2444/QĐ-TĐC

Quyết định 2444/QĐ-TĐC năm 2016 về Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam “Cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm thời” do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2444 /QĐ-TĐC Hà Nội, ngày 01 tháng 1 2 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Căn cứ Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ng ày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2; Căn cứ Quyết định số 83 6 /QĐ-TĐC ngày 23 tháng 05 năm 2011 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn trình tự thủ tục xây dựng ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đ o lường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 . Ban hành Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam “Cân bàn từ 10 tấn đến 15 tấn - Quy trình kiểm định tạm thời”. Điều 2 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3 . Vụ trưởng Vụ Đo lường, người đứng đầu các tổ chức kiểm định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc kiểm định phương tiện đo theo trình tự, thủ tục tại Văn bản này. /. Nơi nhận: - Viện ĐLVN; TTKT 1,2,3; - TT Đ T; TT Thông tin; - Lưu: VT, ĐL. TỔNG CỤC TRƯỞNG Trần Văn Vinh CÂN BÀN TỪ 10 TẤN ĐẾN 15 TẤN - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH TẠM THỜI Platform scales from 10 ton to 15 ton - Temporary verification procedure (Ban hành kèm theo Quyết định số 2444/ QĐ-T Đ C ngày 01 tháng 12 n ăm 2016 của Tổng cục trưởng T ổ ng cục Ti ê u chuẩ n Đo lường Chất lượng) 1. Phạm vi áp dụng Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa đối với cân bàn có mức cân lớn nh ấ t từ 10000 kg đ ế n 15000 kg, c ấ p chính xác trung bình (cấp 3). 2. Giải thích từ ngữ 2.1 Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau: 2.1.1 Cân bàn là cân không tự động cấp chính xác trung bình theo OIML R76-2006; bao gồm cân bàn điện tử - chỉ thị s ố , cân bàn cơ khí - đồng hồ, cơ khí - quả đẩy hoặc quả tỷ lệ. 2.1.2 Giá trị đ ộ chia là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng, chênh lệch giữa hai giá trị khắc vạch liền kề (đối với cân cơ khí) hoặc giữa hai giá trị liền kề (đối với cân điện tử). 2.1.3 Giá trị độ chia kiểm là giá trị thể hiện bằng đơn vị đo khối lượng dùng để phân loại và kiểm định cân . 2.1.4 S ố lượng đ ộ chia kiểm là tỷ số giữa mức cân lớn nhất và giá trị độ chia kiểm . 2.1.5 Độ nhậy (tại một mức cân) của cân bàn cơ khí chỉ thị đòn chính là tỷ số giữa trị số dịch chuyển của mỏ kim chỉ (t í nh bằng mm) khi thêm vào (hoặc bớt ra) bàn cân một gia trọng (tính b ằ ng g; kg) 2.1.6 Độ động (tại một mức cân) của cân bàn điện tử chỉ thị s ố hoặc cân bàn cơ khí chỉ thị đồng hồ là khả năng phản ứng của cân đ ố i với sự thay đ ổ i nhỏ của tải trọng. 2.1.7 Độ lặp lại (tại một mức cân) là sự chênh lệch l ớn nhất của nhiều lần cân của cùng một t ả i trọng tại mức cân đó . 2.1.8 Sai số lớn nh ấ t cho phép (tại một mức cân) là sự chênh lệch lớn nhất (dương hoặc âm) theo quy định giữa giá trị chỉ thị của cân và giá trị tương ứng xác định bằng quả cân chuẩn tại mức cân đó. 2.1.9 Độ hồi sai (tại một mức cân) l à chênh lệch giữa số chỉ khi tăng t ả i và giảm t ả i tại mức cân đó. 2.1.10 Cơ s ố chuẩn là số lượng quả cân chuẩn cần thiết theo quy định để kiểm định cân theo phương pháp thế chuẩn. 