DE
16.1.2023
Amtsblatt der Europäischen Union
L 14/205
Abbildung 11 Flussdiagramm der Methananalyse mit dem NMC
A.2.1.5.
Bestandteile der Abbildung 11: NMC
Nichtmethan-Cutter
Zur Oxidation aller Kohlenwasserstoffe außer Methan.
HC Beheizter Flammenionisationsdetektor (HFID) zur Messung der HC- und CH4-Konzentration.
Die Temperatur des HFID ist auf 453 K bis 473 K (180 °C bis 200 °C) zu halten.
V1
Mehrwegeventil
Zur Auswahl von Null- und Justiergas.
R
Druckregler
Zur Regelung des Drucks in der Entnahmeleitung und des Gasstromes zum HFID.
A.2.2.
Verdünnungs- und Partikelprobenahmesystem
A.2.2.1.
Beschreibung des Teilstromsystems Es wird ein Verdünnungssystem beschrieben, das auf der Verdünnung eines Teils der Auspuffabgase beruht.
Die Aufteilung des Abgasstromes und der anschließende Verdünnungsvorgang können mithilfe unterschiedlicher Arten von Verdünnungssystemen erfolgen.
Zur anschließenden Abscheidung der Partikel kann entweder das gesamte verdünnte Abgas oder nur ein Teil davon durch das Partikelprobenahmesystem geleitet werden.
Das erste Verfahren wird als Gesamtprobenahme und das zweite als Teilprobenahme bezeichnet.
Die Errechnung des Verdünnungsverhältnisses hängt vom Typ des verwendeten Systems ab.
Bei dem in Abbildung 12 dargestellten Gesamtprobenahmesystem wird Rohabgas aus dem Auspuffrohr EP durch die Probenahmesonde SP und das Übertragungsrohr TT in den Verdünnungstunnel DT geleitet.
Der Gesamtdurchfluss durch den Tunnel wird mit dem Durchflussregler FC2 und der Probenahmepumpe P des Partikelprobenahmesystems eingestellt (siehe Abbildung 16).
Der Verdünnungsgasdurchsatz wird mit dem Durchflussregler FC1 eingestellt, der qmew oder qmaw und qmf als Steuersignale für die gewünschte Aufteilung des Abgasstroms einsetzen kann Der Probedurchfluss in den DT ist die Differenz aus dem Gesamtdurchsatz und dem Verdünnungsgasdurchsatz.
Der Verdünnungsgasdurchsatz wird mit dem Durchflussmessgerät FM1 und der Gesamtdurchsatz mit dem Durchflussmessgerät FM3 des Partikelprobenahmesystems gemessen (siehe Abbildung 16).
Das Verdünnungsverhältnis wird anhand dieser beiden Durchsätze berechnet.