ET
16.1.2023
Euroopa Liidu Teataja
L 14/205
Joonis 11 Metaanieraldajata analüsaatoriga tehtava metaanianalüüsi vooskeem
A.2.1.5.
Joonisel 11 märgitud komponendid NMC
metaanieraldajata analüsaator
Kõigi süsivesinike oksüdeerimiseks peale metaani.
HC Kuumleekionisatsioonidetektor või leekionisatsioonidetektor süsivesinike ja CH4 kontsentratsiooni mõõtmiseks.
Kuumleekionisatsioonidetektori temperatuur tuleb hoida vahemikus 453–473 K (180–200 °C).
V1
ümberlülitusventiil
Null- ja võrdlusgaasi valimiseks.
R
rõhuregulaator
Proovivõtutorus oleva rõhu ja kuumleekionisatsioonidetektoriga analüsaatorisse suunduva vooluhulga reguleerimiseks.
A.2.2.
Lahjendussüsteem ja tahkete osakeste proovivõtusüsteem
A.2.2.1.
Osavoolusüsteemi kirjeldus Lahjendussüsteemi kirjeldus põhineb heitgaasivoolu osa lahjendamisel.
Heitgaasivoolu jaotamiseks ja sellele järgnevaks lahjendamiseks võib kasutada erinevat tüüpi lahjendussüsteeme.
Järgnevaks tahkete osakeste kogumiseks juhitakse kogu lahjendatud heitgaas või ainult osa lahjendatud heitgaasist tahkete osakeste proovivõtusüsteemi.
Esimest meetodit nimetatakse täisproovivõtuks ning teist osaproovivõtuks.
Lahjendusastme arvutamine sõltub kasutatava süsteemi tüübist.
Joonisel 12 kujutatud täisproovivõtusüsteemis juhitakse lahjendamata heitgaas proovivõtturi SP ja ülekandetoru TT kaudu väljalasketorust EP lahjendustunnelisse DT.
Tunnelit läbivat täisvoolu reguleeritakse vooluhulgare­ gulaatori FC2 ning tahkete osakeste proovivõtusüsteemi proovivõtupumba P abil (vt joonis 16).
Lahjendusõhu voolu reguleeritakse vooluhulgaregulaatori FC1 abil, mis võib soovitud heitgaasijaotuse saamiseks kasutada käsusignaalidena parameetreid qmew või qmaw ja qmf.
Gaasiproovi vooluhulk lahjendustunnelisse on koguvooluhulga ja lahjendusõhu vooluhulga erinevus.
Lahjendusõhu vooluhulka mõõdetakse vooluhulga­ mõõturiga FM1, koguvooluhulka tahkete osakeste proovivõtusüsteemi vooluhulgamõõturiga FM3 (vt joonis 16).
Lahjendusaste arvutatakse nende kahe vooluhulga alusel.