CS
16.1.2023
Úřední věstník Evropské unie
L 14/205
Obrázek 11 Schéma analýzy methanu s NMC
A.2.1.5 Popis součástí na obrázku 11 NMC
Separátor uhlovodíků jiných než methan
Pro oxidování všech uhlovodíků kromě methanu.
HC Vyhřívaný plamenoionizační detektor (HFID) nebo plamenoionizační detektor (FID) k měření koncentrací HC a CH4.
Teplota HFID se musí udržovat na hodnotě od 453 K do 473 K (od 180 °C do 200 °C).
V1
Vícecestný ventil
K volbě nulovacího plynu a kalibračního plynu pro plný rozsah.
R
Regulátor tlaku
Pro řízení tlaku v odběrném potrubí a toku k HFID.
A.2.2
Systém ředění a odběru vzorků částic
A.2.2.1 Popis systému s ředěním části toku Je popsán systém ředění založený na ředění části toku výfukových plynů.
Rozdělení proudu výfukových plynů a následný postup ředění se může provést různými druhy systémů ředění.
K následnému odběru částic prochází systémem pro odběr vzorků částic všechen zředěný výfukový plyn nebo jen část zředěného výfukového plynu.
První postup se označuje jako odběr celkového vzorku, druhý postup jako odběr dílčího vzorku.
Výpočet ředicího poměru závisí na druhu použitého systému.
Jak je vidět na obrázku 12, kde je znázorněn systém s odběrem celkového vzorku, surový výfukový plyn se převádí z výfukové trubky (EP) odběrnou sondou (SP) a přenosovou trubkou (TT) do ředicího tunelu (DT).
Celkový průtok tunelem se nastavuje regulátorem průtoku FC2 a odběrným čerpadlem (P) systému pro odběr vzorků částic (viz obrázek 16).
Průtok ředicího média se řídí regulátorem průtoku FC1, který může používat qmew nebo qmaw a qmf jako řídicí signály pro požadovaný dělicí poměr výfukového plynu.
Průtok vzorku do DT je rozdílem celkového průtoku a průtoku ředicího média.
Průtok ředicího média se měří průtokoměrem FM1, celkový průtok průtokoměrem FM3 systému pro odběr vzorků částic (viz obrázek 16).
Ředicí poměr se vypočte z těchto dvou průtoků.