TCVN11084:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11084:2015 (ISO 6556:2012) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Bình lọc TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11084:2015 ISO 6556:2012 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - BÌNH LỌC Laboratory glassware - Filter flasks Lời nói đầu TCVN 11084:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 6556:2012; TCVN 11084:2015 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 48 Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - BÌNH LỌC Laboratory glassware - Filter flasks 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với bình lọc bằng thủy tinh có dạng hình nón hoặc hình trụ cho mục đích sử dụng chung trong các phòng thí nghiệm. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7155 (ISO 718), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Sốc nhiệt và độ bền sốc nhiệt - Phương pháp thử, ISO 3585, Borosilicate glass 3.3 - Properties (Thủy tinh borosililcat 3.3 - Các tính chất). 3 Dãy và dung tích Có hai dãy bình lọc được qui định. Bình lọc Dãy A có dạng hình nón (xem Hình 1) với dung tích danh định 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 000 ml, và 2 000 ml hoặc dạng hình trụ (xem Hình 2) với dung tích danh định 3 l, 5 l, 10 l, 15 l và 20 l. Bình lọc Dãy B có dạng hình nón và có cơ cấu hút chân không khác với bình lọc Dãy A và có dung tích danh định 25 ml, 50 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 000 ml, 2 000 ml và 4 000 ml. 4 Vật liệu Bình lọc phải được làm từ thủy tinh borosilicat 3.3 theo ISO 3585; Thủy tinh không được có ứng suất dư và các khuyết tật mà có thể làm ảnh hưởng đến độ an toàn, độ bền hoặc ngoại quan của bình. 5 Kết cấu 5.1 Độ bền áp suất Bình lọc phải được kết cấu sao cho có thể chịu được chênh lệch áp suất (bên ngoài-bên trong) là 2 bar (1 bar = 10 5 Pa), nghĩa là gấp hai lần áp suất sử dụng thông thường, khi được thử theo phương pháp thử được qui định trong Phụ lục A. Đối với yêu cầu này, các kích thước về độ dày thành và bán kính cong phải phù hợp với các qui định trong Bảng 1 đến Bảng 3. 5.2 Hình dạng Bình lọc phải có dạng hình nón hoặc hình trụ. Đế của bình phải có kết cấu sao cho bình có thể đứng thẳng mà không lắc hoặc xoay khi được đặt trên bề mặt phẳng. 5.3 Bán kính cong của đế Đế của bình phải có bán kính cong phù hợp để tạo thành sự chuyển tiếp đều giữa đế và thành. Bán kính không được nhỏ hơn giá trị qui định trong Bảng 1 đến Bảng 3. 5.4 Độ dày thành Bình phải được thổi sao cho thủy tinh được phân bố đều trong khuôn và không có sự thay đổi đột ngột về độ đày thành. Để đáp ứng được các yêu cầu của 5.1, phần mỏng nhất phải có độ dày không nhỏ hơn các giá trị tối thiểu được qui định trong Bảng 1 đến Bảng 3. 5.5 Cổ bình Đỉnh của cổ phải được cấu tạo để có độ bền phù hợp. Cổ có thể có dạng hơi côn hoặc có dạng hình trụ, có thể được chế tạo với khớp nối lắp lẫn với kích cỡ phù hợp được chọn theo TCVN 8829 (ISO 383). 5.6 Lớp bọc bảo vệ Để ngăn ngừa các hư hại cơ học (va đập hoặc sốc), có thể có lớp bọc bằng chất dẻo bên ngoài bình lọc. 6 Bình lọc Dãy A 6.1 Cơ cấu nối chân không (ở thành bên) Cơ cấu nối chân không phải được bố trí ngay tại, hoặc bên dưới phần hình trụ của cổ (xem Hình 1 và Hình 2), có ba loại cơ cấu nối chân không như sau: a) đầu nối hình ống ở thành bên, như minh họa trong Hình 3 với độ côn từ 1:5 đến 1:10; b) đầu nối liền thân có ren thủy tinh ở thành bên, như minh họa trong Hình 4; đầu nối hình ống tháo lắp được ở thành bên; được thiết kế đặc biệt với vòng đàn hồi như minh họa trong Hình 5. Ống tháo lắp được ở thành bên cũng có thể có ren thủy tinh phù hợp. CHÚ DẪN 1 Cơ cấu nối chân không Hình 1 - Dạng hình nón CHÚ DẪN 1 Cơ cấu nối chân không Hình 2 - Dạng hình trụ 6.2 Kích thước Bình lọc dạng hình