TCVN257-1:2007

TCVN 257-1: 2007 ISO 6508-1: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 1: Phương pháp thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-2: 2007 ISO 6508-2: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) TCVN 257-3: 2007 ISO 6508-3: 2005 Xuất bản lần 4 Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn (Thang A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Lời nói đầu TCVN 257-1 : 2007 thay thế TCVN 257-1 : 2001 (ISO 6508-1 : 1999). TCVN 257-1 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-1 : 2005. TCVN 257-2 : 2007 thay thế TCVN 257-2 : 2001 (ISO 6508-2 : 1999). TCVN 257-2 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-2 : 2005. TCVN 257-3 : 2007 thay thế TCVN 257-3 : 2001 (ISO 6508-3 : 1999). TCVN 257-3 : 2007 hoàn toàn tương đương với ISO 6508-3 : 2005. TCVN 257-1 : 2007: TCVN 257-2 : 2007; TCVN 257-3 : 2007 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 164 Thử cơ lý kim loại biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG ROCKWELL PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ (THANG A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) Metallic materials - Rockwell hardness test Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ cứng Rockwell và thử độ cứng Rockwell bề mặt (thang đo và lĩnh vực áp dụng theo Bảng 1) đối với vật liệu kim loại. Cần lưu ý đến thực tế rằng, trong tiêu chuẩn này việc sử dụng bi thử hợp kim cứng là bi thử Rockwell tiêu chuẩn. Bi thử thép vẫn được tiếp tục sử dụng nếu được qui định trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc theo thoả thuận. CHÚ THÍCH 1: C ần lưu ý đến thực tế là kết quả nhận được khi thử bằng bi hợp kim cứng có thể khác nhiều so với kh i thử bằng bi thép. Đối với vật liệu và / hoặc sản phẩm đặc biệt áp dụng các tiêu chuẩn khác (ví dụ ISO 3738-1 và ISO 4498-1). CHÚ THÍCH 2: Đối với một số vật liệu, lĩnh vực áp dụng có thể hẹp hơn. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng phiên bản mới nhất (kể cả các sửa đổi). TCVN 257-2 : 2007 (ISO 6508-2 : 2005) Vật liệu kim loại - Thử độ cứng Rockwell - Phần 2: Kiểm định và hiệu chuẩn máy thử (thang A, B, C , D, E, F , G, H, K, N, T). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ấn mũi thử có kích thước, hình dạng và vật liệu qui định lên bề mặt mẫu theo hai bước với các điều kiện quy định (xem Điều 7). Đo độ sâu vết lõm h dưới tác dụng của lực thử sơ bộ sau khi bỏ lực thử chính. Từ giá trị h là hai hằng số N và S (xem Bảng 2) tính giá trị độ cứng Rockwell theo công thức sau: Độ cứng Rockwell = (1) 4. Ký hiệu và tên gọi 4.1. Xem Bảng 1. 2 và Hình 1. Bảng 1 - Thang Rockwell Thang độ cứng Rockw e ll Ký hiệu độ cứng Loại mũi thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lực thử chính F 1 N Lực thử tổng F N Lĩnh vực áp dụng (thử độ cứng Rockwell) A a HRA Mũi kim cương hình chóp nón 98,07 490,3 588,4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 B b HRB Bi 1 , 5875 mm 98,07 882,6 980 , 7 20 HRB đến 100 HRB C c HRC ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 98 , 07 1373 1471 20 HRC đến 70 HRC D HRD Mũi kim cương hình chóp nón 98,07 882,6 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 40 HRD đến 77 HRD E HRE Bi 3,175 mm 98,07 882 , 6 980,7 70 HRE đến 100 HRE F ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bi 1,5875 mm 98 , 07 490,3 588,4 60 HRF đến 100 HRF G HRG Bi 1,5875 mm 98,07 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1471 30 HRG đến 94 HRG H HRH Bi 3,175 mm 98,07 490 , 3 588,4 80 HRH đến 100 HRH ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 HRK Bi 3 , 175 mm 98 , 07 1373 1471 40 HRK đến 100 HRK 15 N HR15N Mũ i kim cương hình chóp nón ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 117,7 147,1 70 HR 15N đến 94 HR15N 30 N HR30N Mũi kim cương hình chóp nón 29 , 42 264,8 294 , 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 45 N HR45N Mũi kim cương hình chóp nón 29 , 42 411,9 441,3 20 HR45N đế n 77 HR45N 15 T HR15T ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 29,42 117,7 147,1 67 HR15T đến 93 HR15T 30 T HR30T Bi 1,5875 mm 29,42 264 , 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 29 HR30T đến 82 HR3 0T 45 T HR45T Bi 1 , 5875 mm 29 , 42 411 , 9 441 , 3 10 HR45T đến 72 HR45T a Phạm vi áp dụng có thể mở rộng đến 94 HRA đối với thử các bít. