L 290/572
SL
Uradni list Evropske unije
4.5.3
Sistem zapisovanja ali obdelave podatkov lahko določi čas na ± 15 sekund.
4.6
Ventilatorji
10.11.2022
Ventilatorji izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 4.6.1 do 4.6.2 te priloge.
4.6.1
Z uporabo enega ali več ventilatorjev ali puhal pri odprtih vratih neprepustne komore za določitev emisij zaradi izhlapevanja mora biti mogoče zmanjšati koncentracijo ogljikovodikov v komori na vrednost oglji­ kovodikov v okolici.
4.6.2
Komora ima enega ali več ventilatorjev ali puhal z zmogljivostjo 0,1 do 0,5 m3/s, ki temeljito mešajo ozračje v prostoru.
Med meritvami mora biti mogoče doseči enakomerno temperaturo in koncentracijo ogljikovodikov v komori.
Vozilo v prostoru ni izpostavljeno neposrednemu toku zraka iz ventilatorjev ali puhal.
4.7
Kalibracijski plini Plini izpolnjujejo zahteve iz odstavkov 4.7.1 in 4.7.2 te priloge.
4.7.1
Za kalibracijo in delovanje so na voljo naslednji čisti plini: prečiščeni sintetični zrak: (čistost < 1 ppm C1 ekvivalenta, ≤1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO); vsebnost kisika med 18 in 21 volumskimi odstotki; plinasto gorivo za analizator ogljikovodikov: (40 ± 2 % vodika, ostalo pa helij z manj kot 1 ppm ogljiko­ vodika, ekvivalentnega C1, manj kot 400 ppm CO2), propan (C3H8):
s čistostjo najmanj 99,5 %;
butan (C4H10):
s čistostjo najmanj 98 %;
dušik (N2):
s čistostjo najmanj 98 %.
4.7.2
Kalibracijski in razponski plini vsebujejo mešanice propana (C3H8) in prečiščenega sintetičnega zraka.
Dejanska koncentracija kalibracijskega plina je v območju ± 2 % navedene vrednosti.
Točnost razredčenih plinov, dobljenih pri uporabi delilnika plina, je ± 2 % dejanske vrednosti.
Koncentracije iz odstavkov 4.2.3 in 4.3.3 te priloge se lahko dosežejo tudi z uporabo delilnika plina, tako da je plin za redčenje sintetični zrak.
4.8
Tehtnica za posodo z aktivnim ogljem za merjenje presežka hlapov goriva, sproščenih ob izenačenju tlaka.
Natančnost tehtnice za posodo z aktivnim ogljem je ± 0,02 g.
4.9
Segrevanje posode za gorivo (uporablja se le pri obremenitvi posode z aktivnim ogljem z bencinom)
4.9.1
Gorivo v posodi se segreje z virom toplote, ki ga je mogoče nadzirati; primerna je na primer grelna plošča z močjo 2 000 W.
Grelni sistem mora enakomerno greti stene posode za gorivo pod gladino goriva, da se gorivo ne bi neenakomerno pregrelo.
Hlapi nad gorivom v posodi se ne segrevajo.
4.9.2
Naprava za segrevanje posode za gorivo mora omogočati gretje goriva v posodi enakomerno za 14 °C s 16 °C v 60 minutah, pri čemer mora biti tipalo za temperaturo v položaju iz odstavka 4.9.3 te priloge.
Grelni sistem lahko nadzira temperaturo goriva do ± 1,5 °C zahtevane temperature med segrevanjem posode.
4.9.3
Posoda za gorivo v vozilu mora biti brez puščanja opremljena s tipalom za temperaturo, ki omogoča merjenje temperature na srednji točki goriva v posodi za gorivo, napolnjeni do 40 % prostornine.
5.
Postopek staranja posod z aktivnim ogljem na preizkusni mizi in določitev faktorja PF
5.1
Staranje posod z aktivnim ogljem na preizkuševalni mizi Pred preizkusom pri odstavitvi segretega vozila in preizkusom dnevnih izgub se izvede staranje posode z aktivnim ogljem v skladu s postopkom na sliki C3/1.