TCVN7173:2002

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7173:2002 (ISO 9271:1992) về An toàn bức xạ - Tẩy xạ các bề mặt bị nhiễm xạ - Thử nghiệm các tác nhân tẩy xạ cho vải TIÊU CHU Ẩ N QUỐC GIA TCVN 7173:2002 ISO 9271:1992 AN TOÀN BỨC XẠ - TẨY XẠ CÁC BỀ MẶT BỊ NHIỄM XẠ - THỬ NGHIỆM CÁC TÁC NHÂN TẨY XẠ CHO VẢI Radiation protection - Decontamination of radioactively contaminated sur f aces - Testing of decontamination agents for textiles Lời nói đầu TCVN 7173 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9271 : 1992. TCVN 7173 : 2002 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 85 “Năng lượng hạt nhân" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - TẨY XẠ CÁC BỀ MẶT BỊ NHIỄM XẠ - THỬ NGHIỆM CÁC TÁC NHÂN TẨY XẠ CHO VẢI Radiation protection - Decontamination of radioactively contaminated sur f aces - Testing of decontamination agents for textiles 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để xác định hiệu qu ả của các tác nhân tẩy xạ trong việc loại bỏ các hạt nhân phóng xạ ra kh ỏ i vải. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thử nghiệm các chất tẩy rửa có thể được sử dụng trong các dung dịch nước nhằm mục đích làm sạch vải bị nhiễm xạ. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc thử nghiệm khả năng của các chất tẩy rửa trong việc loại bỏ bẩn không phóng xạ; điều này được coi là đã đạt yêu cầu. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn ISO 15 : 1981, Rolling bearings - Radial bearings - Boundary dimensions - General plan ( Ổ lăn - Ổ đ ỡ - Kích thước biên - Sơ đồ chung). ISO 273 : 1979, Fasteners - Clearance holes for bolts and screws (Chi tiết lắp xiết - Lỗ thoát bu lông và đinh vít). ISO 1302 : 1978, Technical dra w ings - Method of indicating sur f ace texture on dra w ings (B ả n vẽ kỹ thuật - Phương pháp chỉ thị kết cấu bề mặt trên bản vẽ). ISO 2009 : 1983, Slotted countersunk head srews (common head style) - Product grade A (Vít mũ chìm có xẻ rãnh (kiểu mũ th ô ng dụng) - S ản phẩm hạng A). ISO 2010 : 1983, Slotted raised countersunk head srews (common head sty l e) - Product grade A (Vít mũ chìm có rãnh rập nổi (kiểu thông dụng) - S ản phẩm hạng A). ISO 2174 : 1990, Surface active agents - Preparation of w ater with known calcium hardness (Tác nhân hoạt động b ề mặt - Chuẩn b ị nước có độ cứng canxi đã biết). ISO 2267 : 1986, Sur f ace active agents - Evaluation of certain effects of laundering - Method of preparation and use of unsolted cotton control cloth (Tác nhân hoạt động bề mặt - Đánh giá một số ảnh h ưở ng của giặt là - Các phương pháp chuẩn bị và sử dụng khăn bằng bông sạch để kiểm tra). TCVN 7154 : 2002 (ISO 3819 : 1985), Dụng cụ thí nghiệm bằng th ủy tinh - Cốc thí nghiệm. ISO 4762 : 1989, Hexagon s ocket head cap sre w s - Product grade A (Vít có lỗ đặt chìa vặn sáu cạnh - Sản phẩm hạng A). ISO 6330 : 1984, Textiles - Domestic w ashing and drying procedure for textile testing (Vải - Quy trình làm sạch và làm khô đối với thử nghiệm vải). 