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c Phạm vi áp dụng có thể mở rộng đến 10 HRC nếu mũi thử có kích thước thích hợp CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng bi thử có đường kính 6,350 mm và 12,70 mm nếu được qui định trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc theo thỏa thuận riêng. Bảng 2 - Ký hiệu và tên gọi Ký hiệu Tên gọi Đơn vị F o Lực thử sơ bộ N ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lực thử chính N F Lực thử tổng N S Đơn vị thang, đăc trưng cho thang đo mm N ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 h Chiều sâu vết lõm được tác dụng của lực thử sơ bộ sau khi bỏ lực thử chính (độ sâu vết lõm dư) mm HRA HRC HRD Độ cứng Rockwell = 100 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 HRE HRF HRG HRH HRK Độ cứng Rockwell = 130 - HRN HRT ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2 . Dưới đây là các ví dụ về ký hiệu độ cứng Rockwell. CHÚ THÍCH: Các chữ số chỉ lực thử nguyên gốc trên cơ sở đơn vị kilogam lực (kG) . Ví dụ, lực thử 30 kG được đổi thành 294,2 N. CHÚ DẪN: 1. Chiều sâu vết lõm do lực so bộ F o 5 . Bề mặt mẫu thử 2. Chiều sâu vết lõm do lực thử chính F 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Sự đàn hồi trở lại ngay sau khi bỏ lực thử chính F1 7 . Vị trí mũi thử 4. Chiều sâu vết lõm h Hình 1 - Sơ đồ nguyên lý thử Rockwell 5. Máy thử 5.1. Máy thử, có khả năng tạo được lực thử đã định trước theo Bảng 1 và phù hợp với TCVN 257-2. 5.2. Mũi thử kim cương hình chóp nón , phù hợp với TCVN 257-2 có góc 120 o và bán kính phần hình cầu ở đỉnh là 0,2 mm. 5.3. Mũ i thử bằng bi hợp kim cứng , phù hợp với TCVN 257-2 có đường kính 1,5875 mm hoặc 3,175 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Qui trình kiến nghị đối với thử định kỳ cho trong Phụ lục E. Cầ n xem chú thích về mũi thử k i m cương trong Phụ lục F. 6. Mẫu thử 6.1. Phép thử phải được tiến hành trên bề mặt nhẵn và phẳng, không có vảy oxit, lớp phủ và đặc biệt là không có dầu mỡ, trừ khi có các yêu cầu khác trong tiêu chuẩn vật liệu hoặc sản phẩm. Ngoại lệ đối với kim loại phản ứng như ti tan chúng có thể bám chặt vào mũi thử, trong trường hợp như vậy có thể sử dụng dầu bôi trơn thích hợp như dầu hỏa. Việc sử dụng dầu bôi trơn phải được ghi vào báo cáo thử. 6.2. Việc chuẩn bị mẫu phải đượ c tiến hành sao cho giảm đến mức thấp nhất mọi sự biến đổi độ cứng bề mặt do nung nón g h oặc làm gia công biến cứng nguội. Điều này phải đặc biệt tính đến trong trường hợp vết lõm nôn g . 6.3. Sau khi thử , không được có biến dạng nhìn thấy bằng mắt thường trên bề mặt mẫu thử nằm đối diện với vết lõm, trừ khi trường hợp thang đo HR30Tm (trong trường hợp này phép thử phải được thực hiện phù hợp với Phụ lục A). Chiều dầy mẫu thử hoặc lớp chịu thử (giá trị nhỏ nhất theo phụ lục B) ít nhất phải bằng 10 lần chiều sâu dư của vết lõm đối với mũi thử hình chóp và 15 lần chiều sâu dư của vết lõm đối với mũi thử bằng viên bi trừ khi có thể chứng minh rằng việc sử dụng mẫu t hử mỏng hơn không ảnh hưởng đến giá trị đo. 6.4. Đối với việc thử trên bề mặt hình trụ lồi và bề mặt cầu phải áp dụng giá trị hiệu c hỉnh cho trong Phụ lục C (Bảng C.1, C.2, C.3 hoặc C.4) và trong Phụ lục D (Bảng D.1). Do chưa có giá trị hiệu chỉnh đối với phép thử trên bề mặt lõm , việc thử trên bề mặt này phải được thỏ a thuận riêng. 