L 290/334
LV
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
10.11.2022.
A5/9. attēls Pilnas plūsmas izplūdes atšķaidīšanas sistēmas shēma
4.1.5.2.
Turpmāk ir uzskatīti sistēmas sastāvdaļu piemēri.
4.1.5.2.1.
Divas paraugu ņemšanas zondes pastāvīgai atšķaidīšanas gaisa un atšķaidītas izplūdes gāzes / gaisa maisījuma paraugu ņemšanai.
4.1.5.2.2.
Filtrs cietas vielas daļiņu izņemšanai no analīzei ievāktās gāzes plūsmām.
4.1.5.2.3.
Sūkņiem un plūsmas regulatoram, kam jānodrošina konstanta, vienmērīga atšķaidītās izplūdes gāzes un atšķaidīšanas gaisa parauga, kas testa laikā ņemti no paraugu ņemšanas zondēm, un gāzes paraugu plūsmai jābūt tādai, ka katra testa beigās paraugu daudzums ir pietiekams analīzes veikšanai.
4.1.5.2.4.
Ātrdarbīgi vārsti gāzes paraugu konstantas plūsmas novirzīšanai paraugu ņemšanas maisos vai izejošajā ventilācijā.
4.1.5.2.5.
Gāznecaurlaidīgi, ātrslēdzoši savienojuma elementi starp ātrdarbīgiem vārstiem un paraugu ņemšanas maisiem.
Savienojumam ir jānoslēdzas automātiski paraugu ņemšanas maisu pusē.
Kā alternatīvu drīkst izmantot citas metodes paraugu nogādāšanai analizatorā (piem., trīsvirzienu slēgvārstus).
4.1.5.2.6.
Maisi atšķaidītās izplūdes gāzes un atšķaidīšanas gaisa paraugu ņemšanai testa laikā.
4.1.5.2.7.
Paraugu ņemšanas kritiskās plūsmas Venturi caurule, lai ņemtu atšķaidītās izplūdes gāzes proporcionālus paraugus (tikai CFV-CVS).
4.1.5.3.
Papildu sastāvdaļas, kas vajadzīgas ogļūdeņražu paraugu ņemšanai, izmantojot apsildāmu liesmas joni­ zācijas detektoru (HFID), kā parādīts A5/10. attēlā.
4.1.5.3.1.
Apsildāma paraugu ņemšanas zonde atšķaidīšanas tunelī, atrodas tajā pašā vertikālajā plaknē, kur ciet­ daļiņu un, ja attiecināms, daļiņu paraugu ņemšanas zondes.
4.1.5.3.2.
Apsildāms filtrs, atrodas aiz paraugu ņemšanas punkta un pirms HFID.