L 290/414
HU
Az Európai Unió Hivatalos Lapja
2022.11.10.
Ha a metánkiválasztó etánátalakítási hatásfoka legalább 0,98 értékű, akkor az EE értékét a további számítások során 1-nek kell tekinteni.
3.2.1.1.3.4.
Ha a lángionizációs metándetektor kalibrálása a metánkiválasztón keresztül történik, akkor az EM értékét 0-nak kell venni.
A 3.2.1.1.3.2.
szakaszban a CCH4 kiszámításához használt egyenlet az e melléklet szerinti (b) eset): CCH4 = CHC(w/NMC) A 3.2.1.1.3.2.
szakaszban a nem metán szénhidrogének koncentrációjának kiszámításához használt egyenlet az e melléklet szerinti (b) eset): CNMHC = CHC(w/oNMC) – CHC(w/NMC) × rh A nem metán szénhidrogének tömegének kiszámításához használt sűrűség egyenlő az összes szénhid­ rogén 273,15 K (0 °C) és 101,325 kPa melletti sűrűségével, és függ az üzemanyagtól.
3.2.1.1.4.
A koncentráció áramlás szerint súlyozott számtani közepének kiszámítása Az alábbi számítási eljárást csak hőcserélővel fel nem szerelt állandó térfogatú mintavételi rendszerek, illetve olyan állandó térfogatú mintavételi rendszerek esetében lehet alkalmazni, amelyek rendelkeznek hőcserélővel, de nem felelnek meg a B5.
melléklet 3.3.5.1.
szakaszában leírtaknak.
A koncentrációt ezzel az áramlás szerint súlyozott, számtani középértéket alkalmazó módszerrel kell kiszámítani minden folyamatos hígított mérés esetében, beleértve a részecskeszámmérést is.
Opcioná­ lisan alkalmazható a B5.
melléklet 3.3.5.1.
szakaszának megfelelő hőcserélővel ellátott állandó térfogatú mintavételi rendszerekre is.
Ce ¼
Pn
i¼1
qvcvs ðiÞ Ü Δt Ü CðiÞ V
ahol:
3.2.1.2.
Ce
a koncentráció áramlás szerint súlyozott számtani középértéke;
qVCVS(i)
az állandó térfogatú mintavételi rendszer t = i × Δt időpontbeli áramlási sebessége (m3/sec);
C(i)
a t = i × Δt időpontbeli koncentráció (ppm);
Δt
mintavételi intervallum (s);
V
az állandó térfogatú mintavételi rendszer teljes térfogata (m3);
n
a vizsgálat ideje (s).
Az NOx-re vonatkozó páratartalom-korrekciós tényező kiszámítása A páratartalomnak a nitrogénoxid-tartalom mérési eredményeire gyakorolt hatását a következő számí­ tásokkal kell korrigálni:
KH ¼
1 1 Ä 0:0329 Ü ðH Ä 10:71Þ
ahol:
H¼
6:211 Ü Ra Ü Pd PB Ä Pd Ü Ra Ü 10Ä2
valamint: H
a fajlagos páratartalom, vízgőz (gramm)/száraz levegő (kilogramm);
R2
a környezeti levegő relatív páratartalma, százalékban meghatározva;
Pd
a telített gőznyomás környezeti hőmérsékleten (kPa);
PB
a légköri nyomás a helyiségben (kPa).