2.2 Các ký hiệu - Max, Min: mức cân lớn nhất và mức cân nhỏ nhất của cân g; kg - I: số chỉ trên bộ phận chỉ thị của cân g; kg - P : Chỉ thị thực của cân điện tử g; kg - d: giá trị độ chia g; kg - e: giá trị độ chia kiểm g; kg - n: số lượng độ chia kiểm - mpe: sai số lớn nhất cho phép g; kg - L: mức tải kiểm g; kg - ΔL: tổng gia trọng khi xác định giá trị chỉ thị thực P của cân điện tử g; kg 3. Các phép kiểm định Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1: Bảng 1 TT Tê n phép kiểm định Theo điều, mục của quy trình Chế độ kiểm định Ban đầu Định kỳ Sau sửa chữa 1 Kiểm tra bên ngoài 7.1 1.1 Kiểm tra nhãn mác cân 7.1.1 + - - 1.2 Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định 7.1.2 + - - 2 Kiểm tra kỹ thuật 7.2 2.1 Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép 7.2.1 + + + 2.2 Móng hoặc bệ cân 7.2.2 + + - 3 Kiểm tra đo lường 7.3 3.1 Kiểm tra tại mức cân “0” hoặc Min 7.3.2.1 + + + 3.2 Kiểm tr a với tải trọng đặt lệch tâm 7 . 3 . 2 . 2 + + + 3.3 Kiểm tra tại các mức cân 7 . 3.2.3 + + + 4. Phương tiện kiểm định TT Phương tiện kiểm định Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản Á p dụng cho điều mục của quy trình 1 Chu ẩ n đo lường 1.1 Quả cân có tổng khối lượng bằng 20% Max Cấp chính xác M 1 7.3 1.2 Quả cân xác định sai s ố (1 ÷ 500) g; ( 1 ÷ 10) kg Cấp chính xác M 1 7.3 2 Phương tiện khác 2.1 Tải bì đủ điểm tới Max Vật có kh ố i lượng không đổi 7.3 5. Điều kiện kiểm định Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây: - Nhiệt độ: như nhiệt độ làm việc bình thường của cân; - Ảnh hưởng của tác động bên ngoài (rung động, điện từ trường, điện áp lưới, ...) không làm sai lệch kết quả ki ể m định. 6. Chuẩn bị kiểm định Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: - Cân phải được lắp ráp hoàn chỉnh, vệ sinh sạch sẽ, đặt trên nền ph ẳ ng, sẵn sàng ở tư thế kiểm định. - Tập kết đủ quả cân chuẩn, t ả i bì và phương tiện kiểm định khác. Quả cân chuẩn ph ả i còn trong th ời hạn hiệu lực ki ể m định. 7. Tiến hành kiểm định 7.1 Ki ể m tra bên ngoài: Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây: 7.1.1 Nhãn mác cân Kiểm tra các nội dung chính ghi trên nh ã n mác cân: tên hãng (nước) sản xuất, số cân; Max; Min, d, cấp ch í nh xác (tương ứng số lượng phân độ n = Max/e phải nằm trong phạm vi từ 500 đến 10 000 độ chia), điện áp sử dụng. 7.1.2 Vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định Vị trí đóng dấu hoặc dán tem kiểm định phải dễ thao tác đóng dấu hoặc dán tem và không làm thay đổi các đặc trưng đo lường của cân. Nếu bộ phận mang dấu hoặc dán tem bị tháo dỡ thì dấu hoặc tem kiểm định này sẽ bị phá h ủy . 7.2 Ki ể m tra kỹ thuật Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây: 7.2.1 Kiểm tra các chi tiết và l ắ p ghép 7.2. 1.1 Đ ố i v ớ i cân c ơ khí 7.2. 1.1.1 Bộ phận tiếp nhận tải và truyền lực Khả n ă ng tiếp xúc tự lựa giữa dao và gối cân, giữa chân tr uyền lực bàn cân và đòn cân. Khả năng dao động của bàn cân. Các mối ghép c ố định không bị lỏng trong quá trình sử dụng cân. 7.2. 1.1. 2 Bộ phận chỉ thị a) Đòn chính, quả đẩy, quả tỷ lệ - Quả đẩy phải được di chuyển nhẹ nhàng trên thước cân, m ỏ quả đẩy tiếp xúc đều trên rãnh vạch khắc; khối lượng quả đẩy không bị thay đổi trong quá trình sử dụng; - Qu ả tỷ lệ đi kèm, đủ để cân được đến Max và đang tr ong thời hạn hiệu lực kiểm định. b) Đầu đồng hồ (cân bàn đồng hồ) Chiều dài kim chỉ phải phủ được 2/3 chiều dài vạch chia ngắn nhất; kim chỉ không được chạm sát vào mặt số nhưng không cách xa quá 2 mm; Cơ cấu quả mắc sẵn chuyển thang đo; các cơ cấu của đồng hồ, cơ cấu giảm dao động phải hoạt động bình thường. 7.2. 1. 2 Đối với cân điện tử 7.2. 1.2.1 Bộ phận tiếp nhận tải Các đầu đo phải cùng chủng loại, cùng tải trọng Max và được lắp đặt chắc chắn. Hộp nối phải kín, có khả năng niêm phong. 7.2. 1 .2.2 Bộ phận chỉ thị Ch ỉ thị số phải rõ ràng, các phím bấm phải hoạt động tốt. 7.2.2 M ó ng hoặc bệ cân. Móng cân không được lún, nứt, đọng nước, bệ cân phải vững chắc. 7.3 Kiểm tra đo lường Cân bàn được kiểm tra đo lường theo trình tự, nộ i d ung, phương pháp và yêu cầu sau đây: 7.3. 1 Yêu cầu đo lường Cân bàn cấp chính xác 3 được quy định về đo lường như sau: 7.3. 1 .1 Sai số lớn nhất cho phép: mpe tính theo giá t rị độ chia kiểm e và mức cân m được quy định như sau : Khi kiểm định ban đầ u và định kỳ được lấy theo b ả ng 3. Khi ki ể m định sau sửa chữa (hoặc tr ong sử dụng) lấy bằng hai lần mpe khi kiểm định ban đầu hoặc định kỳ. Bảng 3 Mức cân m ( k g) Mpe (kg; r) 0 ≤ m ≤ 500 e 500 e < m ≤ 2000 e 2000 e < m ≤ 10000 e ± 0,5 e ± 1,0 e ± 1,5 e 7.3. 1. 2 Độ nh ậ y (cân quả đẩy, cân tỉ lệ) Khi thêm hoặc b ớ t một gia trọng bằng mpe, mỏ kim ch ỉ phải dịch chuyển không nhỏ hơn 5 mm, 7 .3.1.3 Độ đ ộng a) Cân cơ khí, đồng hồ: Khi thêm hoặc bớt một gia trọng b ằ ng mpe, kim chỉ phải dịch chuyển tương ứng không ít hơn 0 , 7 giá trị gia trọng đó. b) Cân điện tử chỉ thị số: Khi thêm hoặc bớt một gia t rọng bằng 1 ,4d, chỉ th ị của cân phải thay đổi số chỉ. 7. 3.1.4 Độ lặp lại Tại một mức t ả i, chênh lệch lớn nhất của ba lần cân cùng một tải trọng, không được lớn hơn mpe của mức tải đó. 7.3. 1. 5 Độ chênh lệch kết quả khi đặt t ả i lệch tâm Tại mức kiểm tra, chênh lệch lớn nhất giữa các kết quả cân ở các vị trí (giữa và các góc bàn cân) không được lớn hơn giá trị mpe ở mức cân đó. 7.3.2 Trình tự ki ể m tr a 7.3.2. 1 Kiểm tra tại mức cân “ 0” hoặc Min 7.3.2 .1.1 Vớ i cân điện tử: a) Xác định sai số Xác định sai số theo yêu cầu 7.3.1.1, với trình tự sau: - Điều chỉnh chỉ thị cân về “ 0 ” , - Đặt tải trọng L có trị số bằng giá trị Min = 20e lên bàn cân, đọc số chỉ I của chỉ thị. - Lần lượt đưa thêm vào bàn cân những quả cân nhỏ có khối lượng mỗi quả bằng 0, 1 e cho đến khi tổng khối lượng các quả cân nh ỏ đạt trị số ΔL để chỉ thị c ủ a c â n tăng thêm một giá trị độ chia: ( I +e), - Tính chỉ thị thực P của cân (chỉ thị trước khi làm tròn) theo công thức sau: P = I + 0,5e - ΔL (1) - Sai số trước k hi làm tr òn E được tính theo công thức sau : E = P- L = I + 0,5e - ΔL - L (2) - Ghi kết quả vào biên b ả n kiểm định (BBKĐ). b) Kiểm tra độ động Ki ể m tra độ động theo yêu cầu của khoản mục 7.3.1.3; trình tự như sau: - Đặt tải trọng L (có trị số bằng giá trị Min của cân) cùng với 10 quả cân nhỏ (mỗi quả có khối lượng b ằ ng 0, 1d ) lên bàn cân, cân có chỉ thị là I . - Lần lượt rút từng quả cân nhỏ cho đến khi chỉ thị của cân giảm đi một giá trị độ chia: (I-d); đưa 1 quả cân nhỏ tr ở lại bàn cân để cân trở lại chỉ thị I. - Tiếp tục đặt nhẹ nhàng lên bàn cân tải trọng nh ỏ có khối lư ợ ng bằng 1, 4d. - Chỉ thị của cân phải là ( I +d) mới đạt yêu cầu v ề độ động; ngược lại không đạt. - Kết luận về độ động và ghi kết quả vào BBKĐ. c) Kiểm tra độ l ặ p lại Kiểm tr a độ l ặp lại theo yêu cầu của mục 7.3.1.4 như sau: Thực hiện ba lần cân với cùng một tải trọng bằng Min, sau mỗi lần đặt tải, đọc chỉ thị I i , thực hiện cách xác định chỉ thị thực P i như mục 7.3.2.1.1-a, tính chênh lệch lớn nhất của 3 lần cân, ghi kết qu ả vào BBKĐ. 7.3.2. 