TCVN6853:2001

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6853:2001 (ISO 2919 : 1999) về An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Yêu cầu chung và phân loại TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6853 : 2001 ISO 2919 : 1999 AN TOÀN BỨC XẠ - NGUỒN PHÓNG XẠ KÍN - YÊU CẦU CHUNG VÀ PHÂN LOẠI Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and class if ication Lời nói đầu TCVN 6853: 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 2919:1999. TCVN 6853 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 85 Năng lượng hạt nhân biên soạn, T ổ ng cục Ti ê u chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định s ố 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số đi ề u của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - NGUỒN PHÓNG XẠ KÍN - YÊU CẦU CHUNG VÀ PHÂN LOẠI Radiation protection - Sealed radioactive sources - General requirements and class if ication 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định hệ thống phân loại ngu ồ n phóng xạ kín dựa trên các kết quả thử nghiệm và quy định những yêu cầu chung cho các thử nghiệm chế tạo, thử nghiệm sản xuất, ghi nhãn và cấp chứng chỉ. Tiêu chuẩn này quy định một loạt thử nghiệm nhờ đó nhà sản xuất nguồn phóng xạ kín có thể đánh giá tính an t oàn các sản phẩm của họ trong sử dụng và nhờ đó người sử dụng các nguồn ấy có thể lựa chọn loại nguồn thích hợp với yêu cầu sử dụng, đặc biệt là ở nơi cần quan tâm đến an toàn của việc thải các chất phóng xạ gây ra nguy cơ bị chiếu bức xạ iôn hóa . Tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng làm tài liệu hướng dẫn cho các cơ quan quản lý. Các thử nghiệm được chia thành nhiều nhóm, bao gồm. ví dụ như trường hợp chịu nhiệt độ cao và thấp một cách bất thường và một loạt các thử nghiệm cơ học khác nhau. Mỗi thử nghiệm có thể được áp dụng với mức độ chặt chẽ khác nhau. Chuẩn cứ có đạt hay không đạt tùy thuộc vào sự rò rỉ của vật chất ở trong nguồn phóng xạ kín. Chú th í ch 1 - Các phương pháp thử nghiệm sự rò rỉ được n ê u trong ISO 9978. Danh mục các ứng dụng điển hình chính của các nguồn phóng xạ kín với một chương trình thử nghiệm đề xuất cho mỗi ứng dụng được cho trong bảng 4. Các thử nghiệm là những yêu cầu tối thiểu tương ứng với các ứng dụng theo nghĩa rộng nhất. Các yếu tố cần được xét đến để áp dụng trong những điều kiện đặc biệt nghiêm trọng được cho trong 4.2. Chú thích 2 - Các nhà sản xuất và các tổ chức thử nghiệm phải chuẩn bị chương trình riêng của mình về đảm bảo chất lượng phù h ợ p với yêu cầu của các TCVN ISO 9000: 2000 và TCVN ISO 9001: 2000 hoặc Ti ê u chuẩn qu ố c gia tương đương. Tiêu chuẩn này không nhằm phân loại các nguồn và phương pháp kết cấu hoặc hiệu chuẩn chúng theo bức xạ phát ra. Các vật liệu phóng xạ ở trong lò phản ứng hạt nhân bao gồm các nguồn kín và các thanh nhiên liệu không thuộc phạm vi của ti ê u chuẩn này. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn ISO 361:1975, Basic ionizing radiation symbol. TCVN ISO 9000: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng. TCVN ISO 9001: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu c ầ u. ISO 9978: 1992 Radiation protection - Sealed radioactive sources - Leakage test methods. 3. Định nghĩa Các định nghĩa sau đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này: 3.1. Vỏ bọc (capsule) Vỏ bảo vệ dùng để phòng ngừa sự rò r ỉ vật liệu phóng xạ. 3.2. Nguồn kín giả (dummy sealed source) Bản sao của một nguồn kín, vỏ bọc của nó có cùng một kết cấu và làm bằng vật liệu như nguồn kín nhưng đáng lẽ chứa vật l iệu phóng xạ thì lại chứa một vật liệu khác càng giống nó càng tốt v ề t í nh chất vật lý và hóa học. 3.3. Suất thoát bức xạ ( fl uence rate) Số lượng hạt và/ho ặ c phôtôn của bức xạ iôn hóa phát ra từ một nguồn k í n trong một đơn vị th ờ i gian theo một hình học xác định. Chú thích - N ê n dùng từ suất thoát bức xạ thì tốt hơn. 3.4. Sự rò r ỉ (leakage) Sự dịch chuyển vật liệu phóng xạ từ ngu ồ n kín ra ngoài môi trường. 3.5. Độ kín (leaktight) Thuật ngữ này d ùng cho các nguồn kín sau khi làm thực nghi ệ m về rò rỉ đã đáp ứng các trị số giới hạn cho trong bảng 1 của ISO 9978: 1992. 3.6. Ký hiệu kiểu (model designation) Thuật ngữ đơn nhất (số, m ã hoặc tổ hợp của c ả hai) dùng để phân định một loại nguồn kín cụ thể. 3.7. Không th ể tan và không phân tán được (non-leachable) Thuật ngữ dùng để diễn tả rằng vật liệu phóng xạ chứa trong ngu ồ n kín thực sự không tan trong nước và không thể chuyển đổi thành sản phẩm phân t á n được. 3.8. Nguồn kín làm mẫu (prototype sealed source) Nguyên mẫu của một ngu ồ n kín dùng làm mẫu để chế tạo tất c ả các nguồn kín phân định bằng cùng một ký hiệu kiểu. 3.9. Đảm bảo chất lượng (quality assurance) Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp lòng tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ đư ợ c thực hiện. 3.10. Độc tính phóng xạ (rad i otoxicity) Khả năng của một hạt nhân phóng xạ gây tổn thương do bức xạ mà nó phát ra khi nhiễm vào cơ thể con người. 