nón Dãy A phải phù hợp với các kích thước được qui định trong Bảng 1. Các kích thước của bình lọc dạng hình trụ Dãy A phải phù hợp với kích thước qui định trong Bảng 2. Bảng 1 - Kích thước bình dạng hình nón Dãy A Kích thước tính bằng milimét Cỡ danh định ml d 1 d 2 h r s 1 s 2 ± 3 ± 1,5 ± 3 min. min. min. 100 70 24 105 12 1,7 1,2 250 85 35 155 12 2,4 1,3 500 105 35 185 15 3 1,4 1 000 135 45 230 20 3,8 1,6 2 000 165 60 255 35 4,2 1,8 Bảng 2 - Kích thước bình dạng hình trụ Dãy A Kích thước tính bằng milimét Cỡ danh định d 1 d 2 h r 1 r 2 s 1 s 2 l ± 5 ± 1,5 ± 5 ≈ ≈ min. min. 3 170 70 295 28 40 4,7 4 5 185 80 360 30 48 5,1 4 10 237 80 420 48 54 6,4 4 15 257 85 500 48 58 7,0 4 20 287 85 535 60 79 7,7 4 7 Bình lọc Dãy B 7.1 Cơ cấu nối chân không (ở thành bên) Cơ cầu nối chân không phải được đặt gần với phần tiếp giáp giữa thân và cổ bình, và ở bên dưới đỉnh của cổ đủ để tránh được việc tạo chân không ở phần cuối cổ. Các loại cơ cấu nối chân không như sau: a) đơn giản, không qui định nối trực tiếp với ống hút chân không; b) có đầu nối liền thân ở thành bên: 1) đầu nối hình ống ở thành bên, phần bên ngoài được tạo múi để đấu nối với phần bên trong của ống hút chân không; 2) đầu nối hình ống ở thành bên, được làm côn để đấu nối với phần bên ngoài của ống hút chân không; 3) đầu nối hình ống có ren thủy tinh ở thành bên để đấu nối với bộ kết nối; c) có đầu nối hình ống thay thế được ở thành bên bằng thủy tinh hoặc chất dẻo: 1) thẳng 2) nghiêng 3) nhiều đầu nối thay thế. 7.2 Kích thước Bình lọc Dãy B phải phù hợp với các kích thước được qui định trong Bảng 3. Bảng 3 - Kích thước bình lọc Dãy B Kích thước tính bằng milimét Kích cỡ danh định d 1 h r s 1 ml max. max. min. min. 25 41 77 6 1,0 50 52 85 6 1,5 125 71 115 12 1,5 250 86 160 12 1,8 500 108 190 15 2,0 1 000 138 245 20 2,0 2 000 170 305 23 2,5 4 000 210 385 26 3,0 8 Độ bền sốc nhiệt Bình lọc phải được thử nghiệm điển hình về độ bền sốc nhiệt tại 75°C theo TCVN 7115 (ISO 718). 9 Ký hiệu Các ký hiệu sau đây phải được ghi nhãn bền và rõ ràng trên tất cả các bình lọc. a) dung tích danh định của bình, ví dụ "100 ml"; b) tên hoặc thương hiệu nhà sản xuất và/hoặc nhà cung cấp; c) loại thủy tinh để chế tạo bình, nếu không được nhận biết bởi tên hoặc thương hiệu của nhà sản xuất. Hình 3 - Đầu nối hình ống ở thành bên và ống cao su chân không được đấu nối Hình 4 - Đầu nối liền thân ở thành bên có ren thủy tinh Hình 5 - Đầu nối ống tháo lắp được Phụ lục A (qui định) Thử nghiệm điển hình về độ bền áp suất A.1 Nguyên tắc chung Bình lọc được thử trong bình áp suất bằng cách tạo áp suất thủy lực bên ngoài đến 2 bar trong 1 min. A.2 Thiết bị, dụng cụ A.2.1 Bình áp suất , có đồng hồ đo áp suất và được kết nối với bình chứa nước có bơm đẩy và van xả để xả nước ngược trở lại vào bình chứa. Để dễ dàng thao tác, nắp của bình áp suất có thể được đóng chặt vào bình bằng đai ốc. Thiết bị, dụng cụ khuyến nghị được minh họa trong Hình A.1. A.3 Cách tiến hành Đậy bình lọc theo cách phù hợp, ví dụ nắp đậy, phần bên trong của bình lọc chịu áp suất khí quyển (khoảng 1 bar). Để đảm bảo bình lọc được nhúng chìm, giữ bình lọc trong bình áp suất bằng một số dụng cụ giữ hoặc đặt các quả nặng được bọc giấy hoặc vải vào trong bình. Sau khi bình lọc được cố định và nắp được kẹp chặt thì đổ đầy nước vào bình áp suất và dùng bơm đẩy để tăng áp suất đến 2 bar và xả nước ra ngay sau 1 min. A.4 Kết quả Bình lọc được xem là đáp ứng với yêu cầu của phép thử nếu chịu đựng được áp suất thủy lực bên ngoài là 2 bar trong 1 min. CHÚ DẪN 1 van giảm áp suất 2 phễu 3 đồng hồ đo áp suất 4 bơm 5 van 6 bình hứng Hình A.1 - Thiết bị thử độ bền áp suất THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 8829 (ISO 383), Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Khớp nối nhám hình côn có thể lắp lẫn.