3. Định nghĩa Các thuật ngữ sau đây được sử dụng trong tiêu chuẩn này. 3.1. Nhiễm xạ (contamination): Sự nhiễm chất phóng xạ của vải. 3.2. M ẫ u v ả i nhiễm xạ (contaminated textile specimen) : Các miếng vải đối chứng đã được gây nhiễm xạ theo cách định trước và được sử dụng để xác định hiệu suất của tác nhân tẩy xạ. 3.3. Tẩy xạ (decontamination): Việc loại bỏ hoàn toàn hoặc một ph ầ n sự nhiễm xạ. 3.4. Tốc độ đếm xung riêng (speci f ic pulse rate): Tốc độ đếm xung tạo ra trong thiết bị đo bằng 1 ml dung dịch gây nhiễm xạ trong điều kiện hình học đã cho. Tốc độ này có thể tính được bằng cách đo 50 m l dung dịch gây nhiễm xạ bốc hơi lên một vật mang bằng vải và được tính bằng xung trên phút (xung/min). 3.5. Tốc độ đếm xung t ồ n dư (residual pulse rate): Tốc độ đếm xung tạo ra trong thiết bị đo trong điều kiện hình học đã cho bởi các hạt nhân phóng xạ tồn dư tr ê n vật mang nhiễm xạ sau khi đã được tẩy xạ. Tốc độ này được tính bằng xung trên phút (xung/min). 3.6. Tốc độ đếm xung tồn dư trung bình (mean residual pulse rate): Trung bình số học của giá trị tốc độ đếm xung t ồ n dư nhận được từ năm mẫu thử bị nhiễm xạ bởi cùng loại hạt nhân phóng xạ. Tốc độ này được tính bằng xung trên phút (xung/min). 3.7. Tốc độ đếm xung tồn dư trung b ì nh tiêu chuẩn hóa (standartdized mean residual pulse rate): Giá trị tốc độ đếm xung tồn dư trung bình hiệu chỉnh, biểu thị bằng xung trên phút (xung/min). Hệ số hiệu chỉnh thu được bằng cách chia giá trị tốc độ đếm xung riêng (3 x 10 6 min -1 .ml - 1 ) cho tốc độ đếm xung riêng của dung dịch gây nhiễm xạ đang được sử dụng trong thử nghiệm. Mục đích của hệ s ố hiệu chỉnh là nhằm khắc phục sự khác biệt về tốc độ đếm xung riêng của các dung dịch gây nhi ễ m xạ được sử dụng trong các phòng thử nghiệm khác nhau. 3.8 . Tốc độ đếm xung tồn dư cuối cùng, FRP (final residual pulse rate): Trung bình số học của giá trị tốc độ đếm xung tồn dư trung bình tiêu chuẩn hóa đối với 60 Co và 137 Cs, được tính bằng xung trên phút (xung/min). 4. Nguyên tắc Chuẩn b ị các dung dịch gây nhiễm xạ chứa 60 Co và 137 Cs riêng biệt. Đo từng mẫu, mỗi mẫu 50 m l dung dịch này, bằng một đ ầ u dò phóng xạ bản rộng và sử dụng kết quả đo này để tính tốc độ đếm xung riêng của các dung dịch g â y nhiễm xạ. Tẩm các dung dịch gây nhiễm xạ này vào các mẫu vải và sau đó tẩy xạ ở 60°C bằng cách sử dụng một dung dịch chứa tác nhân tẩy xạ theo quy trình thử nghiệm. Xác định tốc độ đếm xung tồn dư bằng cách đo hoạt độ phóng xạ còn lại trên các mẫu vải. Tính tốc độ đếm xung tồn dư tiêu chuẩn hóa đối với mỗi loại hạt nh â n phóng xạ. Sử dụng trung bình số học của các giá trị tương ứng với 60 Co và 137 Cs (tốc độ đếm xung tồn dư cuối cùng) để đánh giá hiệu suất tẩy xạ bằng cách phân loại đã được xây dựng theo thực nghiệm. 5. Thiết bị, dụng cụ Cần sử dụng các thiết bị thí nghiệm thông thường và các thiết bị sau: 5.1. Hai cốc thí nghi ệ m bằng th ủy tinh, d ung tích 2000 ml, theo TCVN 7154 : 2002. 5.2. Bộ ổn nhiệt, để đặt và duy trì nhiệt độ thử nghiệm ở 60°C. 5.3. Buồng sấy. 5.4. Hai cốc thí nghi ệ m bằng polytetrafluoroethylene (PTFE) , để chuẩn bị dung dịch gây nhiễm xạ. 5.5. Hai bình bằng polytetra f luoroethylene (PTFE), để đựng các dung dịch gây nhiễm xạ. 5.6. Máy khuấy dạng buồng (xem Phụ lục A). 5.7. Sáu giá đỡ của mẫu kẹp (xem Phụ lục B). 