ES
16.1.2023
Diario Oficial de la Unión Europea
L 14/205
Figura 11 Diagrama esquemático del análisis del flujo de metano con el NMC
A.2.1.5.
Elementos de la figura 11 NMC
Separador de hidrocarburos no metánicos
Para oxidar todos los hidrocarburos excepto el metano.
HC Detector de ionización de llama calentado (HFID) o detector de ionización de llama (FID) para medir las concentraciones de HC y de CH4.
La temperatura del HFID se mantendrá entre 453 K y 473 K (180 °C a 200 °C).
V1
Válvula selectora
Para seleccionar el gas cero y el gas patrón.
R
Regulador de presión
Para controlar la presión en el conducto de muestreo y el caudal del detector HFID.
A.2.2.
Sistema de dilución y muestreo de partículas
A.2.2.1.
Descripción del sistema de flujo parcial Se describe un sistema de dilución basado en la dilución de una parte del flujo de gas de escape.
La división del flujo de gas de escape y el posterior proceso de dilución pueden efectuarse con distintos tipos de sistemas de dilución.
Para la posterior recogida de las partículas, la totalidad, o solo una parte, del gas de escape diluido se hará pasar por el sistema de muestreo de partículas.
El primer método se denominará tipo de muestreo total y el segundo, tipo de muestreo fraccionado.
El cálculo de la relación de dilución depende del tipo de sistema utilizado.
Con el sistema de muestreo total ilustrado en la figura 12, el gas de escape bruto se transfiere desde el tubo de escape EP al túnel de dilución DT por la sonda de muestreo SP y el tubo de transferencia TT.
El flujo total que circula por el túnel se regula con el regulador de caudal FC2 y la bomba de muestreo P del sistema de muestreo de partículas (véase la figura 16).
El flujo de aire de dilución se controla mediante el regulador de caudal FC1, que puede utilizar qmew o qmaw y qmf como señales de mando, para conseguir la división deseada del gas de escape.
El caudal de muestreo que entra en el túnel de dilución es la diferencia entre el caudal total y el caudal del diluyente.
El caudal del diluyente se mide con el dispositivo de medición de caudal FM1 y el caudal total, con el dispositivo de medición de caudal FM3 del sistema de muestreo de partículas (véase la figura 16).
La relación de dilución se calcula a partir de estos dos caudales.