1.8.2022
2.4.
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 201/69
Testy jakości obrazu
Testy jakości obrazu w urządzeniach rentgenowskich należy przeprowadzać przy użyciu instrumentu do badania za pomocą percepcji ludzkiej (HP) opisanej w poniższej normie międzynarodowej: — ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems, ASTM Interna­ tional, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org Jakość obrazu w urządzeniu rentgenowskim należy ocenić za pomocą następujących dziewięciu testów: 2.4.1.
Test 1: wyświetlanie drutów — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazów, które mogą być wykorzystane przez operatora do rozpoznania drutów metalowych.
2.4.2.
Test 2: użyteczna penetracja — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazu umożliwiającego wykrycie przez operatora lub algo­ rytm przewodów ukrytych za pomocą materiałów blokujących o różnej grubości.
2.4.3.
Test 3: rozdzielczość przestrzenna — zdolność urządzenia rentgenowskiego do rozróżniania przedmiotów o wysokim kontraście położonych blisko siebie.
2.4.4.
Test 4: penetracja prosta — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazów, które mogą być wykorzystane przez operatora do rozpoznania ołowianych cyfr, które w przeciwnym razie byłyby ukryte za stalowym materiałem blokującym.
2.4.5.
Test 5: obraz cienkiego materiału organicznego — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazów, które mogą być wykorzystane przez operatora do rozpoznania cienkich kawałków materiału organicznego.
2.4.6.
Test 6: wrażliwość na kontrast stali — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazów, które mogą być wykorzystane przez operatora do rozpoznania płytkich okrągłych wgłębień w stali.
2.4.7.
Test 7: odróżnianie materiałów — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazów, które mogą być wykorzystane przez operatora do rozróżniania materiałów o różnych efektywnych liczbach atomowych.
2.4.8.
Test 8: klasyfikacja materiałów — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazów, które mogą być wykorzystane przez operatora do sta­ łego rozpoznawania określonego materiału w zakresie różnych grubości.
2.4.9.
Test 9: rozróżnianie materiałów organicznych — zdolność urządzenia rentgenowskiego do wyświetlania obrazów, które mogą być wykorzystane przez operatora do rozróżniania materiałów organicznych o różnych efektywnych liczbach atomowych.
2.5.
Progi jakości obrazu
Jeżeli chodzi o badanie za pomocą percepcji ludzkiej (HP), określone w normie ASTM F792-17e1, progi minimalne doty­ czące poszczególnych testów jakości obrazu powinny być zgodne z opisem w tabeli 2.3 poniżej.
Aby spełnić określoną normę, urządzenie rentgenowskie powinno osiągnąć odpowiednie progi minimalne we wszystkich testach jakości obrazu.