5.8. Bộ giá đ ỡ bằng chất dẻo , kích thước 38 mm x 38 mm x 5 mm. 5.9. Hai pipet, dung tích 50 m l với các đầu hút chỉ dùng một l ầ n. 5.10. Đầu dò phóng xạ và thiết bị đ iện tử kết nối, để xác định tốc độ đếm xung. Các yêu cầu hình học đối với một đ ầu dò phóng xạ được minh h ọa ở hình 1. H ì nh 1 - Các yêu cầu hình học đối với một đ ầ u dò phóng xạ (mặt cắt ngang) Tỷ lệ ( D s - 1,5) / h không được nhỏ hơn 3 trong đó D s là khoảng cách nhỏ nhất (tính bằng centimét) từ tâm điểm của vùng bị nhiễm xạ vuông góc với tiết diện ngang của đầu dò, đến mép vùng nhạy của tiết diện ngang đầu dò; và h l à khoảng cách (tính bằng cm), giữa bề mặt mẫu vải nhiễm xạ và bề mặt đầu dò. Chú thích 1. Kích thước tối t hiểu của vùng nhạy của đầu dò nên là một vòng tròn có đường kính 3 cm, nhưng trên thực tế, yêu cầu hình học đối với h thư ờ ng buộc phải sử dụng một vùng nhạy rộng hơn. Các kiểu đ ầ u dò thích h ợ p g ồ m: ống đếm khí tỷ lệ, đ ầ u dò nhấp nháy và bán dẫn. Cầ n sử dụng c ù ng loại thiết bị và đặt cùng chế độ trong suốt qu á trình thử nghi ệ m. 2. Nếu không thể th ỏa mãn được yêu c ầ u ( D s - 1,5) / h không nhỏ hơn 3 thì có thể sử dụng một đầu dò có vùng nhạy hình tròn với đường kính không nhỏ hơn 3 cm, với yêu cầu là tốc độ đếm xung tịnh của 50 m l dung dịch gây nhiễm xạ tr ê n một mẫu vải đo được trong các điều kiện hình học này kh ô ng nhỏ hơn 100 000 xung/min (xem 7.1.3). 6. Mẫu vải nhiễm xạ 6.1. Vật liệu chuẩn V ả i bông tiêu chuẩn phù hợp v ớ i các quy định trong ISO 2267 sẽ được sử dụng làm vật liệu chuẩn. Loại vải này phải được xử lý trước trong một máy giặt kiếu trống quay bằng cách sau đ â y: Ch ươ ng trình: Giặt nóng ba lần ở nhiệt độ 60°C (giặt mầu) không qua giặt trước; tiếp theo bằng chương trình giũ hoàn toàn. Tải lượng giặt: 1 m 2 vải bông tiêu chuẩn (không t ả i bổ sung). Chất tẩy: 80g chất t ẩ y chuẩn ECE 1) mô tả trong ISO 6330, không có chất tăng trắng quang học. Độ cứng của nước: 2,5 mmol/l theo ISO 2174. Là ép: là giữa các miếng v ả i đệm không có các chất tăng trắng quang học (được thử nghiệm bằng cách sử dụng đèn cực tím). Chú thích 3 - Th ô ng tin về nơi c ó thể mua chất tẩy rửa chuẩn và vải xử lý trước, có thể nh ậ n được t ừ ban thư ký của ISO/TC 85 (DIN) hoặc từ Ban Thư ký ISO. Nếu có yêu cầu, có thể được phép sử dụng các loại vật liệu vải mẫu khác theo th ỏa thuận. Các loại vải khác này bao gồm các loại vải đã bị nhiễm một lượng chất bẩn định trước và các loại vải đã được xử lý trước nhưng không theo các quy định của tiêu chuẩn này. Trong trường hợp này, không thể dùng bảng 1 để đánh giá, mà phải lập các b ả ng đánh giá khác. Bảng 1 - Đánh giá hiệu quả tẩy xạ Tốc độ đếm xung tồn dư cuối cùng (FRP) xung/min Đánh giá FRP <> Rất tốt 1.000 ≤ FRP <> Tốt 3.000 ≤ FRP <> Đạt FRP ≥ 10.000 Kém Chú thích - Trong các thử nghiệm li ê n phòng thí nghiệm, phải sử dụng nước tinh khiết (nước đ ã khử ion có độ dẫn điện nhỏ hơn 3 m S/ cm) làm ch ấ t lỏng tẩy xạ, giá trị FRP trung b ì nh đo được vào khoảng 30.000. 