L 290/414
ET
Euroopa Liidu Teataja
10.11.2022
Kui metaanist erinevate süsivesinike eraldaja etaani muundamise efektiivsus on 0,98 või suurem, kasu­ tatakse edasistes arvutustes EE väärtusena 1.
3.2.1.1.3.4.
Kui metaani leekionisatsioonidetektorit kalibreeritakse läbi eraldaja, peab EM väärtus olema 0.
CH4 arvutamise võrrandist käesoleva lisa punktis 3.2.1.1.3.2 (meetod b) saab: CCH4 = CHC(w/NMC) CNMHC arvutamise võrrandist käesoleva lisa punktis 3.2.1.1.3.2 (meetod b) saab: CNMHC = CHC(w/oNMC) – CHC(w/NMC) × rh Metaanist erinevate süsivesinike massi arvutustes kasutatav tihedus peab olema võrdne süsivesinike kogusisalduse tihedusega 273,15 K (0 °C) ja 101,325 kPa juures ning see oleneb kütusest.
3.2.1.1.4.
Vooluhulgaga kaalutud aritmeetilise keskmise kontsentratsiooni arvutamine Järgmist arvutusmeetodit rakendatakse püsimahuproovivõtu süsteemide puhul, milles ei ole soojusva­ hetit, või soojusvahetiga püsimahuproovivõtu süsteemide puhul, mis ei vasta lisa B5 punkti 3.3.5.1 nõuetele.
Selline vooga kaalutud kontsentratsiooni aritmeetiline keskmine arvutatakse lahjendusega püsimõõtmis­ teks (sh tahkete osakeste arvu mõõtmiseks).
Seda võib kasutada ka püsimahuproovivõtu süsteemide puhul, milles on soojusvaheti, mis vastab lisa B5 punkti 3.3.5.1 nõuetele.
Ce ¼
Pn
i¼1
qvcvs ðiÞ Ü Δt Ü CðiÞ V
kus:
3.2.1.2.
Ce
on vooluhulgaga kaalutud aritmeetiline keskmine kontsentratsioon;
qVCVS(i)
on püsimahuproovivõtu vooluhulk ajahetkel t = i × Δt (m3/s);
C(i)
on kontsentratsioon ajahetkel t = i × Δt (ppm);
Δt
proovivõtmise intervall (s);
V
püsimahuproovivõtu kogumaht (m3).
n
on katse aeg (s).
NOx niiskuskorrektsiooniteguri arvutamine Korrigeerimaks niiskuse mõju lämmastikoksiidide puhul saadud tulemustele, kasutatakse järgmisi arvu­ tusi:
KH ¼
1 1 Ä 0:0329 Ü ðH Ä 10:71Þ
kus:
H¼
6:211 Ü Ra Ü Pd PB Ä Pd Ü Ra Ü 10Ä2
ja: H
on eriniiskus, veeauru grammides kilogrammi kuiva õhu kohta;
R2
on ümbritseva õhu suhteline niiskus (%);
Pd
on küllastunud auru rõhk ümbritseva õhu temperatuuril (kPa);
PB
on õhurõhk ruumis (kPa).