EL
16.1.2023
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L 14/205
Σχήμα 11 Διάγραμμα ροής για την ανάλυση μεθανίου με τον NMC
A.2.1.5.
Στοιχεία του σχήματος 11 NMC
Διαχωριστής υδρογονανθράκων πλην μεθανίου
Για την οξείδωση όλων των υδρογονανθράκων πλην του μεθανίου.
HC Θερμαινόμενος ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (HFID) ή ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID) για τη μέτρηση των συγκεντρώσεων HC και CH4.
Η θερμοκρασία του HFID διατηρείται στους 453 Κ έως 473 Κ (180 °C έως 200 °C).
V1
Βαλβίδα επιλογής
Για την επιλογή αερίου μηδενισμού και αερίου βαθμονόμησης. R
Ρυθμιστής πίεσης
Για τον έλεγχο της πίεσης στη γραμμή δειγματοληψίας και της ροής προς το HFID.
A.2.2.
Σύστημα αραίωσης και δειγματοληψίας σωματιδίων
A.2.2.1.
Περιγραφή συστήματος μερικής ροής Η περιγραφή ενός συστήματος αραίωσης βασίζεται στην αραίωση μέρους του ρεύματος των καυσαερίων.
Η διαίρεση του ρεύματος της εξάτμισης και η διαδικασία αραίωσης που ακολουθεί μπορούν να γίνονται με διαφορετικούς τύπους συστημάτων αραίωσης.
Για τη μετέπειτα συλλογή των σωματιδίων, το σύνολο ή μέρος μόνον των αραιωμένων καυσαερίων διοχετεύεται στο σύστημα δειγματοληψίας σωματιδίων.
Η πρώτη μέθοδος αναφέρεται ως τύπος ολικής δειγματοληψίας και η δεύτερη ως τύπος κλασματικής δειγματοληψίας.
Ο υπολογισμός του λόγου αραίωσης εξαρτάται από τον τύπο του συστήματος που χρησιμοποιείται.
Στο συνολικό σύστημα δειγματοληψίας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 12, τα πρωτογενή καυσαέρια μεταφέρονται από το σωλήνα εξαγωγής (ΕΡ) στη σήραγγα αραίωσης (DT) μέσω του καθετήρα δειγματοληψίας (SP) και του σωλήνα μεταφοράς (TT).
Η ολική ροή διαμέσου της σήραγγας ρυθμίζεται με τη διάταξη ελέγχου ροής FC2 και την αντλία δειγματοληψίας (P) του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων (βλ.
Σχήμα 16).
Η ροή του αραιωτικού ελέγχεται από τον ρυθμιστή ροής FC1, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί τα σήματα εντολών qmew ή qmaw και qmf για τον επιθυμητό διαχωρισμό της εξάτμισης.
Η ροή δείγματος στην DT είναι η διαφορά μεταξύ της συνολικής ροής και της ροής του αραιωτικού.
Ο ρυθμός του αραιωτικού μετράται με τη συσκευή μέτρησης ροής FM1, ενώ ο συνολικός ρυθμός ροής μετράται με τη συσκευή μέτρησης ροής FM3 του συστήματος δειγματοληψίας σωματιδίων (βλ.
Σχήμα 16).
Ο λόγος του αραιωτικού υπολογίζεται βάσει των δύο αυτών παροχών.