6.2. Số lượng và kích th ướ c các mẫu vải nhiễm xạ. Sử dụng mười hai miếng vải hình vuông vật liệu chuẩn đã xử lý trước. Các mẫu vải nhiễm xạ này có kích thước (50 ± 2) mm x (50 ± 2) mm. 7. Tác nhân thử nghiệm 7.1. Các tác nhân gây nhiễm xạ 7.1.1. Thành ph ầ n Chỉ sử dụng dung dịch 60 Co và dung dịch 1 37 Cs riêng rẽ để gây nhiễm xạ các mẫu vải. Nồng độ phóng xạ của các dung dịch gây nhiễm xạ 0,2 MBq/ml là đủ đối với phần lớn các hệ đầu dò. Tuy nhiên, nồng độ này phải đủ lớn để đảm bảo khi bay hơi thì thể tích 50 m l dung dịch mẫu tạo ra được tốc độ đếm xung không nhỏ hơn 100.000 xung/min trong các điều kiện hình học đo được sử dụng trong suốt quá trình thử nghiệm. Giá trị này tương đương với giá trị tối thiểu 2 x 10 6 xung/(min.ml) như giả định trong các phép tính cho ở phụ lục C . Các hạt nhân phóng xạ phải được sử dụng với nồng độ chất mang 10 - 5 mol/l trong dung dịch axit nitric có pH 4,0 ± 0,2. Có thể được phép sử dụng các loại hạt nhân phóng xạ khác, thích hợp hơn đối với mục đích yêu cầu xét theo kiểu và tác động hóa học, dưới hình thức thử nghiệm bổ sung và theo hướng dẫn của phòng thử nghiệm. Trong trường hợp này, không thể dùng bảng 1 để đánh giá mà phải lập các bảng đánh giá khác. Nếu sử dụng các hạt nhân phóng xạ ngoài 137 Cs và 60 Co, các dung dịch gây nhiễm xạ phải bền hóa học và không được ăn mòn mẫu vải nhiễm xạ. Vật mang đã tẩy xạ phải bền để đo nhiễm xạ tồn dư. Phải sử dụng các kỹ thuật đo đặc biệt khi có hiện tượng hấp thụ bức xạ từ các hạt nhân phóng xạ. 7.1.2. Chuẩn bị Ngoài các ion Co 2 + và Cs + và các ion N O 3 - tương ứng, dung dịch chứa hạt nhân phóng xạ không được chứa những thành phần có khả năng đọng lại khi dung dịch bay hơi. Tính thể tích dung dịch cần sử dụng để chuẩn bị thể tích dung dịch gây nhiễm xạ mong muốn bằng cách sử dụng các số liệu phù hợp về nồng độ hoạt động của các dung dịch gốc 1 37 Cs và 60 Co. Từ lượng đầu vào này, tính lượng chất mang được truyền giao của chuẩn cùng các hạt nhân phóng xạ, và từ đó tính lượng dung dịch Co(N O 3 ) 2 hoặc CsN O 3 đã được tiêu chuẩn hóa mà những dung dịch này phải được bổ sung để tạo ra sản phẩm cuối cùng có n ồ ng độ chất mang là 10 - 5 mol/l. Lượng dung dịch chất mang này phải được đựng trong các bình PTFE đủ l ớ n để có thể pha loãng các dung dịch tới thể tích cuối cùng. Để tăng cường việc loại trừ các ion clo có thể có trong các dung dịch chứa hạt nhân phóng xạ gốc, thêm 5 ml axit nitric 1 mol/l (độ tinh khiết cao) vào mỗi thể tích cuối cùng chứa 90 ml dung dịch gây nhiễm xạ. Cuối cùng, tính lượng đầu vào tương ứng của các dung dịch gốc 137 Cs và 60 Co c ầ n bổ sung (các công thức để chuẩn bị các d ung dịch gây nhiễm xạ được cho ở phụ lục C). Các hỗn hợp phải được làm bay hơi từ từ để làm khô hoàn toàn trong các bình PTFE bằng cách sử dụng các đèn hồng ngoại cho tới khi kh ô ng còn hơi bốc lên. Sau đó sấy bình thêm 2 giờ nữa bằng đèn hồng ngoại đặt ở khoảng cách xa gấp đôi khoảng cách ban đầu. Để nguội, thêm HN O 3 có giá trị pH là 4 đến thể tích cuối cùng. Dung dịch này được pha chế bằng cách pha loãng 7 m l HNO 3 ( r 1,4 g/cm 3 ) thành 1 lít bằng nước cất hai lần. Tốc độ đếm xung riêng của các dung dịch hoàn toàn đ ồ ng nhất phải được kiểm tra bằng cách làm bay hơi 50 m l mỗi dung dịch trên một mẫu vải và đo bằng các thiết bị đo hoạt độ (Xem