1 .2 Với c â n cơ kh í chỉ thị đồng hồ a) Xác định sai số Xác định sai số theo yêu cầu 7.3.1.1, tại mức cân Min như sau: - Đặt các qu ả cân nhỏ có tổng khối lượng bằng 1 đến 2 lần mpe lên mặt bàn cân. - Điều chỉnh chỉ thị về “0”, - Đặt tải L = Min lên bàn cân đọc chỉ thị I. - T í nh sai số E = I - L. - Ghi kết quả vào BBKĐ. b) Kiểm tra độ động Kiểm tra độ động theo yêu cầu của , mục 7.3.1.3-a; như sau: - Quan sát cân đang ở trạng thái cân bằng với tải trọng L = Min như ở mục 7.3.2.1.2-a; - Thêm hoặc bớt gia trọng bằng mpe lên bàn cân, kim chỉ dịch chuyển tương ứ ng không ít hơn 0,7 giá trị gia trọng đó, thì đạt yêu cầu về độ động. - Kết luận về độ động và ghi kết quả vào BBKĐ. c) Kiểm tra độ l ặ p lại Kiểm tra độ lặp lại theo yêu cầu của mục 7.3.1.4 như sau: Thực hiện ba lần cân với cùng một tải trọng bằng Min, sau mỗi lần đặt tải, đọc ch ỉ thị I i , tính chênh lệch l ớn nhất của 3 lần cân, ghi kết quả vào BBKĐ. 7.3.2.1.3 Với cân cơ khí ch ỉ thị là đòn cân a) Xác định sai số Xác định sai số theo yêu cầu 7.3.1.1, tại mức cân Min như sau: Thực hiện các bước như đối với cân đồng hồ ở mục 7.3.2.1.2-a b) Kiểm tra độ nhạy Kiểm tra độ nhạy theo yêu cầu của mục 7.3.1.2; như sau: Thực hiện các bước như việc kiểm độ động đối với cân đồng hồ ở mục 7.3.2.1 . 2 - b , nhưng quan sát sự dịch chuyển của mỏ kim chỉ phải đạt ít nhất 5 mm. c) Kiểm tr a độ lặp lại Kiểm tra độ lặp lại theo yêu cầu c ủ a mục 7.3.1.4, thực hiện như đối với cân đ ồ ng hồ ở mục 7.3.2. 1. 2 - c. 7.3.2.2 Kiểm tra với tải đặt lệch tâm Với tải trọng khoảng 30%M a x lần lượt di chuyển tới các vị trí giữa và các góc của bàn cân, xác định sai số ứng với mỗi vị tr í kiểm, ghi kết quả vào BBKĐ. Chú ý: cách xác định sai số đối với cân điện tử theo mục 7.3.2.1.1 - a , của cân cơ khí theo mục 7.3.2.1.2 - a. 7.3.2.3 Ki ể m tra tại các mức cân 1 ) Phương pháp đ ầy đủ chuẩn a) Kiểm tra sai số - Phải tiến hành kiểm tra sai số của cân tại các mức khoảng (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) Max và các mức có sai số cho phép nhảy bậc, khi tăng tải và khi gi ả m t ả i. Cân có thước phụ, phải kiểm tra sai số điểm đầu và điểm cuối thang đo thước phụ. - Lần lượt đặt quả cân chuẩn lên bàn cân theo các mức cần kiểm tới mức cân Max, xác định sai số từng mức cân khi tăng tải, sau đó lần lượt giảm tải (theo cá c mức khi lên tải), về tới mức cân “0”, xác định sai số khi giảm tải. Chú ý : Việc xác định sai số đối v ớ i cân điện tử thực hiện theo mục 7.3.2.1.1 - a; cân cơ khí theo mục 7.3.2.1.2 - a. - Tính độ hồi sai tại các mức tải và so sánh với yêu cầu cho phép. - Ghi các kết quả vào BBKĐ. b) Kiểm tra độ động (hoặc độ nhạy) và độ lặp lại - Phải kiểm tra độ động (hoặc độ nhạy) và độ lặp lại tại các mức cân 50%Max và 100% Max. Phương pháp thực hiện như đ ã trình bày đối với mức cân Min tại mục 7.3.2.1 - Ghi các kết quả vào BBKĐ. 2) Ph ư ơng pháp thế chu ẩn Được phép sử dụng phương pháp thế chuẩn với số lượng chuẩn tối thiểu bằng 20%Max dùng cho mỗi bậc ki ể m. Phương pháp thực hiện như sau: - Tại bậc kiểm thứ nhất: đặt lên bàn cân cơ số chuẩn ứng với một bậc kiểm, sau khi đã xác định sai số, b ỏ hết số chuẩn đó ra khỏi bàn cân, cho tải bì B1 vào bàn cân sao cho cân có sai số bằng với sai số khi đặt chuẩn. - Giữ nguyên tải bì B1, tiếp tục đặt một cơ số chuẩn trở lại bàn cân, để xác định sai số của bậc kiểm thứ hai. - Nhắc toàn bộ tải bì B 1 và chuẩn ra khỏi bàn cân, cho tải bì B2 vào bàn cân sao cho cân có sai số bằng với sai số của bậc kiểm thứ hai. - Tiếp tục làm như vậy cho tới mức cân Max để xác định sai số từng bậc kiểm khi tăng và giảm tải. Việc kiểm tra độ động (hoặc độ nhạy) và đ ộ lặp lại tại các mức cân 50%Max và 100%Max, được thực hiện như đối với phương pháp đầy đủ chuẩn. 