7. Qui trình thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ THÍCH: Nhiệt độ của vật liệu thử và nhiệt độ của máy thử độ cứng có thể ảnh hưởng đến kết quả thử; do đó người sử dụng phải đảm bảo rằng nhiệt độ không ảnh hưởng đến việc đo độ cứng. 7.2. Mẫu thử phải được đặt trên giá đỡ chắc chắn và được giữ sao cho bề mặt thử nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục của mũi thử và phương của lực thử cũng như cho phép nhanh chóng thay đổi mẫu thử. Nếu sử dụng dụng cụ giữ mẫu thì dụng cụ này phải được sử dụng phù hợp với Điều 3 của TCVN 257-2 : 2007. Trước khi bắt đầu một loạt thử hoặc sau hơn 24 h kể từ phép thử cuối cùng, và sau khi có sự thay đổi, như di chuyển và lắp đặt lại mũi thử hoặc giá đỡ mẫu thử, phải xác định chắc chắn rằng mũi thử và giá đỡ mẫu thử được lắp ráp chính xác trên máy thử. Khống sử dụng hai số đo đầu tiên sau khi có sự thay đổi như trên. Sản phẩm h ì nh trụ phải được giữ một cách phù hợp, ví dụ, trên gá định tâm chữ V bằng thép có độ cứng nh ỏ nhất là 60 HRC. Phải đặc biệt chú ý đến việc hiệu chỉnh mặt tựa của giá đỡ và độ thẳng hàng của mũi thử, mẫu thử, gá định tâm chữ V và giá giữ mẫu thử của máy thử vì bất kỳ độ không vuông góc nào cũng có thể làm kết quả không chính xác. 7.3. Đưa mũi thử tiếp xúc với bề mặt th ử và tác dụng lực thử sơ bộ F o không giật c ụ c , kh ô ng va đập ho ặ c rung động. Thời gian tác d ụng lực sơ bộ F o không vư ợ t qu á 3 s. CHÚ T H Í CH: Đ ối v ới máy thử điều khi ể n đ iện tử , th ờ i gia n đ ặ t lực t h ử sơ bộ ( T a ) v à thời gian tác động lực th ử sơ bộ ( T pm ) được kết hợp bằng công thức sau: trong đó: T p là tổng thời gian tác động của l ực thử s ơ b ộ ; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 T pm là thời gian giữ lực thử sơ bộ. 7.4. Đặt hệ thống thiết bị đo vào đúng vị trí của nó và t ă ng lực từ F o lên F không giật cục, không va đập hoặc rung động trong thời gian không nh ỏ hơn 1 s và không lớn hơn 8 s. CH Ú THÍCH: Trong thực tế khi thử, thời gian tăng lực từ F o đến F nằm giữa 2 s đến 3 s đối với mẫu thử khoảng 60 HRC. Đối với thang Rockwell N và T. T hời gian đo máy từ 1s đến 1,5 s đối với mẫu thử có độ cứng khoảng 78 HR30N. 7.5. Phải giữ lực thử tổng F trong thời gian 4s ± 2s. Bỏ lực thử chính F 1 và vẫn giữ lực thử sơ bộ F o để sau khi ổn định trong một thời gian ngắn, ta có thể đọc kết quả đo độ cứng. Như là ngoại lệ đối v ớ i vật liệu thử có sự chảy dẻo quá mức (vết nén trôi) trong thời gian giữ lực thử tổng, cần thiết phải có sự xem xét đến cả th ờ i gian mũi thử tiếp tục đâm vào. Khi vật liệu đòi hỏi việc sử dụng thời gian giữ lực tổng quá 6 s cho phép b ở i dung sai, yêu cầu này phải được qui định trong tiêu chuẩn sản phẩm. Trong trư ờ ng hợp này th ờ i gian giữ lực tổng được sử dụng phải được ghi kèm theo kết quả thử (ví dụ, 65 HRFW, 10 s). 7.6. Trị số độ cứng Rockwell được d ẫn xuất từ chiều sâu dư của vết lõm h theo công thức cho trong Bảng 2 và thường được đọc trực tiếp từ thiết bị đo. Việc dẫn xuất trị số độ cứng Rockwell được minh h ọa tr ê n H ì nh 1. 7.7. Trong khi thử, thiết bị thử phả i được bảo vệ tránh bị va đập hoặc rung động. 7.8. Kho ả ng cách giữa tâm của hai vết lõm liền kề kh ô ng được nhỏ hơn bốn l ầ n đường kính của vết lõm (nhưng không nhỏ hơn 2 mm). Khoảng cách từ tâm của vết lõm bất kỳ đến mép ngoài của mẫu thử không nhỏ hơn 2,5 lần đường kính v ế t lõm (nhưng không nhỏ hơn 1 mm). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ không đảm bảo đo phải được đánh giá tổng hợp theo Hướng dẫn thể hiện độ không đảm bảo đo (Guide to the Expression of Uncertainty in measurement) (GUM) [3] . Không phụ thuộc loại nguồn, đối với độ cứng có hai khả năng để xác định độ không đảm bảo đo - Một kh ả năng trên cơ sở đánh giá tất cả các nguồn thích hợp xuất hiện trong khi hiệu chuẩn trực tiếp. Có thể tham khảo H ư ớng d ẫn EA [4] . - Khả năng khác trên cơ s ở tiêu chuẩn gián tiếp sử dụng tấm chuẩn độ cứng [ viết tắt là CRM (mẫu chuẩn đ ã được chứng nhận)] (xem [ 2-5] trong Thư mục. Hướng dẫn đối v ớ i việc xác định cho trong Phụ lục G . Không phải lúc nào cũng có thể định lượng được tất cả các ngu ồ n gây ra độ không đảm bảo đo. Trong trường hợp này việc đánh giá độ kh ô ng đảm bảo đo tiêu chuẩn loại A có thể nhận được từ việc phân tích thống kê các vết lõm l ặp lại trên mẫu thử. C ần phải cẩn thận khi tính độ không đảm bảo độ chuẩn loại A và B để các thành ph ầ n đó không bị tính hai lần (xem Điều 4 của GUM: 1993). 9. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao g ồ m các thông tin sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này, đó là TCVN 257-1; b) tất cả chi tiết cần thiết để nhận dạng toàn bộ mẫu thử; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 d) kết quả thử; e) các thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc được xem là kh ô ng bắt buộc: f) chi tiết của bất kỳ sự việc xảy ra nào c ó ảnh hưởng đến kết quả thử (xem Chú th í ch). g) Thời gian giữ lực tổng đã sử dụng nếu lớn h ơ n 6 s v ớ i dung sai cho phép. Không có quy trình chung của việc chuyển đổi chính xác độ cứng Rockwell sang các thang đo cứng khác hoặc l à độ b ề n kéo. Do đó n ê n tránh các chuyển đổi này, trừ khi có cơ s ở đáng tin cậy để chuyển đổ i nhận được bằng thử so sánh. CHÚ TH Í CH: Có bằng ch ứ ng rằng m ộ t số vật liệu có thể nhạy c ả m v ớ i tốc độ biến dạng mà nó gây ra sự thay đ ổi nh ỏ của giá trị ứng suất chảy. Hậu qu ả là khi kết thúc sự tạo hình vết lõm c ó thể làm thay đ ổ i giá trị đ ộ cứng. PHỤ LỤC A (quy định) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.1 . Qui định chung Phép thử này được tiến hành trong điều kiện tương tự như phép thử HR30T và HR15T được xác định trong tiêu chuẩn này, nhưng theo th ỏa thuận, sự xuất hiện của các vết lõm ở mặt sau của mẫu thử (không cho phép trong phép thử HRT) l à được phép. Phép thử này được á p dụng v ớ i độ chính xác thích hợp đối với sản phẩm có chiều dày nhỏ hơn 0,6 mm cho đến chiều dày nhỏ nhất được chỉ ra trong tiêu chuẩn s ả n phẩm và độ cứng Rockwell HR30T lớn nhất là 80 ( tương ứng với 90 HR15T). Tiêu chuẩn sản phẩm qui định khi nào phải sử d ụng phép thử độ cứng HR30Tm hoặc HR15Tm. Các yêu cầu sau phải được đáp ứng, ngoài các yêu cầu được qui định trong tiêu chuẩn n à y. A.2 . Giá đỡ mẫu thử Giá đỡ mẫu thử phải bao gồm tấm kim cương nh ẵ n, bóng đường kính khoảng 4 , 5 mm. B ề mặt giá đỡ này phải đặt vào giữa trục của mũi thử và phải vuông góc với trục. Phải chú ý đảm bảo giá đỡ được đặt chính xác tr ê n bàn máy. A.3 . Chuẩn bị mẫu thử N ế u cần thiết phải cắt bỏ vật liệu từ mẫu thử, phải cắt b ỏ ở cả hai mặt của mẫu thử. Phải chú ý để đ ả m bảo rằng quá trình này không làm thay đổi trạng thái của vật liệu cơ bản, ví dụ do nhiệt hoặc biến cứng do gia công. Kim loại cơ bản không được làm cho mỏng hơn chiều dày cho phép nhỏ nh ấ t. A.4 . Vị trí của mẫu thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC B (qui định) Chiều dày nhỏ nhất của mẫu thử độ cứng Rockwell Chi ề u dày nh ỏ nhất của mẫu thử ho ặ c của lớp chịu thử theo Hình B.1 , B.2 và B.3. CHÚ DẪN: X Độ cứng Rockwell Y Chiều dày nh ỏ nhất của mẫu thử, mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ DẪN: X Độ cứng Rockwell Y Chi ề u dày nhỏ nhất của mẫu thử , mm H ình B.2 - Phép thử bằng mũi thử viên bi (thang B, E, F, G, H và K) C HÚ DẪN: X Độ cứng Rockwell Y Chi ề u dày nhỏ nhất của mẫu thử , mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC C (qui định) Giá trị hiệu chính phải cộng thêm với giá trị độ cứng Rockwell nhận được trên bề mặt trụ lồi Đối với phép thử tr ê n bề mặt trụ l ồ i phải sử dụng các gi á trị hiệu chính cho trong Bảng C.1, C.2, C.3 và C.4. Bảng C.1 - Phép thử bằng m ũ i thử bằng kim c ươ ng hình chóp nón (thang A, C v à D) Số đọc độ cứng Rockwell Bán k í nh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 mm 3 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 9 , 5 11 12,5 16 19 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 , 5 2,0 1,5 1 , 5 1,0 1,0 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,5 2,0 1,5 1 , 0 1 , 0 1 , 0 30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,0 1 , 5 1 , 5 1 , 0 1,0 0,5 35 3,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 , 5 1 , 5 1 , 0 1,0 0,5 0 , 5 40 2,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 , 5 1,0 1 , 0 1 , 0 0,5 0 , 5 45 3,0 2,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 , 0 1,0 1 , 0 0 , 5 0,5 0 , 5 50 2,5 2 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 , 0 1 , 0 0 , 5 0 , 5 0,5 0,5 55 2,0 1,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 , 0 0 , 5 0,5 0 , 5 0,5 0 60 1 , 5 1 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0 , 5 0,5 0 , 5 0,5 0 0 65 1 , 5 1 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 70 1 , 0 1 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 0,5 0,5 0 , 5 0 0 75 1 , 0 0,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 0,5 0,5 0 0 0 80 0,5 0,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 0,5 0 0 0 0 85 0 , 5 0,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0 0 0 0 0 0 90 0 , 5 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0 0 0 0 0 0 CHÚ THÍCH: Giá trị hiệu chính l ớ n h ơ n 3HRA , HRC và HRD không được xem xét chấp nhận và không có tron g bảng tr ê n. Bảng C.2 - Phép thử b ằ ng mũi thử bằng bi 1,5875 mm (thang B, F và G) S ố đọc độ cứng Rockwell ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 mm 3 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 9,5 11 12 , 5 20 4,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 , 5 3 , 0 30 5 , 0 4,5 3 , 5 3 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 40 4,5 4,0 3 , 0 2 , 5 2 , 5 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4,0 3 , 5 3 , 0 2 , 5 2,0 60 5,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,0 2,5 2,0 2,0 70 4,0 3,0 2 , 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,0 1 , 5 80 5,0 3 , 5 2,5 2 , 0 1,5 1,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 90 4,0 3 , 0 2 ,0 1,5 1,5 1 , 5 1,0 100 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,5 1 , 5 1 , 5 1,0 1 , 0 0 , 5 CHÚ THÍCH: Giá trị hiệu chính l ớ n h ơ n 5 HRB, HRF và HRG không được chấp nhận và kh ô ng có trong bảng trên . B ả ng C.3 - Phép thử Kockwell b ề m ặ t (thang N) a, b Số đọc độ c ứ ng Rockwell b ề mặt ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 , 6 3 , 2 5 6,5 9 , 5 12,5 20 (6,0) d 3 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,5 1 , 5 1 , 5 25 (5,5) d 3 , 0 2 , 0 1 , 5 1 , 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 30 ( 5,5 ) d 3 , 0 2,0 1 , 5 1 , 0 1 , 0 35 (5 , 0) d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 , 0 1 , 5 1 , 0 1 , 0 40 (4 , 5) d 2 , 5 1 , 5 1 , 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 , 0 45 (4 , 0) d 2 , 0 1 , 5 1 , 0 1 , 0 1 , 0 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 , 0 1 , 5 1,0 1,0 1 , 0 55 (3 , 5) d 2 , 0 1 , 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0 , 5 0 , 5 60 3 , 0 1 , 5 1 , 0 1 , 0 0 , 5 0 , 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 , 5 1 , 5 1 , 0 0 , 5 0 , 5 0,5 70 2,0 1,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 0 , 5 0,5 75 1 , 5 1 , 0 0,5 0,5 0 , 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80 1 , 0 0,5 0 , 5 0 , 5 0 0 85 0,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,5 0 , 5 0 0 90 0 0 0 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0 a Giá trị hiệu chính này ch ỉ g ầ n đúng và là giá trị trung b ì nh được làm tròn đến 0 , 5 đơn v ị độ cứng Rockwell b ề m ặ t g ầ n nh ấ t của rất nhi ề u s ố liệu quan sát thực tế trên b ề mặt thử có độ cong cho trong bảng. b Khi thử b ề m ặ t hình trụ l ồ i thì độ ch í nh xác của phép thử bị ảnh hưởng r ấ t l ớ n b ở i độ không th ẳ ng hàng của vít nâng, gi á chữ V và m ũ i thử và bởi khuyết tật tr ê n b ề mặt gia công tinh và độ thẳng của hình trụ. c Đối v ớ i bán k í nh khác v ớ i giá trị cho trong bảng, giá trị hiệu chính có thể nhận đ ược bằng nội suy tuyến tính. d Giá trị hiệu chính để trong ngoặc đ ơ n không được sử dụng, trừ khi có thoả thuận. C.4 - Phép thử Rockwell b ề mặt (thang T) a,b S ố đọc độ cứng Rockwell b ề mặt Bán kính cong c ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 mm 1 , 6 3 , 2 5 6,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9 , 5 12 , 5 20 (13) d (9 , 0) d (6 , 0) d (4 , 5) d (3,5) d 3 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 30 (11 ,5 ) d ( 7,5 ) d (5,0 ) d (4,0) d (3,5) d 2 , 5 2,0 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (6,5) d (4 , 5) d (3 , 5) d 3 , 0 2,5 2,0 50 (8,5) d (5 , 5) d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 , 0 2,5 2,0 1 , 5 60 (6,5) d (4 , 5) d 3,0 