3.11. Ngu ồ n k í n (sealed source) Vật liệu phóng xạ bọc kín trong một vỏ bọc hoặc kết hợp với một vật liệu mà nó g ắn chặt, vỏ bọc hay vật liệu gắn chặt ấy đủ mạnh để giữ không rò rỉ nguồn k ín trong các điều kiện sử dụng hay dự định. 3.12. Nguồn kín mô phỏng (simulated sealed source) B ả n sao của một nguồn kín mà vỏ bọc có cùng một cấu trúc và làm bằng cùng vật liệu như nguồn kín nhưng đáng lẽ mang vật liệu phóng xạ thì lại mang một chất có tính chất vật lý và hóa học càng giống càng tốt với vật liệu phóng xạ và chỉ đựng chất phóng xạ với lượng vết làm chất đánh dấu. Chú thích - Chất đánh dấu phải tan trong dung môi kh ô ng tác động đến vỏ bọc và phải có hoạt độ phóng xạ tối đa thích h ợp để sử dụng trong m ô i trường thử nghiệm (v í dụ vào khoảng 1 MBq Cs-137). 3.13. Bộ ngu ồ n (source assembly) Ngu ồ n kín chứa bên trong hay gắn với vật giữ nguồn. 3.14. Vật giữ nguồn (source holder) Cơ cấu cơ khí cố định hay di chuyển được dùng để chứa vật giữ ngu ồ n. 3.15. Nguồn trong thiết b ị (source in device) Nguồn kín nằm trong thiết bị che chắn trong lúc chiếu xạ, do vậy mà được bảo vệ cơ học trong quá trình sử dụng. 4. Phân loại và ký hiệu 4.1. Ký hiệu Việc phân loại nguồn kín được ký hiệu theo mã ISO/, tiếp theo là hai chữ s ố ch ỉ năm ban hành tiêu chuẩn dùng để xác định sự phân loại, rồi đến một dấu (/) và một chữ cái , sau đó là 5 chữ số và một hay nhiều chữ số nằm trong dấu ngoặc đơn. Chữ cái phải là C hoặc E: - C chỉ ra hoạt độ phóng xạ của nguồn kín không vượt quá mức quy định trong bảng 3. - E chỉ ra hoạt độ phóng xạ của nguồn kín vượt quá mức quy định trong bảng 3. Năm chữ số ch ỉ các số thứ hạng mô tả kết quả thử nghiệm theo nhiệt độ, áp suất bên ngoài, sự va chạm, sự rung và đâm xuyên, theo thứ tự như trong bảng 2. Khi có yêu c ầ u, một con số sẽ được đặt trong ngoặc đơn để mô tả loại thử nghiệm uốn mà nguồn phải trải qua. Nh ữ ng thử nghiệm uốn như vậy được yêu cầu đối với các nguồn có hình dạng đặc biệt (nguồn dài mảnh, kim xạ trị áp sát) được liệt kê trong bảng 1 và các yêu cầu cụ thể được cho trong 7.7. Có thể tiến hành nhiều thử nghiệm để thỏa mãn các tiêu ch í thử nghiệm. Có thể không c ầ n nhiều ngoặc đ ơ n nếu như không có thử nghiệm uốn nào được yêu cầu. Ví dụ: - nguồn chụp ảnh bằng tia phóng xạ công nghiệp tiêu biểu có thể được ký hiệu là "ISO/98/C43515 (1) " hoặc "ISO/98/C43515" - nguồn xạ trị áp sát điển hình có thể được ký hiệu là "ISO/98/C53211 (8)" - nguồn chiếu xạ điển hình có thể được ký hiệu là "ISO/98/C53424 (4.7)" Bảng 1 - Phân loại thử nghiệm uốn Loại thử nghiệm uốn 1 2 3 4 5 6 7 8 X Tham chiếu Không thử Thử uốn 7.7.1 Thử uốn 7.7.1 Thử uốn 7.7.1 Thử uốn 7.7.1 Thử uốn 7.7.1 Thử uốn 7.7.2 Thử uốn 7.7.3 Thử nghi ệ m đ ặ c biệt Lực tĩnh S.F. = 100 N (10 , 2 kg) 500 N (51 kg) 1000 N (102 kg) 2000 N (204 kg) 4000 N (408 kg) 4.2. Phân loại Mức phân loại được n êu trong bảng 1 và 2. Bảng 2 cung cấp danh mục các điều kiện thử nghiệm m ô i trư ờ ng với các số loại xếp theo thứ tự tăng dần của độ nghiêm trọng. Các phân loại cho trong bảng 4 không xét đến ảnh hưởng của cháy, nổ và ăn mòn. Trong việc đánh giá nguồn k ín , nhà chế tạo và người sử dụng phải xem xét xác suất cháy, nổ, ăn mòn ... và những hậu quả có thể xảy ra các trường hợp đó. Những yếu tố cấn phải xét đến trong việc xác định như cầ n phải tiến hành thử nghi ệ m đặc biệt là: a) hậu quả của việc mất hoạt độ phóng xạ; b) lượng vật liệu phóng xạ chứa trong nguồn kín; c) độc tính phóng xạ; d) dạng vật lý và dạng hóa học của vật liệu phóng xạ: e) môi trường trong đó ngu ồ n được cất giữ, di chuyển và sử dụng; f) bảo đảm an toàn cho nguồn kín và tổ hợp nguồn - thiết bị. Nếu cần thiết, người sử dụng và nhà chế tạo phải cùng nhau quyết định tiến hành các thử nghiệm bổ s ung đối với các nguồn kín. Phụ lục D cho một số ví dụ về các thử nghiệm đặc biệt. Bảng 2 - Ph â n loại tính năng của nguồn k í n (5 chữ số) Thử nghiệm Loại 1 2 3 4 5 6 X Nhiệt độ Không thử nghiệm - 40 °C (20 phút) +80 °C (1 giờ) - 40 °C (20 phút)+180 °C (1 giờ) - 40 °C (20 phút) +400 °C (1 giờ) và sốc nhiệt ở 20 °C - 40 °C (20 phút) +600 °C (1 giờ) và sốc nhiệt ở 20 °C - 40 °C (20 phút) +800 °C (1 gi ờ ) và sốc nhiệt ở 20 °C Thử nghiệm đặc biệt Áp suất ngoài Không thử nghiệm 25 kPa tuyệt đối đến áp suất khí quyển 25 kPa tuyệt đối đến 2 MPa tuyệt đối 25 kPa tuyệt đối đến 7 MPa tuyệt đối 25 kPa tuyệt đối đến 70 MPa tuyệt đối 25 kPa tuyệt đối đến 170 MPa tuyệt đối Thử nghiệm đặc biệt Va chạm Không thử nghi ệ m 50 g từ 1 m hoặc năng lượng va chạm tư ơ ng đương 200 g từ 