DE
L 14/148
Amtsblatt der Europäischen Union
16.1.2023
Die äquivalente Gesamtmasse des verdünnten Abgases über den Zyklus ist wie folgt zu ermitteln:
medf = (46) qmedf,i = qmew,i x rd,i
(47)
rd,i = (48) Dabei gilt:
8.5.
qmedf,i
ist der momentane äquivalente Massendurchsatz des verdünnten Abgases in kg/s
qmew,i
ist der momentane Abgasmassendurchsatz in kg/s
rd,i
ist das momentane Verdünnungsverhältnis
qmdew,i
ist der momentane Massendurchsatz des verdünnten Abgases in kg/s
qmdw,i
ist der momentane Massendurchsatz des Verdünnungsgases in kg/s
f
ist die Datenerfassungsfrequenz in Hz
n
ist die Anzahl der Messungen
Vollstrom-Verdünnungsmessung (Probenahmeeinrichtung mit konstantem Volumen, CVS) Zur Berechnung der Emissionsmassen sind die durch Integration über den Zyklus oder durch Beutelprobenahme gewonnenen Konzentrationssignale mit dem Massendurchsatz des verdünnten Abgases zu multiplizieren.
Der Abgasmassendurchsatz ist mit einem System zur Probenahme mit konstantem Volumen (CVS) zu messen, das mit einer Verdrängerpumpe (PDP), einem Venturirohr mit kritischer Strömung (CFV) oder einem subsonischen Venturirohr (SSV) ausgestattet ist und mit oder ohne Durchflussmengenkom­ pensation arbeiten kann.
Für Beutelprobenahmen und Partikelprobenahmen muss eine proportionale Probe aus dem verdünnten Abgas oder dem CVS-System entnommen werden.
Für ein System ohne Durchflussmengenkompensation darf das Verhältnis zwischen Probenstrom und CVS-Strom um nicht mehr als ± 2,5 % vom eingestellten Prüfpunkt abweichen.
Für ein System mit Durchflussmengenkompensation muss jede einzelne Durchflussrate auf ± 2,5 % konstant seinem Sollwert entsprechen.
Die vollständige Prüfanordnung ist in Abbildung 7 schematisch dargestellt.