L 290/414
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
10.11.2022
Si la eficiencia de conversión del etano del NMC es igual o superior a 0,98, EE se fijará en 1 para todo cálculo posterior.
3.2.1.1.3.4.
Si el FID de metano se calibra a través del separador, EM será igual a 0.
La ecuación para calcular CCH4 en el punto 3.2.1.1.3.2 [caso b)] del presente anexo queda como: CCH4 = CHC(w/NMC) La ecuación para calcular CNMHC en el punto 3.2.1.1.3.2 [caso b)] del presente anexo queda como: CNMHC = CHC(w/oNMC) – CHC(w/NMC) × rh La densidad utilizada para calcular la masa de NMHC deberá ser igual a la de los hidrocarburos totales a 273,15 K (0 °C) y 101,325 kPa, y dependerá del combustible.
3.2.1.1.4.
Cálculo de la concentración media aritmética ponderada por el flujo El siguiente método de cálculo se aplicará a los sistemas de CVS que no estén provistos de un intercambiador térmico o a los sistemas de CVS con un intercambiador térmico que no cumpla lo dispuesto en el punto 3.3.5.1 del anexo B5.
Este cálculo de la concentración media aritmética ponderada por el flujo se utilizará para todas las mediciones continuas de la dilución, incluido el PN.
Opcionalmente podrá aplicarse para los sistemas CVS con un intercambiador térmico que cumpla lo requerido en el punto 3.3.5.1 del anexo B5.
Ce ¼
Pn
i¼1
qvcvs ðiÞ Ü Δt Ü CðiÞ V
donde:
3.2.1.2.
Ce
es la concentración media aritmética ponderada por el flujo;
qVCVS(i)
es el caudal del CVS en el momento t = i × Δt, en m3/sec;
C(i)
es la concentración en el momento t = i × Δt, en ppm;
Δt
es el intervalo de muestreo, en s;
V
es el volumen total del CVS, en m3;
n
es el tiempo de ensayo, en s.
Cálculo del factor de corrección de humedad de los NOx A fin de corregir la influencia de la humedad en los resultados de los óxidos de nitrógeno, se aplicarán los siguientes cálculos:
KH ¼
1 1 Ä 0:0329 Ü ðH Ä 10:71Þ
donde:
H¼
6:211 Ü Ra Ü Pd PB Ä Pd Ü Ra Ü 10Ä2
y: H
es la humedad específica, en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco;
R2
es la humedad relativa del aire ambiente, en %;
Pd
es la presión de saturación de vapor a temperatura ambiente, en kPa;
PB
es la presión atmosférica de la sala, en kPa.