calibrage.
R
Régulateur de pression
Servant à régler la pression dans la tuyauterie de prélèvement et le débit vers l’analyseur HFID.
A.2.2
Système de dilution et de collecte des particules
A.2.2.1 Description du système de dilution du flux partiel Les figures ci-après décrivent un système de dilution fonctionnant par dilution d’une partie du flux de gaz d’échappement.
La division de ce flux et la dilution ultérieure peuvent être effectuées au moyen de différents systèmes.
Pour l’opération ultérieure de collecte des particules, on peut faire passer dans le système de prélèvement le flux total ou une fraction seulement du flux de gaz d’échappement dilués.
La première méthode est appelée «prélèvement total», la deuxième, «prélèvement partiel».
Le calcul du taux de dilution dépend du type de système utilisé.
Dans le système à prélèvement total décrit à la figure 12, les gaz d’échappement non dilués sont prélevés dans le tuyau d’échappement (EP) par la sonde (SP) et acheminés jusqu’au tunnel de dilution (DT) par le tube de transfert (TT).
Le débit total traversant le tunnel est réglé au moyen du régulateur de débit FC2 et de la pompe de prélèvement (P) du système de collecte des particules (voir fig. 16).
Le débit du gaz diluant est réglé par le régulateur de débit FC1, qui peut être commandé par les signaux qmew, qmaw et qmf de manière à obtenir le rapport de division voulu des gaz d’échappement.
Le débit de l’échantillon dans le tunnel (DT) est égal à la différence entre le débit total et le débit du gaz diluant.
Le débit du gaz diluant est mesuré avec le débitmètre FM1 et le débit total de gaz avec le débitmètre FM3 du système de collecte des particules (voir fig. 16).
Le taux de dilution est calculé à partir de ces deux débits.