thêm 7.1.1, đoạn thứ 2 và 7.1.3). Chỉ được đo giá trị pH của các dung dịch trước ít nhất 12 giờ sau khi hòa tan các cặn khô. Để tránh hiệu ứng thành bình làm thay đổi nồng độ, các dung dịch riêng biệt phải đ ược đựng trong các bình b ằ ng PTFE nút kín và được đặt trong các bình th ủy tinh v ớ i kích thước nhỏ nhất, để tránh bay hơi. Các dung dịch được điều chế bằng cách này có thể được sử dụng tới khi giá trị pH của dung dịch nằm trong khoảng quy định và nồng độ hoạt độ không thay đổi quá 5% so với giá trị ban đầu (có t í nh đến hiệu chỉnh phân rã). 7.1.3. Xác định tốc độ đếm xung riêng của từng dung dịch gây nhiễm xạ Nhỏ 50 m l dung dịch gây nhiễm xạ vào từng mẫu vải trong ba mẫu vải đã được chuẩn bị theo 8.3.1, vào điểm sẽ trùng với tâm của vết gây nhiễm xạ khi gây nhiễm xạ theo 8.3.2. Sau khi sấy khô các mẫu vải nhiễm xạ ở nhiệt độ tối đa 45°C, lấy các mẫu vải ra và đo tốc độ đếm xung bằng đầu dò bức xạ (5.10). Phải bảo đảm hình học đo (đặc biệt đối với khoảng cách của mẫu vải nhiễm xạ và đầu dò) là giống hệt hình học đã được lập trước trong việc đo các mẫu vải được t ẩ y xạ. Thời gian đo phải đảm bảo để có ít nhất 10.000 xung cho mỗi mẫu vải. C ần hiệu ch ỉ nh phông và thời gian chết cho tốc độ đếm để tính ra tốc độ đếm xung. Trung bình số học của ba kết quả này phải được nhân với 20 để có kết quả tính bằng xung/min/ml. Việc xác định phải được tiến hành riêng cho c ả hai loại dung dịch gây nhiễm xạ. 7.2. Các tác nhân tẩy xạ Để thử nghiệm, các tác nhân tẩy xạ phải được sử dụng trong các dung dịch với nồng độ 7,5 g/l. Nếu người sản xuất khuyến cáo một nồng độ thấp hơn để đạt kết quả tối ưu, việc thử nghiệm ở nồng độ thấp hơn đó có thể được tiến hành, hoặc a) như một thử nghiệm bổ sung; hoặc b) thay thế cho thử nghiệm trong điều kiện nồng độ tiêu chuẩn. Trong trường hợp b), có thể tiến hành đánh giá theo b ả ng 1 nhưng phải nêu trong báo cáo thử nghiệm như sau: “không thể so sánh đầy đủ với kết quả thử nghiệm tiêu chuẩn, do sự khác biệt về nồng độ tác nhân tẩy xạ dùng thử nghiệm, ví dụ, 3 g/l thay vì 7,5 g/ l" . Nếu người sản xuất khuyến cáo một nồng độ cao hơn để đạt kết quả tối ư u, một thử nghi ệ m bổ sung với nồng độ khuyến cáo có thể được tiến hành. Nước đã khử ion có độ dẫn điện cực đại là 3 m S/cm phải được sử dụng làm dung môi. Các dung dịch này phải được điều chế trước mỗi lần sử dụng không quá 1 h. 8. Quy trình thử nghiệm hiệu quả tẩy xạ 8.1. Quy định chung Mỗi thử nghiệm phải bao gồm: gây nhiễm xạ, sấy khô, đo và tẩy xạ các mẫu vải theo trình tự nối tiếp. 8.2. Chuẩn bị các mẫu vải Các mẫu vải phải được cắt song song với khổ dọc hoặc khổ ngang tấm v ả i, cẩn thận không làm vải bị giãn. Cẩn thận để vải khỏi bị bẩn, ví dụ bằng cách đeo găng tay polyetylen hoặc dùng kẹp. 8.3. Gây nhiễm xạ 8.3.1. Chuẩn bị Đối với từng dung dịch hạt nhân phóng xạ, sáu mẫu vải phải được kẹp chặt vào các giá bằng thép tương ứng. Để tr á nh sự võng của tấm vải, phải đưa một tấm đỡ bằng chất dẻo (5.8) đệm vào phần dưới của giá (xem hình 2). C ẩn thận để tránh làm v ả i nhăn khi vít chặt vào giá. Hình 2 - S ử dụng giá kẹp mẫu 8.3.2. Quy trình Dùng pipet nhỏ từng giọt lấy từ 50 m l dung dịch