L 290/334
LT
Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2022 11 10
A5/9 pav.
Viso srauto išmetamųjų dujų skiedimo sistemos schema
4.1.5.2.
Sistemos sudedamųjų dalių pavyzdžiai išvardijami toliau.
4.1.5.2.1.
Du ėminių ėmimo zondai, skirti nenutrūkstamai imti skiedimo oro ir praskiestų išmetamųjų dujų ar oro mišinio ėminius.
4.1.5.2.2.
Filtras kietosioms dalelėms pašalinti iš analizei paimto dujų srauto.
4.1.5.2.3.
Siurbliai ir srauto reguliatorius, kurie užtikrina pastovų vienodą skiestų išmetamųjų dujų ir skiedimo oro ėminių, paimtų bandymo metu iš ėminių ėmimo zondų, srautą ir dujų ėminių srautą, turi būti tokie, kad kiekvieno bandymo pabaigoje būtų pakankamas ėminių kiekis analizei atlikti.
4.1.5.2.4.
Greitai veikiantys vožtuvai, kuriais tolygus dujų ėminių srautas nukreipiamas į ėminių maišus arba angas, pro kurias išleidžiamas į aplinką.
4.1.5.2.5.
Dujoms nelaidžios, greitai sujungiamos jungtys, greitai veikiančius vožtuvus sujungiančios su ėminių maišais.
Jungtis automatiškai užsidaro ėminių surinkimo maišo pusėje.
Ėminius į analizatorių galima perduoti ir kitais būdais (pvz., naudojant trieigį uždaromąjį vožtuvą).
4.1.5.2.6.
Maišai praskiestų išmetamųjų dujų ir skiedimo oro ėminiams rinkti per bandymą.
4.1.5.2.7.
Ėminių ėmimo kritinio tekėjimo Ventūrio vamzdis proporcingiems praskiestų dujų ėminiams imti (tik CFV-CVS).
4.1.5.3.
Papildomos sudedamosios dalys, reikalingos angliavandenilių ėminiams imti naudojant šildomą liepsnos jonizacijos detektorių (HFID), kaip parodyta A5/10 pav.
4.1.5.3.1.
Šildomas ėminių zondas, esantis skiedimo tunelyje toje pačioje vertikaliojoje plokštumoje, kaip kietųjų dalelių ir, jei taikytina, kietųjų dalelių kiekiui skirtų nustatyti ėminių zondai.
4.1.5.3.2.
Šildomas filtras už ėminių ėmimo taško ir prieš HFID.