1 m hoặc năng l ượ ng va chạm tương đương 2 kg từ 1 m hoặc năng l ượ ng va chạm tương đư ơ ng 5 kg từ 1 m hoặc năng lượng va chạm tư ơ ng đương 20 kg từ 1 m hoặc năng lượng va chạm tương đương Thử nghiệm đ ặc biệt Rung Không thử nghiệm 3 l ầ n 10 phút từ 25 đến 500 Hz tại 49 m / s 2 (5g n ) 1) 3 l ầ n 10 phút từ 25 đến 50 Hz ở 49 m/s 2 (5g n ) 1) và 50 đến 90 Hz ở biên độ dao động cực đại 0,635 mm và 90 đến 500 Hz ở 98 m/s 2 (10 g n ) 1) 3 lần 10 phút từ 25 đến 80 Hz ở biên độ dao động cực đại 1,5 mm và 80 đến 2000 Hz ở 196 m/s 2 (20 g n ) 1) Không sử dụng Không sử dụng Thử nghiệm đặc biệt Đâm xuy ê n Không thử nghiệm 1 g từ 1 m hoặc năng lượng va chạm tương đương 10 g từ 1 m hoặc năng lư ợ ng va chạm tương đương 50 g từ 1 m hoặc năng lượng va chạm tương đương 300 g t ừ 1 m hoặc năng lượng va chạm tương đương 1 kg từ 1 m hoặc năng lượng va chạm tương đương Thử nghiệm đặc biệt 1) Biên đ ộ gia tốc cực đ ạ i 4.3. Xác đ ị nh việc phân loại Việc phân loại mỗi loại nguồn kín được xác định bằng một trong các phương pháp sau: - thử nghiệm thực tế hai nguồn kín (mẫu thật, giả hay mô phỏng) của loại ấy cho mỗi thử nghiệm ở bảng 2. - rút ra từ các thử nghiệm trước chứng tỏ rằng nguồn kín sẽ qua được thử nghiệm nếu thử nghiệm ấy được thực hiện. Những mẫu khác nhau có thể được sử dụng cho mỗi thử nghiệm. Sự phù hợp với các thử nghiệm sẽ được xác định bởi khả năng của nguồn kín duy trì được tính không rò r ỉ sau khi các thử nghiệm được thực hiện xong. Sau mỗi thử nghiệm, mỗi nguồn sẽ được quan sát bằng mắt xem có còn nguyên vẹn và nó cũng phải trải qua một thử nghiệm độ rò rỉ thích hợp căn cứ theo ISO 9978. Khi thử nghiệm rò rỉ một nguồn mô phỏng, độ nhạy của phương pháp được lựa chọn sẽ được xác định. Một nguồn với nhiều vỏ bọc được coi là đạt yêu cầu thử nghiệm nếu có thể chứng minh là ít nhất có một vỏ bọc vẫn kín sau khi thử nghiệm. 5. Yêu cầu về mức hoạt độ phóng xạ Hoạt độ phóng xạ được quy định của nguồn kín, mà dưới mức đó sẽ không cần sự đánh giá riêng rẽ về việc sử dụng và thiết kế đặc biệt, được cho trong bảng 3 đối với một trong bốn nhóm độc tính phóng xạ cho trong phụ lục A. Những nguồn kín có hoạt độ phóng xạ cao hơn mức quy định sẽ được đánh giá tiếp theo về công dụng và thiết kế cụ thể. Để phân hạng, mức hoạt độ phóng xạ của nguồn kín theo bảng 3 là mức tính ở vào thời điểm chế tạo. Trừ khi có yêu cầu, việc đánh giá tác động của cháy, nổ, ăn mòn hay độc tính phóng xạ của hạt nhân phóng xạ sẽ được xem xét khi hoạt độ phóng xạ của nguồn kín vượt quá giá trị cho trong bảng 3. Nếu hoạt độ phóng xạ vượt quá giá trị ấy, các đặc điểm kỹ thuật của nguồn kín sẽ được xem xét trên cơ sở riêng biệt. Nếu hoạt độ phóng xạ không vượt quá các giá trị cho trong bảng 3, có thể dùng bảng 4 mà không cần xét thêm đến độc tính phóng xạ hay độ t an . Bảng 3 - Mức hoạt độ quy định theo nhóm hạt nhân phóng xạ Nhóm hạt nhân phóng xạ (từ phụ lục A) Hoạt độ quy định TBq (Ci) Có thể tan - phân tán được ( 1 ) Không thể tan và không phân tán đư ợ c ( 2 ) A 0,01 (khoảng 0,3) 0,1 (khoảng 3) B1 1 (khoảng 30) 10 (khoảng 300) B2 10 (khoảng 300) 100 (khoảng 3000) C 20 (khoảng 500) 200 (khoảng 5000) 1) Có thể tan - phân tán được: lớn hơn 0,01% tổng hoạt độ phóng xạ trong 100 ml trong nước không sủi tăm ở 50 °C trong 4 giờ theo 5.1.1 của ISO 9978: 1992. 2) Không thể tan và không ph â n tán được: nhỏ h ơ n 0,01% tổng hoạt độ phóng xạ trong 100 ml trong nước không sủi tăm ở 50 °C trong 4 giờ theo 5.1.1 của ISO 9978: 1992 6. Yêu cầu về tính năng 6.1. Yêu cầu chung Tất cả các nguồn kín đ ề u phải qua thử nghiệm sau khi chế tạo để đảm bảo không bị nhiễm xạ b ề mặt. Việc này phải thực hiện theo một trong các thử nghiệm được quy định trong 5.3 của ISO 9978 : 1992. Tất cả các nguồn kín đều phải qua thử nghiệm sau khi sản xuất để b ả o đảm không bị rò rỉ. Việc này phải thực hiện theo một hoặc nhi ề u phương pháp được quy định trong ISO 9978. Tất cả các nguồn kín đều phải qua thử nghiệm sau để xác định lượng phóng xạ phát ra. Hoạt độ phóng xạ của các nguồn kín đều phải được đánh giá. Việc này có thể được thực hiện t ừ kết quả đo lượng phóng xạ phát ra hoặc phân tích phóng xạ của mẻ vật liệu dùng để chế tạo. M ẫ u nguồn kín phải qua các thử nghiệm được quy định trong điều 7. Sự phân loại mẫu nguồn k í n được quy định trong điều 4. Mỗi nguồn kín phải có chứng chỉ ghi các kết quả thử nghiệm được quy định trong điều 9. Mỗi nguồn kín phải được ghi nhãn được quy định trong điều 8. Vỏ bọc của nguồn kín về mặt vật lý và hóa học phải phù hợp với vật liệu phóng xạ mà nó chứa. Trong trường hợp một nguồn kín được s ả n xuất bằng cách chiếu xạ trực tiếp, vỏ bọc không được chứa một lượng đáng kể vật liệu phóng xạ trừ khi vật liệu phóng xạ được gắn ch ặ t vào trong vật liệu của vỏ bọc và chứng minh