DA
16.1.2023
Den Europæiske Unions Tidende
L 14/205
Figur 11 Skematisk blokdiagram for methan-analyse med NMC-enhed
A.2.1.5.
Komponenterne i fig.
11 NMC
Enhed til ikke-methan-afskæring
Til oxidering af alle carbonhydrider bortset fra methan.
HC Opvarmet flammeiondetektor (HFID) eller flammeiondetektor (FID) til måling af HC- og CH4-koncentrationen.
HFID'ens temperatur skal holdes mellem 453 K og 473 K (180 °C og 200 °C).
V1
Omskifterventil
Til omskift mellem nulstillings- og justeringsgas.
R
Trykregulator
Til regulering af trykket i prøvetagningsledningen og tilførslen til HFID-enheden.
A.2.2.
System til fortynding og partikelprøvetagning
A.2.2.1.
Beskrivelse af delstrømssystemet Et fortyndingssystem, der er baseret på fortynding af en del af udstødningsgasstrømmen, beskrives.
Til deling og efterfølgende fortynding af udstødningsgasstrømmen kan forskellige typer fortyndingssystemer anvendes.
Til den efterfølgende udskillelse af partikler kan enten al den fortyndede udstødningsgas eller en del heraf ledes til partikelprøvetagningssystemet.
Den førstnævnte metode benævnes totalprøvetagning, den sidstnævnte delstrømsprøvetagning.
Beregningen af fortyndingsforholdet vil afhænge af den anvendte type system.
I prøvetagningssystemet som vist i figur 12 overføres der ufortyndet udstødningsgas fra udstødningsrøret (EP) til fortyndingstunnelen (DT) gennem prøvesonden (SP) og overføringsrøret (TT).
Den samlede strømning gennem tunnelen justeres ved hjælp af strømningsregulatoren FC2 og prøvetagningspumpen P i partikelprøvetagnings­ systemet (jf. figur 16).
Fortynderstrømmens hastighed reguleres af strømningsregulatoren FC1, der kan benytte qmew eller qmaw og qmf som styresignal til det ønskede fordelingsforhold for udstødningsgassen.
Fortyndings­ tunnelen DT's indgående prøvestrøm er forskellen mellem den samlede gennemstrømning og fortynderstrømmen.
Fortynderstrømmens hastighed måles af flowmeteret FM1, den samlede strømnings­ hastighed måles af flowmeteret FM3 i partikelprøvetagningssystemet (se figur 16).
Fortyndingsforholdet beregnes ud fra disse to strømningshastigheder.