L 290/414
SV
Europeiska unionens officiella tidning
10.11.2022
Om icke-metanavskiljarens verkningsgrad för omvandling av etan är 0,98 eller högre ska EE anges som 1 för eventuella senare beräkningar.
3.2.1.1.3.4
Om metanflamjoniseringsdetektorn kalibreras genom avskiljaren ska EM vara 0.
Ekvationen för att beräkna CCH4 i punkt 3.2.1.1.3.2 (fall b) i denna bilaga blir CCH4 = CHC(w/NMC) Ekvationen för att beräkna CNMHC i punkt 3.2.1.1.3.2 (fall b) i denna bilaga blir CNMHC = CHC(w/oNMC) – CHC(w/NMC) × rh Den densitet som används för beräkningarna av massan av icke-metankolväten ska vara lika med den för totala kolväten vid 273,15 K (0 °C) och 101,325 kPa, och är bränsleberoende.
3.2.1.1.4
Beräkning av flödesviktat aritmetiskt medelvärde av koncentrationen Följande beräkningsmetod ska tillämpas för konstantvolymprovtagningssystem som inte har någon värmeväxlare eller som har en värmeväxlare som inte uppfyller kraven i punkt 3.3.5.1 i bilaga B5.
Denna beräkning av flödesviktat aritmetiskt medelvärde av koncentrationen ska användas för alla mät­ ningar med kontinuerlig utspädning inklusive mätning av partikelantal.
Den kan alternativt tillämpas på konstantvolymprovtagningssystem som har en värmeväxlare som uppfyller kraven i punkt 3.3.5.1 i bilaga B5.
Ce ¼
Pn
i¼1
qvcvs ðiÞ Ü Δt Ü CðiÞ V
där
3.2.1.2
Ce
är det flödesviktade aritmetiska medelvärdet av koncentrationen,
qVCVS(i)
är CVS-flödet vid tiden t = i × Δt, i m3/s,
C(i)
är koncentrationen vid tiden t = i × Δt, i ppm,
Δt
är provtagningsintervallet, i s,
V
är total CVS-volym, i m3,
n
är provningstiden, i s.
Beräkning av fuktighetskorrektionsfaktorn för NOx För att korrigera för fuktighetens inverkan på resultaten för kväveoxider tillämpas följande beräkning:
KH ¼
1 1 Ä 0:0329 Ü ðH Ä 10:71Þ
där
H¼
6:211 Ü Ra Ü Pd PB Ä Pd Ü Ra Ü 10Ä2
och H
är den specifika fuktigheten, i gram vattenånga per kg torr luft,
R2
är relativ fuktighet i omgivningsluften, i procent,
Pd
är mättat ångtryck vid omgivningstemperatur, i kPa,
PB
är lufttrycket i rummet, i kPa.