L 290/414
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
10.11.2022
Se l'efficienza di conversione dell'etano dell'NMC è uguale o superiore a 0,98, l'EE deve essere fissata a 1 per tutti i calcoli successivi.
3.2.1.1.3.4.
Se il FID usato per misurare la concentrazione di metano è tarato attraverso il dispositivo di elimina­ zione, EM deve essere uguale a 0.
L'equazione per calcolare CCH4 al punto 3.2.1.1.3.2 [il caso b)] del presente allegato diventa: CCH4 = CHC(w/NMC) L'equazione per calcolare CNMHC al punto 3.2.1.1.3.2 [il caso b)] del presente allegato diventa: CNMHC = CHC(w/oNMC) – CHC(w/NMC) × rh La densità usata per i calcoli della massa degli NMHC deve essere uguale a quella degli idrocarburi totali a 273,15 K (0 °C) e 101,325 kPa e dipende dal carburante.
3.2.1.1.4.
Calcolo della media aritmetica della concentrazione in base al flusso Il metodo di calcolo seguente deve essere applicato ai sistemi CVS non dotati di uno scambiatore di calore o ai sistemi CVS dotati di uno scambiatore di calore non conformi al punto 3.3.5.1 dell'allegato B5.
Il calcolo della media aritmetica della concentrazione in base al flusso deve essere utilizzato per tutte le misurazioni continue con diluizione, fra cui quelle del PN.
Può essere applicato in via facoltativa ai sistemi CVS dotati di scambiatore di calore conforme al punto 3.3.5.1 dell'allegato B5.
Ce ¼
Pn
i¼1
qvcvs ðiÞ Ü Δt Ü CðiÞ V
dove:
3.2.1.2.
Ce
è la media aritmetica della concentrazione in base al flusso;
qVCVS(i)
è la portata del CVS nel momentot = i × Δt, in m3/sec;
C(i)
è la concentrazione nel momentot = i × Δt, in ppm;
Δt
è l'intervallo di campionamento, in s;
V
è il volume totale del CVS, in m3;
n
è il tempo di prova, in s.
Calcolo del fattore di correzione degli NOx in funzione dell'umidità Per correggere gli effetti dell'umidità sui risultati ottenuti per gli ossidi di azoto, si applicano i calcoli seguenti:
KH ¼
1 1 Ä 0:0329 Ü ðH Ä 10:71Þ
dove:
H¼
6:211 Ü Ra Ü Pd PB Ä Pd Ü Ra Ü 10Ä2
e: H
è l'umidità specifica, in grammi di vapore acqueo per chilogrammo di aria secca;
R2
è l'umidità relativa dell'aria ambientale, in percentuale;
Pd
è la pressione del vapore di saturazione a temperatura ambiente, in kPa;
PB
è la pressione atmosferica nella camera, in kPa.