FI
16.1.2023
Euroopan unionin virallinen lehti
L 14/205
Kuva 11 Metaanierottimen (NMC) avulla tehtävän metaanianalyysin vuokaavio
A.2.1.5.
Kuvan 11 osat NMC
Metaanierotin
Kaikkien muiden hiilivetyjen kuin metaanin hapettamista varten HC Lämmitetty liekki-ionisaatioanalysaattori (HFID) tai liekki-ionisaatioanalysaattori (FID) hiilivety- ja metaanipi­ toisuuden mittaamiseen.
HFID:n lämpötila on pidettävä välillä 453 K–473 K (180 °C–200 °C).
V1
Valitsinventtiili
Nollakaasun ja vertailukaasun valitsemista varten R
Paineensäädin
Näytteenottolinjan paineen ja HFID:n virtauksen säätämistä varten A.2.2.
Laimennus- ja hiukkasnäytteenottojärjestelmä
A.2.2.1.
Osavirtausjärjestelmän kuvaus Tässä esitetään laimennusjärjestelmä, joka perustuu pakokaasuvirran osan laimentamiseen.
Pakokaasuvirran jakaminen ja sitä seuraava laimennusprosessi voidaan toteuttaa erilaisilla laimennusjärjestelmätyypeillä.
Hiukkasten keräämistä varten hiukkasten keräilyjärjestelmään johdetaan joko laimennettu pakokaasu kokonaisuudessaan tai ainoastaan osa siitä.
Ensimmäinen menetelmä on kokonaisnäytteenottomenetelmä, jälkimmäinen jakeittainen näytteenottomenetelmä.
Laimennussuhteen laskeminen riippuu käytetystä järjestelmä­ tyypistä.
Kuvan 12 mukaisessa kokonaisnäytteenottojärjestelmässä raakapakokaasu siirretään pakoputkesta EP laimennus­ tunneliin DT näytteenottimen SP ja siirtoputken TT kautta.
Tunnelin läpi kulkevaa kokonaisvirtaa säädetään virtauksen ohjaimella FC2 ja hiukkasnäytteenottojärjestelmän näytteenottopumpulla P (ks. kuva 16).
Laimenninvirtaa ohjataan virtauksen ohjaimella FC1, joka voi käyttää arvoja qmew tai qmaw ja qmf komentosig­ naaleina haluttua pakokaasun jakoa varten.
Näytteen virta DT:hen on kokonaisvirran ja laimenninvirran välinen ero.
Laimentimen virtaus mitataan virtauksen mittauslaitteella FM1, ja kokonaisvirtaus hiukkasnäytteenottojär­ jestelmän virtauksen mittauslaitteella FM3 (ks. kuva 16).
Laimennussuhde lasketaan näistä kahdesta virtausno­ peudesta.