2,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,5 1,5 70 (5,0) d (3 , 5) d 2 , 5 2 , 0 1 , 5 1 , 0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 80 3,0 2,0 1 , 5 1,5 1,0 1 , 0 0,5 90 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,0 1 , 0 0,5 0 , 5 0 , 5 0,5 a Giá trị hiệu chính này ch ỉ g ầ n đúng và là giá trị trung b ì nh được làm tròn đến 0 , 5 đơn v ị độ cứng Rockwell b ề m ặ t g ầ n nh ấ t của rất nhi ề u s ố liệu quan sát thực tế trên b ề mặt thử có độ cong cho trong bảng. b Khi thử b ề m ặ t hình trụ l ồ i thì độ ch í nh xác của phép thử bị ảnh hưởng r ấ t l ớ n b ở i độ không th ẳ ng hàng của vít nâng, gi á chữ V và m ũ i thử và bởi khuyết tật tr ê n b ề mặt gia công tinh và độ thẳng của hình trụ. c Đối v ớ i bán k í nh khác v ớ i giá trị cho trong bảng, giá trị hiệu chính có thể nhận đ ược bằng nội suy tuyến tính. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC D (qui định) Giá trị hiệu chính phải cộng thêm vào giá trị độ cứng Rockwell thang C nhận được trên bề mặt thử hình cầu có đường kính khác nhau Phải sử dụng các giá trị hiệu chính cho trong bảng D.1 đối với các phép thử tr ê n bề mặt h ì nh cầu lồi. B ả ng D.1 Số đọc độ cứng Rockwell Đường kính hình cầu d mm 4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 9 , 5 11 12 , 5 15 20 25 55 HRC 6,4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3,2 2 , 7 2,3 2 , 0 1,7 1,3 1,0 60 HRC 5,8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 , 9 2 , 4 2 , 1 1 , 8 1,5 1 , 2 0 , 9 65 HRC 5,2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 , 6 2,2 1,9 1,7 1 , 4 1,0 0,8 Giá trị hiệu ch í nh D H phải cộng thêm vào độ cứng Rockwell thang C cho trong Bảng D.1 được tính theo công thức sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 H l à số đo độ cứng Rockwell; d là đường k í nh hình c à u, tính bằng milimét. PHỤ LỤC E (tham khảo) Qui trình kiểm tra định kỳ máy thử do người sử dụng thực hiện Tiến hành kiểm tra máy thử mỗi ngày khi máy được sử dụng, đặc tính mức độ cứng và đ ối với từng phạm vi hoặc thang đo được sử dụng. Trước khi tiến hành kiểm tra, hệ thống đo phải được kiểm định gián tiếp (đối vớ i từng phạm vi / thang đo và mức độ cứng) bằng v ết lõm chu ẩ n trên tấm chuẩn độ cứng, được hiệu chuẩn phù hợp với TCVN 257-3. Kích thước đo được phải đ ú ng với giá trị được chứng nhận trong khoảng sai số cho phép lớn nhất trong B ả ng 5 của TCVN 257-2 : 2007. Nếu hệ thống đo không đạt phép thử này, cần phải có các hành động thích hợp. Nên tạo kiểm tra bao g ồ m tạo ít nhất một vết lõm trên tấm chuẩn độ cứng, đ ã được hiệu chuẩn phù hợp với TCVN 257-3. Nếu sự khác nhau giữa độ cứng trung b ì nh đo được và độ cứng của tấm chuẩn đã được hiệu chuẩn nằm trong gi ớ i hạn sai số cho phép trong Bảng 5 của TCVN 257-2 : 2007 máy thử được coi là th ỏa mãn yêu cầu. Nếu không phải tiến hành kiểm định gián tiếp. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC F (tham khảo) Các lưu ý đối với mũi thử bằng kim cương Kinh nghi ệ m đ ã chỉ ra rằng có nhiều mũi thử ban đ ầ u th ỏa m ã n song có thể bị hư hỏng sau khi sử dụng trong th ờ i gian t ươ ng đối ngắn. Đó là do các vết nứt nhỏ, lỗ rỗ hoặc các khuyết tật khác trên b ề mặt. N ế u c á c khuyết t ật đó được phát hiện đúng lúc, kịp thời, nhiều mũi thử có thể đ ược sửa ch ữ a b ằ ng c á ch mài lại. Nếu không, bất kỳ khuyết tật nh ỏ nào tr ê n bề mặt cũng nhanh chóng trở lên x ấ u hơn v à làm cho mũi thử không sử dụng được nữa. - do đ ó mũi thử phải được kiểm tra ban đầu và kiểm tra định kỳ bằng cách sử dụng các thiết bị quang học thích hợp (kính hiển vi, kính lúp v.v.); - việc ki ể m định của mũi thử không còn giá trị khi mũi thử có khuyết t ậ t; - khi mài lại hoặc sửa chữa các mũi thử, phải tiến hành kiểm định lạ i theo 4.3.1 của TCVN 257-2 : 2007 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ( t ham khảo) Độ không đảm bảo đo của giá trị độ cứng đo được G.1 . Yêu cầu chung Cách xác định độ không đảm bảo đo trong phụ lục này ch ỉ xem xét các độ không đảm bảo đo liên quan đến toàn bộ việc tiến hành đo của các máy thử độ cứng đ ố i với các tấm chuẩn độ cứng (dưới đây được viết tắt là CRM). Độ không đảm bảo đo của các hoạt động đó phản ánh kết qu ả tổng hợp của các độ không đ ả m bảo đo riêng lẻ (kiểm định gián tiếp). B ở i v ì đối với cách tiếp cận này điều đó rất quan trọng do các bộ phận của máy thử hoạt động trong khoảng dung sai. Đây là kiến nghị quan trọng vì qui trình này được áp dụng nhiều nhất một năm sau khi kiểm định trực tiếp đạt yêu cầu. H ì nh G.1 trình bày cấu trúc bốn mức của sơ đ ồ chuỗi đo cần thiết để xác định phân chia thang độ cứng. Chuỗi này bắt đẩu ở mức quốc tế, sử dụng các định nghĩa của các thang độ cứng khác nhau để tiến hành so sánh. Máy chuẩn đ ầ u về độ cứng ở mức quốc gia “ chế tạo ” các tấm chuẩn độ cứng đầu để hiệu chuẩn ở mức phòng thử nghiệm. Đương nhiên hiệu chuẩn và kiểm định trực tiếp các máy thử này cần phải ở độ chính xác cao nhất có thể. H ì nh G1 - Cấu trúc chuỗi đo để xác định v à phân chia thang độ cứng G.2. Qui trình chung Qui tr ì nh tính độ không đ ảm đo tổng hợp u 1 theo phương pháp c ă n bậc hai của tổng t ừ các nguồn kh á c nhau cho trong Bảng G.1. B ả ng G.1 bao g ồ m t ấ t c ả các ký hiệu được sử dụng và sự xác định của chúng. Độ không đ ả m đo mở rộng U nh ậ n được từ u 1 bằng cách nh â n với hệ s ố bao quát (t ầ m hoạt động ) k = 2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ lệch b của máy thử độ cứng (cũng được gọi là sai số) nhận được từ sự khác nhau giữa - giá trị trung bình của năm vết lõm trong khi hiệu chuẩn máy thử độ cứng, và - giá trị hiệu chuẩn của tấm chuẩn độ cứng. C ó thể được th ự c hiện theo các cách khác nhau để xác định độ không đảm bảo đo. G.4 . Qui trình tính độ không đảm đo: các giá trị đo độ cứng CHÚ THÍCH: Trong phụ lục này chỉ s ố “ CRM ” (vật liệu chuẩn được chứng nhận) theo định nghĩa của tiêu chuẩn thử độ cứng là “ tấm chuẩn thử độ cứng ” . G.4.1 . Qui trình không có độ lệch (phương pháp 1) P hương pháp 1 (viết tắt là M1) là phương pháp đơn gi ả n có thể sử dụng mà không có sự xem xét sai số hệ thống của máy thử độ cứng. Trong M1, giới hạn sai số (nghĩa là phạm vi trong đó máy thử được phép sai khác so với tiêu chuẩn viện dẫn), được sử dụng để xác định nguồn u E của độ không đảm b ả o đo. Ở đây không có sự hiệu chính các giá trị độ cứng thể hiện sai số này. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 trong đó kết quả đo được cho b ởi G.4.2 . Qui trinh có sai lệch (phương pháp 2) Cũng như cách lựa chọn đối v ớ i M1, phương pháp 2 (viết tắt là M2) có thể được sử dụng. Điều này tương quan với chỉ dẫn của sơ đ ồ kiểm soát M2 dẫn tới giá trị độ không đảm bảo đo nh ỏ hơn. Sai số b (bước 10) thể hiện tác động mang tính hệ thống. Trong GUM khuyến nghị sử dụng sự hiệu ch ỉ nh để bù cho các tác động mang tính hệ thống như vậy. Đó là cơ s ở của M2. Giới hạn sai số u E không được giữ lâu trong việc tính độ không đảm bảo đo, nhưng tất cả các giá trị độ cứng đã xác định được hiệu chính bằng b hoặc U corr được tăng thêm b. Qui trình để xác định U corr được giải thích trong Bảng G.1 (xem Thư mục [6, 7]). trong đó kết qu ả đo được cho b ở i ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 phụ thu ộ c v à o vi ệ c sai lệc h (sai số) l à một ph ầ n của giá trị trung b ì nh h oặc của độ không đảm bảo đo. G.5 . Thể hiện kết quả đo Đối với việc thể hiện kết qu ả đo, phải ch ỉ dẫn phương pháp đã sử d ụ ng. Nói chung, nên sử dụng phương pháp 1 (Công thức G.2) (xem thêm Bảng G.1, b ướ c 12) như là kết quả đo. Bảng G.1 - Xác định độ không đảm bảo mở rộng tương ứng với phương pháp M1 và M2 Bước Nguồn của độ không đảm bảo Ký hiệu Công thức ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ví dụ […] = HRC 1 M1 Độ không đảm bảo chuẩn tương ứng với sai số cho phép lớn nhất (1 s ) u E Sai số cho phép u E,2r theo TCVN 257-2:2007, Bảng 5 Xem Chú thích 1 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M2 Độ không đảm bảo chuẩn và độ cứng trung bình của CRM (tính toán chi tiết, xem Bảng B.4 của TCVN 257-3:2007 u CRM U CRM , tương ứng với chứng nhận kiểm định CRM Xem Chú thích 2 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M2 Giá trị trung