được rằng nguồn kín không rò r ỉ . Chất đánh dấu trong một ngu ồ n kín mô phỏng phải tan được trong một dung môi không tác động đến vỏ bọc và phải có hoạt độ phóng xạ tối đa phù hợp với việc sử dụng nó trong môi trường thử nghiệm (ví dụ vào khoảng 1 MBq 137 Cs) 6.2. Yêu cầu đối với việc sử dụng điển h ì nh Danh mục một số ứng dụng điển hình của nguồn k ín , bộ nguồn hay nguồn trong thiết bị cùng với những yêu cầu v ề tính năng tối thiểu được cho trong bảng 4. Có thể cần một hay nhiều thử nghiệm uốn được quy định trong 7.7. Đối với các nguồn thử nghiệm có tỷ số giữa độ dài hoạt tính ( L ) với đường kính ngoài tối thiểu của vỏ bọc ( D ) bằng hoặc lớn hơn 15 (tức là L/D ³ 15), các thử nghiệm uốn cần thiết được quy định trong 7.7.1. Ví dụ, đối với các nguồn kín dùng trong các m áy chiếu xạ loại I thì yêu cầu hạng 4 và đối với các máy chiếu xạ loại II, III và IV thì y ê u c ầ u hạng 5. Đối với các nguồn thử nghi ệ m có tỷ lệ giữa độ dài hoạt tính ( L ) với đường kính ngoài của vỏ bọc ( D ) bằng 10 hay lớn hơn (như là L/D ³ 10) và độ dài bằng hoặc lớn hơn 100mm (như là L ³ 100mm), thử nghiệm uốn cần thiết được quy định trong 7.7.2 và thuộc hạng 7. Đối với nguồn kín có dạng kim xạ trị áp sát có chiều dài ( L ) b ằ ng hoặc l ớ n hơn 30 mm (tức là L ³ 30mm) thử nghiệm uốn yêu cầu được mô tả trong 7.7.3 và thuộc hạng 8. Những yêu cầu trên được tính cho các sử dụng thông thường và nguy cơ tai nạn có thể lường trước nhưng không bao gồm khả năng chịu cháy, nổ hoặc ăn mòn. Đối với các nguồn kín thường lắp trong thiết bị phải có bộ phận bảo vệ bổ s ung, cần chú ý đến sự bảo vệ bổ sung cho nguồn kín b ằ ng thiết bị được sử dụng cho một loạt mục đích. Như vậy, đối với việc sử dụng được cho trong bảng 4, số hạng chỉ các thử nghiệm cần thực hiện đối với nguồn kín, ngoại trừ đối với loại máy phát iôn: đối với những trường hợp ấy bộ nguồn hay nguồn trong thiết bị phải được thử nghiệm. Bảng 4 - Yêu cầu phân loại (tính năng) ngu ồ n kín cho việc sử dụng điển h ì nh Việc sử dụng của ngu ồ n kín Loại ngu ồ n kín, tùy theo thử nghiệm Nhiệt độ Áp suất Va đập Rung Đâm xuyên Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp Nguồn kín 4 3 5 1 5 Nguồn được dùng trong thiết b ị 4 3 3 1 3 Y tế Xạ hình chẩn đoán 3 2 3 1 2 Xạ trị gama 5 3 5 2 4 Xạ trị áp sát [6] 1) 5 3 2 1 1 Các tấm áp b ề mặt 2) 4 3 3 1 2 Máy đo gama (năng lượng trung bình và cao) Nguồn không được bảo vệ 4 3 3 3 3 Nguồn trong thiết bị 4 3 2 3 2 Máy đo bêta và nguồn cho máy đo gama năng lượng thấp hay phân tích huỳnh quang tia X 2) 3 3 2 2 2 Carôta giếng d ầ u 5 6 5 2 2 Máy xách tay đo độ ẩm và mật độ (bao g ồ m cầm tay và đặt trên xe đẩy) 4 3 3 3 3 Ứ ng dụng chung các nguồn nơtrôn (trừ khởi động lò phản ứng) 4 3 3 2 3 Nguồn chuẩn hoạt tính > 1MBq 2 2 2 1 2 Nguồn chiếu xạ gama [3 ] [ 5] Hạng 1 2) 4 3 3 2 3 Hạng II, III và IV 3) 5 3 4 2 4 Máy phát ion 3) Sắc ký 3 2 2 1 1 Máy loại tĩnh điện 2 2 2 2 2 Máy báo khói 2) 3 2 2 2 2 1) Nguồn thuộc loại này khi dùng có thể bị biến dạng nghiêm trọng. Nhà chế tạo và người sử dụng có thể đề ra các thủ tục thử nghiệm bổ sung hay đặc biệt. 2) Loại trừ các ngu ồ n chứa khí. 3) "Nguồn trong thiết bị" hay "cụm nguồn" có thể được thử nghiệm. Các thử nghiệm đề cập đến ở đây không bao gồm tất cả các tình huống sử dụng nguồn kín. Nếu các điều kiện của việc sử dụng đặc biệt hay những điều kiện liên quan đến các tai nạn có thể xảy ra không phù hợp với sự phân hạng được quy định trong bảng 4, nhà chế tạo và người tiêu dùng sẽ xem xét tiến hành các thử nghiệm thích hợp trên từng trường hợp cụ thể. Những số trong bảng 4 liên quan đến các số hạng dùng trong bảng 2. Chú thích - Các thử nghiệm c ủ a IAEA cho vật liệu phóng xạ dạng đ ặ c biệt thông dụng [1] nhưng có thể tham khảo để xây dựng các thử nghiệm bổ sung. 6.3 . Quy trình phân loại và các yêu cầu về tính năng 6.3.1. Xác định nhóm độc tính phóng xạ theo phụ lục A 6.3.2. Xác định giá trị của hoạt độ phóng xạ được quy định trong bảng 3. 6.3.4. Nếu hoạt độ phóng xạ của nguồn kín không vượt quá hoạt độ phóng xạ quy định trong bảng 3 thì cần đánh giá những rủi ro gây ra do cháy nổ hoặc ăn mòn. Nếu không xác định được rủi ro nào đáng kể th ì có thể dùng sự phân hạng tối thiểu cho nguồn kín và những ứng dụng của chúng (xem 6.2). Nếu xác định được sự rủi ro đáng kể, lúc đó cần đánh giá đầy đủ các thử nghiệm cần thiết (xem 4.2), đặc biệt chú ý đến các yêu cầu về nhiệt độ và va đập. 6.3.4. Nếu hoạt độ phóng xạ của nguồn kín vượt quá mức cho phép trong bảng 3, cần phải đánh giá riêng rẽ các thử nghiệm cần thiết bao g ồ m thiết kế nguồn và sử dụng r iê ng biệt cũng như các rủi ro cháy nổ, ăn mòn... 6.3.5. Sau khi xác định sự phân loại tối thiểu cần thiết cho nguồn kín đối với ứng dụng hay sử dụng cụ thể đã được xác lập, các tiêu chuẩn về tính năng yêu cầu có thể thu được trực tiếp từ các bảng 1 và 2. 