ES
16.1.2023
8.1.
Diario Oficial de la Unión Europea
L 14/137
Corrección base seca / base húmeda Si las emisiones se miden en base seca, la medición se convertirá a la concentración en base húmeda mediante la fórmula indicada a continuación.
cw = kw × cd
(12)
donde:
8.1.1.
cd
es la concentración seca, en ppm o % vol.
kw
es el factor de corrección base seca / base húmeda (kw,a, kw,e, o kw,d según la ecuación que se utilice)
Gas de escape bruto
(13)
o
(14)
o (15)
con (16) y
(17) donde: Ha
es la humedad del aire de admisión, en gramos de agua por kg de aire seco
wALF
es el contenido de hidrógeno del combustible, en % de la masa
qmf,i
es el caudal másico instantáneo del combustible, en kg/s
qmad,I
es el caudal másico instantáneo del aire de admisión seco, en kg/s
pr
es la presión del vapor de agua después del baño refrigerante, en kPa
pb
es la presión atmosférica total, en kPa
wDEL
es el contenido de nitrógeno del combustible, en % de la masa
wEPS
es el contenido de oxígeno del combustible, en % de la masa
α
es la relación molar del hidrógeno del combustible