bình ( ) và sai lệch chuẩn ( s H ) khi đo CRM s H H i tương ứng với 5.4.1 của TCVN 257-2:2006 (ISO 6508-2:2005). Khi tính giá trị s H , sẽ lấy giá trị s H1 và s H2 rộng hơn Các giá trị đơn i : (1) 60,9 - 61,0 - 61,1 - 61,1 - 60,7 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (2) 60,7 - 60,8 - 61,1 - 61,0 - 60,8 = 60,88; s H2 = 0,16 4 M1 M2 Độ không đảm bảo chuẩn của máy thử độ cứng khi đo CRM t = 1,14 khi n = 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 M1 M2 Giá trị trung bình ( ) và sai lệch chuẩn (s x ) khi thử mẫu thử s x n = 5 Đo 5 lần trên mẫu thử. Xem chú thích 3: Nếu n = 1, thì s x = 0 Chứng nhận phải nêu rõ độ không đảm bảo chỉ áp dụng cho giá trị đọc cụ thể chứ không áp dụng cho toàn bộ mẫu thử Các giá trị đơn: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 = 61,64 s x = 1,04 6 M1 M2 Độ không đảm bảo chuẩn khi đo mẫu thử t = 1,14 đối với n = 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 M2 Độ không đảm b ả o chu ẩ n t ươ ng ứng với khả năng phân giải của hệ thống đo chiều dài u ms d ms = 0,1 HRC 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Sự sai lệch của máy thử độ cứng t ừ các giá tr ị kiểm đị nh Bước 2 và 3 Xem chú thích 4 b 1 = 60,96 - 60,82 = 0,14 b 2 = 60,88 - 60,82 = 0,6 9 M2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 s b Bước 8 khi n m = 2 số lượng lần đo =0,10 s b = 0,0565 10 M2 Độ kh ô ng đảm b ả o chuẩn của việc xác định b . Chỉ được xác định sau loạt đo lần thứ hai ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bước 9 t = 1,84 khi n m = 2 Xem Chú thích 5 11 M1 Xác định độ kh ô ng đảm bảo m ở rộng U ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bước 1 đến 7 k = 2 12 M1 K ế t quả đo Bước 5 và 11 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M2 Xác định độ kh ô ng đảm bảo m ở rộng đã ch ỉ nh sửa U corr Bước 2 đến 7 và bước 10 k = 2 U corr = 1,13 HRC 14 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kết quả đo với giá tr ị trung b ì nh đã ch ỉ nh sửa Bước 5, 8 và 13 15 M2 K ế t quả đo v ớ i độ không đảm bảo đã chỉnh sửa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bước 5, 8 và 13 CHÚ TH ÍCH 1: Hệ số 2,8 khác với việc xác định độ kh ô ng đảm bảo chuẩn đối với việc ph â n bố chữ nhật . CH Ú THÍCH 2: Khi c ầ n thiết, phải xem xét sự thay đ ổ i độ cứng của CRM. CHÚ THÍCH 3: Nếu giữa các l ầ n đo CRM và m ẫ u thử phải thay kính th ì cần xem xét sự ảnh hưởng liên quan. CHÚ THÍCH 4: Nếu 0 , 8 u E,2r < b < 1,0 u E,2r , c ầ n xem xét mối qua n hệ của các giá trị độ cứng của CRM và mẫu thử. CHÚ TH Í CH 5: Kh i n m = 2, do không có ảnh h ưở ng của sự thay đổi dài hạn của b trong độ kh ô ng đảm bảo u b , cần tăng số l ầ n đo n m đ ố i với các ứng dụng t ớ i hạn. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 [2] ISO 4498-1 , Sintered metal materials, exsluding harmetals - Determination of apparent hardness - Part 1: Material of essentially uniform section hardness. (Vật liệu kim loại thiêu kết, trừ hợp kim cứng - Xác định độ cứng biểu kiến - Ph ầ n 1: Vật liệu có độ cứng mặt c ắ t đồng đều cần thiết). [3 ] BIPM, IEC. IFCC , ISO. IUPAC. IUPAP. OIML Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, 1993. (Hướng dẫn biểu diễn độ không đảm bảo đo, 1993). [4] EA 10-16, Guidelines on the Estimation of Uncertaity in Hardness Measurements , 2001. [5] GABAUER, W . Manual of codes of practice for the determination of uncertainties in mechanical tests on metallic materials, The estimation of uncertainties in hardness measurements . Project, No. STM4- CT97- 2165, UNCERT COP 14: 2000. [6] GABAUER, W and BINDEN, O ., Abschatzung der Messunsicher h eit in der Harteprufung unter Verwendung der indirekten Kalibriermetho d e, DVM Werkstoffprufung. Tagungsband , 2000, pp. 255- 261. [7] POLZIN, T and SCHWENK, D., Method for Uncertainty Determination of Hardness Testing; PC file for Determination, Materialpr u fung 44 , (2002), 3, pp. 64- 71. [8] TCVN 257-3 : 2007 (ISO 6508-2 : 2005) Vật liệu k im loại - Thử độ cứng Rockwell - Ph ầ n 3: Kiểm định tấm chuẩn (thang A, B, C , D, E, F , G, H , K, N, T).