6.3.6. Ngoài ra, loại nguồn kín có thể được xác định theo bảng 1 và 2 và các ứng dụng thích hợp có thể được lựa chọn từ bảng 4. Vì bảng 2 được sắp xếp thứ tự theo mức độ nghiêm trọng tăng dần từ loại 1 đến loại 6, các nguồn kín thuộc phân loại đã xác định có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng thích hợp nào có cùng yêu cầu về tính năng hoặc kém chặt chẽ h ơ n. 7. Phương pháp thử nghiệm. 7.1. Quy đ ịnh chung Quy trình thử nghi ệ m được quy định trong điều này là những quy trình có thể chấp nhận được để xác định số phân loại tính năng. Tất c ả bộ chuẩn cứ này là những yêu c ầ u tối thiểu. Những quy trình đã được chứng minh ít nhất là t ương đương cũng có thể chấp nhận được. Tất cả các thử nghiệm, trừ các thử nghiệm về nhiệt độ, đều phải thực hiện ở nhiệt độ môi trường xung quanh. Các chuẩn cứ để kết luận sự phù hợp với tiêu chuẩn này sau khi thử nghiệm được cho trong 4.3. 7.2. Thử nghi ệ m v ề nhi ệ t độ 7.2.1. Thiết bị Thiết bị nung nóng hay làm lạnh phải có dung tích vùng thử nghiệm ít nhất bằng 5 l ầ n thể tích của mẫu thử nghiệm. Nếu sử dụng một lò nung dùng khí đốt hay dầu thì môi trường ôxy h óa phải được duy trì trong suốt thời gian thử nghi ệ m. 7.2.2. Quy tr ì nh Thực hiện tất cả các thử nghiệm ngoài trời. Chú thích - Trong thử nghi ệ m nhiệt độ thấp, cho phép dùng một tr ườ ng cacbon dioxyt ("nước đá khô"), để có đ ượ c nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ y ê u c ầ u. Nguồn kín phải chịu nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ xung quanh sẽ phải được làm lạnh đến nhiệt độ thử nghiệm dưới 45 phút. Nguồn kín phải chịu nhiệt độ cao hơn nhiệt độ xung quanh phải nung nóng đến nhiệt độ thử nghiệm trong th ờ i gian giới hạn tối đa được quy định trong bảng 5. Bảng 5 - Quan hệ nhi ệ t độ - th ờ i gian để thử nghiệm ở nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh Nhiệt độ °C Gi ớ i hạn thời gian tối đa min 80 5 180 10 400 25 600 40 800 1) 70 1) Phần thử nghiệm loại 6 này v ề nguy ê n tắc giống với quy định thử nghiệm của IAEA [1] Đối với loại 2 và 3. giữ nguồn kín ở nhiệt độ thực nghiệm cao trong ít nhất một giờ và sau đó để nguội dần dần đến nhiệt độ môi trường trong lò hay trong môi trường phòng thí nghiệm. Đối với các loại 4, 5 và 6, giữ nguồn kín ở nhiệt độ thử nghiệm cao trong ít nhất 1 giờ và sau đó cho nguồn chịu một sốc nhiệt bằng cách ngâm nguồn vào nước trong 15 giây ở nhiệt độ môi trường xung quanh (khoảng 20 °C) và lưu lượng ít nhất bằng mười lần thể tích nguồn kín mỗi phút và nếu như nước tĩnh th ì phải có thể tích ít nhất bằng hai mươi lần thể tích nguồn kín. 7.3. Thử nghiệm áp suất b ê n ngoài 7.3.1. Thiết bị Đổng hồ áp suất phải vừa mới được hiệu chỉnh và phải có một dải áp suất ít nhất lớn hơn áp suất thử nghi ệ m 10%. Đ ồ ng h ồ đo chân không phải đo được áp suất ít nhất là 20 kPa tuyệt đối. Các buồng thử nghi ệ m khác nhau có thể được dùng cho thử nghiệm áp suất thấp và cao. 7.3.2. Quy tr ì nh Đưa nguồn kín vào bu ồ ng và đạt ở áp suất thử nghiệm hai giai đoạn, mỗi giai đoạn 5 phút. Giữa hai l ầ n đ o cho áp suất trở lại áp suất khí quyển. Tiến hành thử nghiệm áp suất thấp trong không khí. Tiến hành thử nghiệm áp suất cao bằng phương pháp thủy lực dùng nước làm môi trư ờ ng để tiếp xúc với nguồn kín. Ch ú thích - Không đ ư ợc để dầu thủy lực tiếp xúc trực tiếp với nguồn kín vì có thể g â y ra sự t ắ c nghẽn nhất thời các khe nhỏ. 7.4. Thử nghiệm va đập 7.4.1. Thiết bị 7.4.1.1. Búa th é p , ph ầ n tr ê n của búa phải có kết cấu để giữ chặt và ph ầ n dưới phải có đường k í nh bên ngoài (25 ± 1) mm với một diện tích va đập ph ẳ ng có biên ngoài vê tròn với bán kính (3,0 ± 0 , 3) mm. Trọng tâm của các búa phải nằm trên trục đi qua tâm c ủ a bề mặt va đập và điểm giữ búa. Khối lượng của cái búa cho mỗi loại thử nghiệm được cho trong bảng 2. 7.4.1.2. Đe thép , khối lượng ít nhất phải bằng 10 lần khối lượng búa. Đe phải được giữ thật chắc để không bị nghiêng khi va đập và phải có một mặt phẳng bằng đủ rộng để chứa hoàn toàn các ngu ồ n kín. 7.4.2. Quy tr ì nh Chọn khối lượng của búa tùy thuộc vào loại thử nghiệm được cho trong bảng 2. Đặt búa ở độ cao 1 mét, tính từ mặt trên của nguồn kín đặt trên đe đến bề mặt, thả búa rơi xuống nguồn kín. Đặt nguồn kín sao cho bề m ặ t dễ bị tổn thương nhất hướng về búa. Cho búa rơi lên các nguồn kín. 7.5. Thử nghiệm rung 7.5.1. Thiết bị Máy rung phải có khả năng thực hiện thử nghiệm quy định. 7.5.2. Quy trình Gắn chặt ngu ồ n vào bệ của máy rung sao cho nguồn luôn tiếp xúc ch ặ t với bệ. Đối với loại 2 và 3, cho nguồn kín chịu ba chu kỳ thử nghiệm đ ầ y đủ đối với mỗi đi ề u kiện quy định. Tiến hành thử nghi ệ m bằng cách điều ch ỉ nh t ầ n số một cách đều đặn qua