10.11.2022
ET
Euroopa Liidu Teataja
L 290/413
Kui RfCH4 < 1,05, võib selle eespool esitatud CCH4 võrrandist välja jätta.
CH4 ja metaanist erinevate süsivesinike kontsentratsioon arvutatakse meetodi b puhul järgmiselt:
CCH4 ¼
CNMHC ¼
CHCðw=NMCÞ Ü RfCH4 Ü ð1 Ä EM Þ Ä CHCðw=oNMCÞ Ü ð1 Ä EE Þ RfCH4 Ü ðEE Ä EM Þ CHCðw=oNMCÞ Ü ð1 Ä EM Þ Ä CHCðw=NMCÞ Ü RfCH4 Ü ð1 Ä EM Þ EE Ä EM
kus: CHC(w/NMC)
on süsivesinike kontsentratsioon metaanist erinevate süsivesinike eraldajast läbi voolavas uuritavas gaasis (ppm C);
CHC(w/oNMC)
on süsivesinike kontsentratsioon metaanist erinevate süsivesinike eraldajast mööda voolavas uuritavas gaasis (ppm C);
RfCH4
on metaani kalibreerimistegur, mis on määratud vastavalt lisa B5 punktile 5.4.3.2;
EM
on metaani efektiivsus, mis on määratud vastavalt käesoleva lisa punktile 3.2.1.1.3.3.1;
EE
on etaani efektiivsus, mis on määratud vastavalt käesoleva lisa punktile 3.2.1.1.3.3.2.
Kui RfCH4 < 1,05, võib selle jätta välja eespool esitatud meetodi b võrranditest CH4 ja CNMHC jaoks.
3.2.1.1.3.3.
Metaanist erinevate süsivesinike eraldaja muundamisefektiivsus Metaanist erinevate süsivesinike eraldajaga oksüdeeritakse uuritavast gaasist kõik muud süsivesinikud peale metaani.
Ideaalselt on muundumine metaani puhul 0 protsenti ning teiste süsivesinike puhul etaanina 100 protsenti.
Metaanist erinevat süsivesinike täpseks mõõtmiseks määratakse kaks mainitud efektiivsust ja kasutatakse neid metaanist erinevate süsivesinike heite arvutamisel.
3.2.1.1.3.3.1.
Metaani muundamise efektiivsus (EM) Metaan-õhk-kalibreerimisgaas juhitakse leekionisatsioonidetektorisse läbi metaanist erinevate süsivesinike eraldaja ja eraldajast mööda ning need kaks kontsentratsiooni registreeritakse.
Efektiivsus määratakse järgmiselt:
EM ¼ 1 Ä
CHCðw=NMCÞ CHCðw=oNMCÞ
kus:
3.2.1.1.3.3.2.
CHC(w/NMC)
on süsivesinike kontsentratsioon (ppm C), kui CH4 voolab läbi metaanist erinevate süsi­ vesinike eraldaja;
CHC(w/oNMC)
on süsivesinike kontsentratsioon (ppm C), kui CH4 voolab metaanist erinevate süsivesi­ nike eraldajast mööda.
Etaani muundamise efektiivsus (EE) Etaan-õhk-kalibreerimisgaas juhitakse leekionisatsioonidetektorisse läbi metaanist erinevate süsivesinike eraldaja ja eraldajast mööda ning need kaks kontsentratsiooni registreeritakse.
Efektiivsus määratakse järgmiselt:
EE ¼ 1 Ä
CHCðw=NMCÞ CHCðw=oNMCÞ
kus: CHC(w/NMC)
on süsivesinike kontsentratsioon (ppm C), kui C2H6 voolab läbi metaanist erinevate süsivesinike eraldaja;
CHC(w/oNMC)
on süsivesinike kontsentratsioon (ppm C), kui C2H6 voolab metaanist erinevate süsivesi­ nike eraldajast mööda.