gây nhiễm xạ (như quy định ở điều 5) vào giữa mẫu vải (hình 3 cho thấy m ặ t cắt xiên của giá kẹp). Hình 3 - Vị trí của giá kẹp mẫu trong khi gây nhiễm xạ Các mẫu vải đang được giữ trong các giá kẹp tương ứng, phải được sấy khô trong buồng sấy ở nhiệt độ 40°C ± 5°C trong 2 giờ. Bằng cách này, năm mẫu vải phải được gây nhiễm xạ với từng dung dịch gây nhiễm xạ. 8.4. Tẩy xạ 8.4.1. Chuẩn b ị Nhằm mục đích tẩy xạ, cần có sáu mẫu vải, năm mẫu trong số đó được gây nhiễm xạ và một mẫu không nhiễm xạ. Các giá kẹp mẫu mang các mẫu vải phải được cố định chắc vào cửa sổ của máy khuấy dạng buồng. Có thể dùng dây thép không gỉ hoặc dây cao su dùng một lần để buộc giá kẹp vào buồng khuấy . C ẩn thận để bảo đảm mặt tấm vải được nhỏ dung dịch g â y nhiễm xạ quay vào trong buồng khuấy. 8.4.2. Quy trình Phải tiến hành tẩy xạ với tốc độ 100 vòng/min trong 900 ml tác nhân tẩy xạ (xem hình 7.2) được giữ ở nhiệt độ 60°C ± 2°C. Nếu nhà sản xuất khuyến cáo một nhiệt độ thấp hơn để đạt kết quả tối ư u thử nghiệm ở nhiệt độ thấp hơn này có thể được tiến hành, hoặc a) như một thử nghiệm bổ sung; ho ặ c b) thay thế cho thử nghiệm dưới điều kiện nhiệt độ chuẩn. Trong trường hợp b), có th ể tiến hành một đánh giá theo b ả ng 1 nhưng phải nêu trong báo cáo thử nghiệm như sau: “kh ô ng thể so sánh đầy đủ với kết quả thử nghiệm chuẩn, do sự khác biệt về nhiệt độ thử nghiệm (v í dụ 30°C thay v ì 60°C"). Cẩn thận để buồng khuấy được đặt th ẳ ng đứng ở chính giữa, và chạm vào đáy của cốc th ủy tinh th í nghiệm. Trước tiên phải khuấy theo một hướng trong 10 phút, rồi theo hướng khác trong 10 phút nữa. Tiếp đó , các mẫu phải được xả giũ với cùng tần số quay trong 900 ml nước đã khử ion trong 5 phút ở nhiệt độ phòng và cho máy sấy chạy theo một hướng. Nước đã khử ion phải được thay thế và việc xả giũ phải lặp lại và khuấy ở hướng ngược lại. Các mẫu v ả i nhiễm xạ phải được lấy ra khỏi thiết bị khuấy và sấy khô trong giá cặp riêng rẽ ở nhiệt độ 100°C ± 5°C trong 30 phút. 8.4.3. Tốc độ đếm xung tồn dư Sau khi làm nguội đến nhiệt độ phòng, lấy các vật đã gây nhiễm xạ khỏi giá kẹp rồi xác định tốc độ đếm xung tồn dư. C ần đo tới ít nhất 5.000 xung, sau khi đ ã trừ phông. Hình học đo phải đúng như khi xác định tốc độ đếm xung riêng (xem 7.1.3). C ần thận trọng để b ả o đảm rằng mặt vải được nhỏ chất gây nhiễm xạ của mẫu vải nhiễm xạ quay về phía đầu dò. 9. Tính kết quả Sau khi tẩy xạ, phải tính giá trị trung bình số học của tốc độ đếm xung tồn dư của năm mẫu thử ban đầu trong mỗi nhóm, ri ê ng cho 6 0 Co và 1 37 Cs. Kết quả được tính bằng xung/min và được sử dụng để t í nh tốc độ đếm xung tồn dư trung bình tiêu chuẩn hóa , đại lượng này là tích của tốc độ đếm xung t ồ n dư trung bình và đại lượng sau đây. 3 x 10 6 Tốc độ đếm xung riêng Chú thích 4 - Giá trị 3 x 10 6 xung/(min.ml) là giá trị tốc độ xung riêng của các dung dịch gây nhiễm xạ. Bảng đánh giá dựa trên giá trị tham chiếu của t ố c độ đ ế m xung ri ê ng. T ốc độ đếm xung tồn dư cuối cùng được tính như là giá trị trung bình số học của tốc độ đếm xung tồn dư trung bình tiêu chuẩn hóa đối với 60 Co và 1 37 Cs. Tốc độ đếm xung đo được trên mẫu v ả i không nhiễm xạ có thể được sử dụng để đánh giá sự tái nhiễm xạ từ dung dịch. 10. Đánh giá hiệu quả tẩy xạ Hiệu qu ả của tác nhân tẩy xạ trong thử nghiệm phải được đánh giá trên cơ sở tốc độ đếm xung tồn dư cuối cùng theo b ả ng A.1. 11. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải gồm những thông tin sau: a) tốc độ đếm xung t ồ n dư trung bình tiêu chuẩ n hóa cho 60 Co và 137 Cs. b) tốc độ đếm xung tồn dư cuối cùng. c) đánh giá hiệu qu ả tẩy xạ. d) các thông số của các thử nghiệm bổ sung. 12. Xem xét các đặc tính khác Khi đánh giá khả năng thích hợp của một tác nhân tẩy xạ, ngoài hiệu quả tẩy xạ ra, phải tính đến các đ ặ c tính khác, tùy thuộc vào các điều kiện kỹ thuật chủ yếu tại nhà máy xử lý chất th ả i và nhà máy hóa rắn chất thải. Các đặc tính chính được xem xét là: a) khả năng tạo bọt; b) độ chịu nhiệt; c) độ hòa tan và khả năng trộn lẫn trong nước; d) giá trị pH; e) độ bền với axit/ki ề m; f) sự có mặt của các thành phần dễ bay hơi; g ) hàm lượng halogen; h) hàm lượng các chất tạo phức; i) lượng các chất độn làm tăng thể tích chất thải; i) ph ả n ứng với các ion kim l oại n ặ ng và canxi; k) khả năng khử; I) khả năng tẩy nhờn; m) điểm bốc cháy; n) các rủi ro thông thường khi xử lý vật liệu, như: - các yêu cầu về trang bị phòng hộ như : mặt nạ, găng tay,... trong khi xử lý các phần cô đặc, - hậu qu ả của sự rò thoát lượng lớn chất tẩy. Phụ lục A (quy định) Máy khuấy dạng buồng để tẩy xạ Hình A.1 mô tả chung máy khuấy dạng buồng. Các hình từ A.2 đến A.9 minh họa các thành phần của máy khuấy. B ả ng A.1 liệt kê các bộ phận được đánh số trong hình A.1. Hình A.1 - Máy khuấy dạng buồng Bảng A.1 - Các chi tiết của máy khuấy dạng buồng Số chỉ dẫn theo hình A.1 Số lượng Mô t ả Vật liệu Hình 1 1 Trục của máy khuấy Th ủy tinh acrilic A.2 2 6 Vít có lỗ đ ặ t chìa vặn sáu cạnh M3 x 12 theo ISO 4762 Thép không gỉ chịu axit - 3 1 Trục khuấy Thép không gỉ chịu axit A.3 4 1 Ổ lăn đồng trục rãnh sâu với vòng đệm theo ISO 15 (Kích thước: d = 10 , D = 26, B = 8) - 5 1 Khung đ ỡ ổ Th ủy tinh acrilic A.4 6 1 Ổ của đầu trục khuấy Cỡ: Ø 3,4 Độ h ở theo ISO 273 Vít theo ISO 2009 Polytetra f luoroethylene (PTFE) A.5 7 2 Vít mũ chìm có xẻ rãnh, M3 x 5, theo ISO 2009 Thép không gỉ chịu axit - 8 12 Vít mũ chìm có xẻ rãnh, M4 x 10 , theo ISO 2009 Thép không g ỉ chịu axit - 9 1 Đĩa sáu cạnh ở trên Th ủy tinh acrilic A.6 10 6 Bộ phận nối Cỡ : Ø 4,5 Độ hở theo ISO 273 Vít theo ISO 2009 Thép không gỉ chịu axit A.7 11 2 Vít mũ chìm có rãnh rập nổi, M3 x 10, theo ISO 2010 Thép không gỉ chịu axit - 12 1 Cánh khuấy Thép không gỉ chịu axit A.8 13 1 Đĩa sáu cạnh ở dưới Th ủy tinh acrilic A.9 Chú thích - Có thể sử dụng các đơn vị không thuộc hệ mét đối với các loại vít. Kích thước tính bằng milimét Hình A.2 - Giá đ ỡ máy khuấy Kích thước tính bằng milimét H ì nh A.6 - Đ ĩ a sáu cạnh ở trên Kích thước tính bằng milimét Hình A.7 - Bộ phận nối Kích thước tính bằng milimét Hình A.8 - Cánh khuấy Kích thước tính b ằ ng milimét Hình A.9 - Đĩa sáu cạnh ở dưới Phụ lục B (quy định) Giá đỡ của mẫu kẹp Các h ì nh B.1 và B.2 mô t ả gi á đỡ của mẫu kẹp. Các phần đ ỉ nh và đáy được vít chặt bằng bốn vít khía rãnh M3 x 8 theo