các giải t ầ n , từ t ầ n số tối thiểu đến tần số tối đa r ồ i tr ở lại tần số tối thiểu sau 10 min hay lâu hơn. Thử nghiệm mỗi trục của ngu ồ n như quy định dưới đây. Tiếp tục thử nghiệm trong 30 min đối với mỗi tần số cộng hưởng tìm thấy. Đối với loại 4. cho nguồn kín chịu ba chu trình thử nghiệm đầy đủ đối với mỗi điều kiện xác định. Tiến hành thử nghiệm bằng cách đi ề u ch ỉ nh tần số một cách đ ề u đặn qua các giải t ầ n, từ t ầ n s ố tối thiểu đến t ầ n số tối đa rồi trở lại tần số tối thiểu sau 10 min hay lâu hơn. Thử nghi ệ m mỗi trục của nguồn như quy định dưới đây. Tiếp tục thử nghiệm 30 min ở mỗi tần số cộng h ưởng tìm thấy. Để làm các thí nghiệm tr ê n, có thể dùng tối đa là ba trục. Ngu ồ n dạng hình c ầ u có một trục chọn một cách ngẫu nhiên. Nguồn có tiết diện h ì nh bầu dục hay hình đĩa có hai trục, một trục xoay còn một trục chọn một cách ngẫu nhiên trong một mặt ph ẳ ng vuông góc với trục đối xứng. Các nguồn khác có ba trục, chọn song song với các kích thước bên ngoài đáng kể nhất. 7.6. Thử nghiệm đ â m xuyên 7.6.1. Thiết bị 7.6.1.1. Búa thép , phần trên của búa phải có kết cấu để giữ chặt và phần dưới của búa có gắn với một đinh. Đặc trưng của đinh này phải như sau: a) Độ cứng từ 50 đến 60 Rock w ell C ; b) Độ cao ngoài (tự do): (6,0 ± 0,2) mm (bên ngoài bề mặt của búa); c) Đường kí nh (3,0 ± 0,1) mm. d) Mặt đập hình bán c ầ u. Trục tâm của đinh phải đi qua trọng tâm và điểm giữ búa. Khối lượng của búa và đinh tùy thuộc vào thứ hạng thử nghiệm. 7.6.1.2. Đe bằng th é p tôi , được kẹp chặt và có khối lượng ít nhất bằng mười l ầ n khối lượng búa. Bề mặt tiếp xúc giữa nguồn kín và đe phải đủ lớn để tránh sự biến dạng c ủ a bề mặt khi tiến hành thử ngh iệ m đâm xuyên. Nếu c ầ n thiết, một giá đỡ có hình dạng thích hợp có thể được đặt giữa nguồn kín và đe. 7.6.2. Quy tr ì nh Đối với từng hạng thích hợp, chọn khối lượng của búa và đinh theo bảng 2. Đặt búa ở chiều cao ít nhất là 1 mét, tính từ đỉnh của nguồn kín đặt trên đe đến đầu nhọn của đinh trước khi thả búa. Đặt v ị tr í c ủ a nguồn kín sao cho hướng bề mặt dễ tổn thương nhất v ề phía đinh. Thả b ú a rơi trên nguồn kín. Nếu nguồn kín có nhi ề u m ặ t dễ tổn thương thì phải thử nghiệm cho từng bề mặt. Nếu kích thước và khối lượng của nguồn k í n không cho phép búa rơi không có định hướng, thì búa phải được định hướng tới điểm xuyên tâm bằng một ống trơn th ẳ ng đứng 7.7. Thử nghiệm uốn 7.7.1. Thử nghiệm uốn đối v ớ i nguồn kín có L / D ³ 15 Thử nghiệm uốn này áp dụng cho nguồn kín có L / D bằng hay lớn hơn 15, trong đó L là chiều dài hoạt tính và D là đường kính ngoài nhỏ nhất của vỏ bọc hay kích thư ớ c nhỏ nhất vuông góc với trục chính của nguồn kín trên chiều dài. Phân loại thử nghi ệ m uốn dựa trên việc tác dụng một tĩnh lực theo các thông s ố thử nghiệm kèm theo và ba h ì nh trụ tròn như trong hình 1. Cả ba hình trụ ấy đều không được quay và có trục nằm ngang song song với nhau. Các hình trụ tròn có bề mặt trơn và có chiều dài đủ để bảo đảm tiếp xúc đầy đủ với bề mặt cỏ bọc trong quá trình thử nghi ệ m . Cả ba hình trụ tròn đều phải làm bằng vật liệu cứng có độ cứng Rockwell từ 50 đến 55. Khi tác động tĩnh lực cần c ẩ n thận không tác động đột ngột v ì như vậy sẽ làm tăng lực hiệu dụng. Tĩnh lực phải tác động lên phần dễ bị tổn thương nhất của nguồn kín. Tĩnh lực áp dụng cho mỗi loại thử nghiệm uốn được cho trong bảng 1. Đ ố i với các nguồn kín dẻo, nguồn kín phải đạt yêu cầu thử nghiệm uốn nếu nó vẫn nguyên vẹn sau khi đã được đặt trên giá thử và hình trụ tròn ở giữa đi qua mặt phẳng chứa hai trục ch í nh của hai hình trụ tròn làm giá đỡ. Chú thích 1. Tĩnh lực 2. Hình trụ tròn 5D 3. Nguồn kín 4. Hình trụ giá đỡ 2D Hình 1 - Thông s ố thử nghiệm uốn 7.7.2. Thử nghiệm uốn cho ngu ồ n k í n với L/D ³ 10 và L ³ 100 mm Thử nghiệm uốn này áp dụng cho các nguồn kín có L / D bằng hoặc lớn hơn 10 và có L bằng hoặc lớn hơn 100 mm, trong đó L là chiều dài hoạt tính và D là chiều kính bên ngoài tối thiểu của vỏ bọc hay kích thước nhỏ nhất vuông góc với trục chính của nguồn kín trên chiều dài. Nguồn kín phải được kẹp chặt theo vị trí nằm ngang sao cho một nửa của chiều dài nhô khỏi bề mặt của kẹp. Hướng của mẫu phải sao cho mẫu chịu tổn hại tối đa khi đ ầ u tự do của nó bị đập b ở i mặt phẳng của một búa thép. Búa s ẽ đập vào cái mẫu để tạo ra sự va đập tương đương với va đập gây ra do sự rơi tự do của 1,4 kg từ độ cao 1 m. Búa có đường kính bên ngoài (25 ± 1) mm và có diện tích va đập ph ẳ ng với biên ngoài vê tròn có bán kính (3,0 ± 0,3) mm . Nhữ n g nguồn kín đạt yêu c ầ u thử nghi ệ m uốn này sẽ thuộc loại 7. 