8. Xử lý chung 8.1 Cân bàn sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy định theo quy tr ì nh kiểm định này được cấp chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, dấu ki ể m định, giấy chứng nhận k iểm định ...) theo quy định. Dấu k iểm định phải được đóng (hoặc tem niêm phong phải được dán) tại các vị tr í ngăn cản được việc điều chỉnh độ đúng của cân. 8.2 Cân bàn sau khi kiểm định nếu không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không cấp chứng ch ỉ kiểm định mới và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có). 8.3 Chu kỳ kiểm định của cân bàn là: 12 th á ng 9. Tài liệu viện dẫn ĐLVN 14:2009 Cân bàn - Quy trình kiểm định Phụ lục 1 - (Dùng cho cân bàn điện tử chỉ thị số) Tên T ổ chức kiểm định ……………………. Tên phương tiện đo: .................................... Kiểu: ........................................................... Cấp chính xác: ............................................. Mức cân lớn nhất: Max = ………… (kg) Mức cân nhỏ nhất: Min = ………… (kg) BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH Số …………. S ố cân: ...................................................... Năm sản xuất: ............................................ Nước sản xuất: ........................................... Gi á trị độ chia: d = ...(g).... Giá trị độ chia kiểm: e = ………. (g) Đầu đo (nhãn hiệu, Max = ,d = ….,…… ): ...................................................................... Đồng hồ hiển thị (nhãn hiệu, d = …..,…..): .................................................................... Kích thước mặt bàn (Dx R) m: ................................ S ố lượng đầu đo: ………………….. Đơn vị sử dụng: .............................................. Ngày kiểm định: … …………………………….. Kiểm định viên: ........................................ KẾT QUẢ KIỂM TRA I Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật Điều mục Nội dung kiểm tra Kết luận Đạt Không đạt 7.1 7.1.1 7.1.1 7.2 7.2 . 1 7.2.2 Kiểm tra bên ngoài Kiểm tr a nhãn mác cân Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định Kiểm tra kỹ thuật Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép Móng hoặc bệ cân. Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ II Kiểm tra đo l ư ờn g 2.1 Ki ể m tra độ động Mức tải (kg) Chỉ th ị l 1 (kg) Gia trọng lấy ra ΔL 0 (k g) Gia trọng thêm vào (0,1 d) Khối lượng thêm vào 1 ,4d Chỉ thị I 2 (kg ) I 2 - I 1 (kg) Min (hoặc 0) (1/2 Max) (Max) Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ 2.2 Ki ể m tra độ lặp lại Mức tải (kg) Phép kiểm Chỉ thị I (kg) Gia trọng ΔL(g) Chỉ th ị th ự c P (kg) Chênh lệch lớn nhất (g) Chênh lệch cho phép (g) Min (hoặc 0) 1 2 3 0,5Max = 1 2 3 Max = 1 2 3 Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ 2.3 Kiểm tra v ớ i tải trọng đặt lệch tâm Kiểm tra tải tr ọng đặt lệch tâm với tải tr ọng bằng: …………………. (kg) Vị trí trên bàn cân Chỉ thị của cân I (kg) Gia trọng ΔL (g) Chỉ th ị th ự c P (kg) Chênh lệch lớn nhất (g) Chênh lệch cho phép (kg) Giữa 1 2 3 4 Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ 2.3 Kiểm tra sai số các mức cân Mức t ả i (kg) Chỉ thị I (kg) Gia tr ọng ΔL (kg) Sai số phép cân E (kg) Sai số mức cân (kg) Ec = E - E 0 Sai số cho phép (kg) Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm 0 Max Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ III Kết luận: Đạt (không đạt) các yêu cầu kỹ thuật và đo lường đối với cân bàn cấp chính xác 3 theo Cân bàn - Quy trình kiểm định tạm thời Ngư ờ i soát lại Kiểm định viên Phụ lục 2 - (Dùng cho cân bàn cơ khí) Tên T ổ chức kiểm định ……………………. Tên phương tiện đo: .................................... Kiểu: ........................................................... Cấp chính xác: ............................................. Mức cân lớn nhất: Max = ………… (kg) Mức cân nhỏ nhất: Min = ………… (kg) BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH Số …………. S ố cân: ...................................................... Năm sản xuất: ............................................ Nước sản xuất: ........................................... Gi á trị độ chia: d = ...(g).... Giá trị độ chia kiểm: e = ………. (g) Kích thước mặt bàn (Dx R) m: ..................................................................................... Đơn vị sử dụng: ........................................................... Đặ t tại: ……………….…………. Ngày kiểm định: … …………………………….. Kiểm định viên: ........................................ KẾT QUẢ KIỂM TRA I Kiểm tra bên ngoài và kiểm tra kỹ thuật Điều mục Nội d ung kiểm tra Kết l u ậ n Đạt Khô n g đạt 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 Ki ể m tra bên ngoài Kiểm tr a nhãn mác cân Kiểm tra vị trí đóng dấu, dán tem kiểm định Kiểm tra kỹ thuật Kiểm tra các chi tiết và lắp ghép Móng ho ặ c bệ cân. Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ II Kiểm tra đo lư ờ ng 2.1 Kiểm tra độ động hoặc độ nhạy a) Kiểm tra độ động (với cân đồng hồ) Mức tải L (kg) Chỉ thị ban đầu I 1 (kg) Gia trọng thử (g) Chỉ thị sau thử I 2 (kg) Đ ộ đ ộ ng I 2 - I 1 (g/g) Độ động cho phép (g/g) Min (hoặc 0) (1/2 Max) (Max) Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ a) Ki ểm tra độ nhạy (với cân đòn) Mức tải L (kg) Chỉ th ị của cân I (kg) Gia tr ọ ng thử (g) Dịch chuyển của kim ch ỉ (mm) Yêu cầu (mm) Min (hoặc 0) (1/2 Max) (Max) Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ 2.2 Kiểm tra độ lặp lại Mức t ả i (kg) Phép kiểm Chỉ thị I ( k g) Chênh lệch lớn nh ấ t (g) Chênh lệch cho phép (g) Min (hoặc 0) 1 2 3 0,5Max = 1 2 3 Max = 1 2 3 Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ 2.3 Ki ể m tra với tải trọng đặt l ệch tâm Kiểm tra tải trọng đặt lệch tâm với tải trọng bằng: ……………………. (kg) V ị trí trên bàn cân Chỉ thị c ủ a cân I (kg) Chênh lệch lớn nhất (kg) Chênh lệch cho phép (kg) Giữa 1 2 3 4 Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ 2.3 Kiểm tra sai số các mức cân M ứ c tải (kg) Chỉ thị I (kg) G i a trọng ΔL (kg) Sai số phép cân E (kg) Sai số mức cân (kg) Ec = E - E 0 Sai số cho phép (kg ) Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm Tăng Giảm 0 Max Đánh giá: Đạt □ Không đạt □ IV K ế t luận: Đạt (không đạt) các yêu cầu kỹ thuật và đo lường đ ố i với cân bàn cấp chính xác 3 theo Cân bàn - Quy trình kiểm định tạm thời Ngư ờ i soát lại Kiểm định viên