1.8.2022
2.4.
NL
Publicatieblad van de Europese Unie
L 201/69
Tests inzake beeldkwaliteit:
De beeldkwaliteitstests voor röntgenapparatuur moeten worden uitgevoerd aan de hand van het testobject voor menselijke waarneming (HP) zoals beschreven in de volgende internationale norm: — ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org De beeldkwaliteit van de röntgenapparatuur moet worden beoordeeld aan de hand van de volgende negen tests: 2.4.1.
Test 1: zichtbaarheid van draad — het vermogen van röntgenapparatuur om beelden te laten zien die door een operator kunnen worden gebruikt om metaaldraad te identificeren.
2.4.2.
Test 2: nuttige penetratie — het vermogen van röntgenapparatuur om een beeld te produceren dat opsporing door een operator of algoritme mogelijk maakt van draden die verborgen zijn door afschermingsmateriaal van verschillende dikte.
2.4.3.
Test 3: ruimtelijke resolutie — het vermogen van röntgenapparatuur om zeer contrasterende voorwerpen die zich dicht bij elkaar bevinden, afzonderlijk zichtbaar te maken.
2.4.4.
Test 4: penetratievermogen — het vermogen van röntgenapparatuur om beelden te laten zien die door een operator kunnen worden gebruikt om loden nummers te identificeren die anders verborgen zouden zijn door stalen afschermingsmateriaal.
2.4.5.
Test 5: beeldvorming van organisch materiaal — het vermogen van röntgenapparatuur om beelden te laten zien die door een operator kunnen worden gebruikt om dunne stukken organisch materiaal te identificeren.
2.4.6.
Test 6: gevoeligheid voor contrasten bij staal — het vermogen van röntgenapparatuur om beelden te laten zien die door een operator kunnen worden gebruikt om ondiepe, ronde holtes in staal te identificeren.
2.4.7.
Test 7: het maken van onderscheid tussen materialen — het vermogen van röntgenapparatuur om beelden te laten zien die door een operator kunnen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen materialen met verschillende effectieve atoomgetallen.
2.4.8.
Test 8: indeling van materialen — het vermogen van röntgenapparatuur om beelden te laten zien die door een operator kunnen worden gebruikt om een reeks van een bepaald materiaal met verschillende dikten consistent te identificeren.
2.4.9.
Test 9: differentiatie van organische materialen: — het vermogen van röntgenapparatuur om beelden te laten zien die door een operator kunnen worden gebruikt om te differentiëren tussen organische materialen met verschillende effectieve atoomgetallen.
2.5.
Drempels voor beeldkwaliteit
Met betrekking tot het testobject voor menselijke waarneming (HP) in ASTM F792-17e1 moeten de minimumdrempels voor elke beeldkwaliteitstest voldoen aan de beschrijving in tabel 2.3 hieronder.
Om voor een specifieke norm in aanmerking te komen, moet de röntgenapparatuur de respectieve minimumdrempels voor alle beeldkwaliteitstests bereiken.