7.7.3. Thử nghiệm uốn đối với kim xạ trị áp sát Thử nghiệm này được áp dụng cho các nguồn kín có dạng kim xạ trị áp sát với tổng chiều dài bằng hoặc 30 mm [6]. Nguồn kín phải được đặt trong một thiết bị thích hợp sao cho nó có thể bị uốn đến một góc ít nhất 90° với bán kính (3,0 ±0,1) mm. Thử nghiệm sẽ tiến hành bằng cách đặt khoảng một ph ầ n ba chi ề u dài của nguồn kín vào trong thiết bị, kẹp chặt ph ầ n nhô ra bằng một dụng cụ thích hợp (ví dụ bằng k ì m) bằng một lực v ớ i bán kính quy định để uốn cong đến một góc ít nhất là 90°. Sau đó nguồn k í n sẽ được nắn thẳng trở lại. Nguồn kín đạt yêu cầu thử nghiệm uốn này sẽ thuộc loại 8. 8. Ghi nhãn nguồn Vỏ bọc và bộ nguồn phải được ghi nhãn bền chắc và d ễ đọc với những thông tin theo thứ tự ưu tiên sau đây: a) chữ "phóng xạ" nếu không in được dấu hiệu “phóng xạ” ( xem ISO 361); b) tên gọi hoặc biểu trưng của nhà sản xuất; c) số seri; d) số khối và ký hiệu hóa học của hạt nhân phóng xạ; e) nguyên tố dùng làm bia đối với ngu ồ n nơtron. Việc ghi nhãn vỏ bọc phải được thực hiện trước khi nguồn kín được thử nghiệm. 9. Chứng chỉ của nguồn Mỗi nguồn kín hoặc lô hàng nguồn kín của nhà sản xuất phải có một chứng chỉ kèm theo Trong chứng chỉ phải ghi rõ: a) tên của nhà sản xuất; b) sự phân hạng theo mã số ở điều 4 và số giấy chứng chỉ được phê duyệt dưới dạng đặc biệt nơi nào có thể; c) số seri và mô tả vắn tắt, bao gồm ký hiệu hóa học và số khối của hạt nhân phóng xạ; d) hoạt độ tổng phóng xạ ước tính của vật liệu phóng xạ được sử dụng hoặc từ kết quả đo xuất ra phóng xạ và số liệu hấp thụ; e) lượng bức xạ phát ra, chẳng hạn suất phát xạ đối với nguồn gamma: suất kerma khí ở cách 1 m và theo một hướng quy định; f) phương pháp được sử dụng, kết quả và ngày thử nghiệm nhiễm xạ bề mặt; g) phương pháp được sử dụng, kết quả và ngày thử nghiệm sự rò r ỉ. Thí dụ về chứng chỉ cho nguồn kín được cho trong phụ lục B. Chú thích - Ngoài ra khi thích hợp, chứng ch ỉ c ó thể còn bao g ồ m b ả n mô tả chi tiết của ngu ồ n, đ ặc biệt là: - đối với vỏ bọc: kích thước, vật liệu, độ dày và phư ơ ng pháp làm kín - đối với hoạt đ ộ vật liệu phóng xạ: dạng hóa học và dạng vật lý, kích th ư ớc, khối lư ợ ng hay thể tích và các chi tiết v ề l ượ ng tạp chất phóng xạ đáng kể. 10. Đảm bảo chất lượng Phải xây dựng chương trình đ ả m bảo chất lượng theo các TCVN ISO 9000: 2000 và TCVN ISO 9001: 2000. Một ph ầ n của quản lý chất lượng tập trung vào cung cấp lòng tin r ằ ng các yêu cầu chất lượng sẽ được thực hiện. Phụ lục A (Tham khảo) Phân loại hạt nhân phóng xạ theo độc tính phóng xạ Bảng phân loại này dựa theo ICRP 5, ngoài ra được bổ sung thêm các hạt nhân phóng xạ 1 2 5 I , 67 Ga, 87 Y và 111 In. Những thông tin cho trong ngoặc đ ơ n liên quan đến sự phân loại theo C hỉ thị của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Châu Âu (Euratom Directives) 84/466 và 84/467, trong đó (2), (3) và (4) chỉ sự phân loại trong các nhóm 2, 3 và 4. Tuy nhiên sự phân loại dưới đây phải được sử dụng cùng với tiêu chuẩn này. Chú thích 1 - Căn cứ vào các khuyến cáo của ICRP 5 và ICRP 6, 90 Sr đư ợ c x ế p lại từ nhóm A sang nhóm B1. Chú thích 2 - Những ngu ồ n tham khảo cho trong b ả n phụ lục này được xem là lạc hậu nhưng thông tin được lấy từ các ngu ồ n này và cho ở đ â y vẫn thích hợp với việc sử dụng ti ê u chuẩn này. Nhóm A: Độc t í nh cao (Nhóm 1 : Độc t í nh rất cao) 227 A c 242 Cm 231 Pa 241 P u 228 Th 2 41 A m 243 Cm 210 Pb 242 Pu 230 Th 243 Am 2 44 Cm 210 P o 223 R a 23 0 U 249 C f 2 45 Cm 23 8 Pu 22 6 Ra 23 2 U 2 5 0 C f 246 Cm 23 9 Pu 228 Ra 233 U 252 C f 23 7 Np 240 Pu 227 Th 234 U Nhóm B : Độc t í nh trung b ì nh P hân nhóm B1 (Nhóm 2 : Độc tính cao) 228 A c 36 C1( 3) 125 I 2 12 Pb 160 Tb(3) 110 m Ag 56 Co(3) 126 I 224 Ra 127m T(3) 2 11 At 60 Co(3) 131 I 106 Ru 129m T(3) 140 Ba(3) 13 4 Cs 133 I (3) 124 Sb(3) 234 Th(3) 207 Bi (3) 137 Cs(3) 114 m I n 12 5 Sb(3) 204 TI(3) 210 Bi 1 52 (13y) Eu 129 I t(3) 46 Sc (3) 170m Tm(3) 249 Bk 154 Eu 54 Mn(3) 89 Sr(3) 236 U 45 Ca(3) 181 Hf(3) 22 Na(3) 90 Sr 91 Y 115m Cd 124 I 230 Pa 182 Ta(3) 95 Zr(3) 144 Ce Ph ân nhóm B2 (Nhóm 3 : Độc tính v ừa ) 105 Ag 64 Cu(4) 43 K 143 Pr 97 Tc(4) 111 Ag 165 Dy(4) 85m Kr(4) 191 Pt 97m T 41 Ar 166 Dy 87 Kr 193 Pt(4) 99 Tc(4) 73 As 169 Er 140 La 197 Pt 125m Te 74 As 171 Er 177 Lu 86 Rb 127 Te(4) 76 As 152(9,2h) Eu 52 Mn 183 Re 129 Te(4) 77 As 155 Eu(2) 56 Mn(4) 186 Re 131m Te 196 Au 18 F(4) 99 Mo 188 Re 132 Te 198 Au 52 Fe 24 Na 105 Rh 231 Th 199 Au 55 Fe 93m Nb 220 Rn(4) 200 Tl 231 Ba 59 Fe 95 Nb 222 Rn 201 Tl(4) 7 Be(4) 67 Ga 147 Nd 97 Ru 202 Tl 206 Bi 72 Ga 149 Nd(4) 103 Ru 171 Tm 212 Bi 153 Gd 63 Ni 105 Ru 48 V 82 Br 159 Gd 65 Ni(4) 35 S(4) 181 W(4) 14 C 197 Hg 239 Np 122 Sb 185 W 47 Ca 197m Hg 185 Os 47 Sc 187 W 109 Cd(2) 203 Hg 191 Os 48 Sc 135 Xe(4) 115 Cd 166 Ho 193 Os 75 Se 87 Y 141 Ce 130 I 32 P 31 Si(4) 90 Y 143 Ce 132 I 233 Pa 151 Sm(2) 92 Y 38 Cl(4) 134 I(4) 203 Pb 153 Sm 93 Y 57 Co 135 I 103 Pd 113 