ISO 2009. Các kích thước nhám theo ISO 1302. Vật liệu: Thép không gỉ bền với axit. Kích thước tính bằng milimét H ì nh B.1 - Giá đ ỡ của mẫu kẹp - Ph ầ n đáy Kích thước tính bằng milimét Hình B.2 - Giá đ ỡ của mẫu kẹp - Phần đỉnh Phụ lục C (quy định) Công thức điều chế dung dịch gây nhiễm xạ 137 Cs và 60 Co Các công thức sau cung cấp hướng dẫn để tính lượng dung dịch gốc hạt nhân phóng xạ và chất mang cần thiết để điều chế các d ung dịch gây nhiễm xạ như quy định ở 7.1. C.1 Thể tích cuối cùng Thể tích cuối cùng cần thiết của các dung dịch gây nhiễm xạ, r, được t í nh bằng mililit. C.2 Hoạt độ tổng của dung dịch gây nhiễm xạ C .2.1 Biểu thị đặc trưng hoạt độ bằng cách tính tốc độ phân rã Nếu có thể có các số liệu tin cậy về nồng độ hoạt độ của dung dịch gốc và nếu độ nhạy của thiết bị đo được sử dụng ít nhất là 0,17 xung/ phân rã , thì có thể sử dụng giá trị 0 , 2 MBq/ml như giá trị chỉ định cho nồng độ phóng xạ của dung dịch gây nhiễm xạ. Hoạt độ tổng của thể tích cuối cùng r là 0,2 r , tính bằng mega beccơren. C .2.2 Biểu thị đặc trưng hoạt độ bằng tốc đ ộ đếm xung Nếu các điều kiện quy định tại C .2.1, không được đáp ứng và nếu việc áp dụng hoạt độ dự định bị hạn chế, thì phải sử dụng giá trị 2 x 10 6 xung/(min/ml) làm nồng độ hoạt độ tối thiểu của dung dịch gây nhiễm xạ. Giá trị tối thiểu của tốc độ đếm xung tổng cộng của thể tích cuối cùng r là 2 x 10 6 r , tính bằng xung trên phút trên mililit. C.3 Thể tích dung dịch gốc chứa hạt nh â n phóng xạ Thể tích dung dịch gốc cần thiết, V , tính bằng mililít. C .3.1 Biểu thị đặc trưng bằng tổng hoạt độ quy định trong C .2.1 Nồng độ hoạt độ của dung dịch gốc (từ số liệu của nhà sản xuất), s , tính bằng megabeccơren trên mililit. Như vậy, thể tích V nhận được như sau: C .3.2 Biểu thị đặc trưng bằng tổng tốc đ ộ đếm xung quy định trong C .2.2 Tốc độ đếm xung ri ê ng của thể tích dung d ịch gốc (phụ thuộc vào thiết b ị đo được sử dụng), p , được tính bằng xung trên phút trên mililit. Như vậy, thể tích V nhận được như sau: C.4 Thể tích dung dịch chất mang Nồng độ chất mang cần thiết trong sản phẩm cuối cùng là 10 - 5 mol/l. Lượng cuối cùng cần thiết của chất mang, n , đối với thể tích cuối cùng r , tính bằng mol, là n = 10 -8 r Nồng độ chất mang (ví dụ từ số liệu của nhà sản xuất), tính bằng mol trên lít dung dịch chứa phóng xạ, là t . Chú thích - Thông thường, giá trị này được tính từ các số liệu của nhà sản xuất v ề hoạt độ riêng (mega beccơren hoặc curie trên gam nguyên tố mang) và n ồ ng độ phóng xạ (mega beccơren hoặc curie tr ê n mililit dung dịch). Lượng chất mang, w , do dung dịch chất mang đóng góp, tính bằng mol, là w = 10 3 t x V . Sự đóng góp của chất mang cần thiết, y, bằng cách thêm dung dịch chất mang, tính bằng mol, là y = n - w Nồng độ dung dịch chất mang được sử dụng, u , tính bằng mol trên lít. Thể tích cuối cùng, z , của dung dịch chất mang cần thiết để sản xuất một dung dịch g â y nhiễm xạ. 10 - 5 mol trên lít, tính bằng mililit dung dịch chất mang, là Hai biểu thức sau đây được suy ra đối với hai trường hợp đã mô tả ở C .3.1 và C .3.2. 1) ECE: T ổ chức đ ộ bắt màu Châu Âu (European Colourfastness Establishment).