Sn 175 Yb 58 Co 115m In(4) 109 Pd 125 Sn 65 Zn 51 Cr(4) 190 Ir 147 Pm 85 Sr 69m Zn 131 Cs(4) 194 Ir 149 Pm 91 Sr 97 Zn 136 Cs 42 K 142 Pr 96 Tc Phụ lục B (Tham khảo) Mẫu chứng chỉ nguồn phóng xạ kín T ên nhà chế tạo, địa chỉ, số điện thoại và số fax Chứng chỉ ngu ồ n phóng xạ kín S ố model: X63/1 Số seri: 63034EZ Hạt nhân phóng xạ : 137 Cs (Đối với nguồn nơ trôn, ghi thêm nguyên tố làm b i a) Tạp chất hạt nhân phóng xạ: 1 34 Cs hoạt độ <> , 0 % Mô tả: Nguồn bức xạ gama Viên CsCI trong vỏ bọc kép bằng thép không rỉ loại X63/1 Chiều dài hoạt tính: 15,5 mm Đường kính hoạt tính: 17,8 mm Chi ề u dài tổng cộng: 26 , 4 mm Đường kính tổng cộng: 21 , 3 mm Phân loại ISO:ISO/95/E63636(1) Số chứng ch ỉ dạng đặc biệt: GB/199/S Hoạt độ phóng xạ ước t í nh: 6,99 TBq Ngày: 12/1/1994 (Đối với chất phóng xạ ngắn ngày, không cần viết thời gian) Lượng bức xạ phát ra: Lượng đo được: Suất Kerma không khí cách tâm nguồn 1 m theo hướng xuyên tâm tức là vuông góc với trục đối xứng của nguồn Kết qu ả : 139 m G y . s - 1 Ngày: 12/1/1994 Thử nghiệm không nhiễm xạ b ề mặt: Phương pháp : ISO 9978 Thử nghiệm lau khô (xem 5.3) Kết qu ả : Đạt yêu cầu Ngày: 12/1/1994 Thử nghiệm độ kín: Phương pháp 1: ISO 9978 Thử nghiệm bọt chân không (xem 6.2) Kết quả: Đạt yêu cầu Ngày: 12/1/1994 Phương pháp 2: ISO 9978 Thử nghiệm hêli (xem 6.1) Kết qu ả : Đạt yêu cầu Ngày: 12/1/1994 Ch ứn g chỉ này và thông tin trong đó phù hợp với y ê u cầu của TCVN 6853:2001 (ISO 2919) Phê duyệt: Ký: Ngày ………………….. Phụ lục C (Tham khảo) Thông tin chung về các điều kiện môi trường bất lợi C.1. Đánh giá về ăn mòn Những điều kiện gây ra ăn mòn thường gặp nhất là: a) Khí quyển chứa S O 2 , H 2 S , Cl 2 hay là HCI; b) Chất lỏng chứa muối, đặc biệt là các aniôn clorua; c) Ẩm ướt khi nguồn và vật liệu làm giá đỡ khác nhau; d) Không khí bị iôn hóa do bức xạ mạnh phát ra từ nguồn. Các nhà chế tạo phải bảo đảm cho vật liệu dùng làm vỏ bọc thích hợp với những vật bao quanh, ví dụ giá đỡ, thiết bị, môi trường, ... ở đó ngu ồ n được sử dụng. Những người sử dụng phải bảo đảm khi nguồn được sử dụng trong môi trường ăn mòn thì số l ầ n thực hiện việc thanh tra và thử nghiệm phải được tăng lên. Bất cứ nơi nào môi trường ăn mòn có khả năng tồn tại, nhà chế tạo và người sử dụng phải thỏa thuận một chương trình các thử nghiệm thích hợp cần được tiến hành. C. 2 . Đánh giá v ề hỏa hoạn Bất cứ nơi nào có khả năng xảy ra hỏa hoạn, nhà chế tạo và người sử dụng phải thỏa thuận một chương trình tiến hành các thử nghiệm thích hợp. Nếu dùng một lò nung thì thể tích nung nóng phải ít nhất lớn hơn 5 lần thể tích ngu ồ n; nếu cùng một lúc thử nghiệm nhi ề u nguồn thì khoảng cách giữa các ngu ồ n tối thiểu phải là 20 mm. Phụ lục D (Tham khảo) Các thử nghiệm bổ sung D.1 . Tổng quan Phụ lục này cho các thí dụ về các phương pháp thử nghiệm bổ sung do ngư ờ i sử dụng và nhà chế tạo cùng xây dựng. Các phư ơ ng pháp này là những phương pháp không bắt buộc đối với nguồn kín để đáp ứng sự phân loại ISO nh ư ng một số có thể được yêu cầu để đáp ứng các quy định của quốc gia. D.2 . Thử nghiệm ăn mòn Xem ISO 7384 [8] D.3 . Thử nghiệm ăn mòn do lưu huỳnh dioxit Xem ISO 11845 [10] hay NF M 61-002 [11] hoặc bất kỳ một tiêu chuẩn liên quan khác. D. 4 . Thử nghiệm phun muối trung tính Xem ISO 9227 [9] hoặc NF M 61-002 [11] hoặc bất kỳ một tiêu chuẩn liên quan khác. D. 5. Thử nghiệm hỏa hoạn Xem ISO 834 [7] hoặc NF M 61-002 [11] hoặc bất kỳ một tiêu chuẩn liên quan khác. Phụ lục E (Tham khảo) Tài liệu tham khảo [1] International Atomic Energy Agency (IAEA), Sa f ety Standards Series, Regulations for Safe Transport of Radioactive Materials, 1996 Edition, REQUIREMENTS, No. ST-1. [2] International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety series No 6, Regulations for safe transport of radioactive materials, 1985 edition (as amended 1990) paragraphs 502-504 and 604-613. [3] ANSI N 433. Safe design and use of self-con t ained dry source storage gamma irradiators (category I). [4] ANSI N 43.7.77 Gamma irradiators (category I) safe design and use of self-contained dry source (R 1989) (NIST). [5] ANSI N 43.10 Safe design and use of panoramic, wet source storage gamma irradiators (category IV). [6] ANSI N 44.1.73 Integrity and test speci f ications for selected brachytherapy sources (R. 1984). [7] ISO 834-1: Fire resistance tests - Elements of building construction - Part 1: General requirements. [8] ISO 7384: 1986, Corrosion tests in artificial atmosphere - General requirements. [9] ISO 9227: 1990, Corrosion tests in arti fi cial atmospheres - Salt spray tests. [10] ISO 11845: 1995, Corrosion of metals and alloys - General principles for corrosion testing. [11] NF M 61-002:1984, Sources radioactives scellées - Généralités et classi f ication.