TCVN11111-6:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11111-6:2015 (ISO 389-6:2007) về Âm học - Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực - Phần 6: Ngưỡng nghe chuẩn đối với tín hiệu thử khoảng thời gian ngắn TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11111-6:2015 ISO 389-6:2007 ÂM HỌC - MỨC CHUẨN ZERO ĐỂ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO THÍNH LỰC - PHẦN 6: NGƯỠNG NGHE CHUẨN ĐỐI VỚI TÍN HIỆU THỬ KHOẢNG THỜI GIAN NGẮN Acoustics - Re f erence zero for the calibration of audiometric equipment- Part 6: Re f erence threshold o f hearing for test signals o f short duration Lời nói đầu TCVN 11111-6:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 389-6:2007 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 11111-6:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 43 Â m học biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ ti ê u chuẩn TCVN 11111 (ISO 389), Âm học - Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11111-1:2015 (ISO 389-1:1998), Phần 1: Mức áp suất âm ngư ỡ ng tương đương chuẩn đối với âm đơn và tai nghe ốp tai. - TCVN 11111-2:2015 (ISO 389-2:1994), Phần 2: Mức áp suất âm ngưỡng tương đương chuẩn đối với âm đơn và tai nghe nút tai. - TCVN 11111-3:2015 (ISO 389-3:1994), Phần 3: Mức lực ngưỡng tương đương chuẩn đối với âm đơn và máy rung xương. - TCVN 11111-4:2015 (ISO 389-4:1994), Phần 4: Mức chuẩn đối với tiếng ồn che phủ dải hẹp. - TCVN 11111-5:2015 (ISO 389-5:2006), Phần 5: Mức áp suất âm ngư ỡ ng tương đương chuẩn đối với âm đơn trong dải tần số từ 8 kHz đến 16 kHz. - TCVN 11111-6:2015 (ISO 389-6:2007), Phần 6: Ngư ỡ ng nghe chuẩn đối với tín hiệu thử khoảng thời gian ngắn. - TCVN 11111-7:2015 (ISO 389-7:2005), Phần 7: Ngư ỡ ng nghe chuẩn trong các điều kiện nghe trường âm tự do và trường âm khuếch tán. - TCVN 11111-8:2015 (ISO 389-8:2004), Phần 8: Mức áp suất ngưỡng tương đương chuẩn đối với âm đơn và tai nghe chụp kín tai. - TCVN 11111-9:2015 (ISO 389-9:2009), Phần 9: Các điều kiện thử ưu tiên để xác định mức ngưỡng nghe chuẩn. Lời giới thiệu IEC 60645-3 quy định các tín hiệu thử thính lực có khoảng thời gian ngắn. Các tín hiệu khoảng thời gian ngắn này bao gồm các tín hiệu “click” và âm xung, chúng được sử d ụng trong các phép thử chuẩn bệnh khác nhau, v í dụ, trong đo điện thế đáp ứng của não với tiếng động (ERA) nh ư điện sinh th í nh giác (đo điện ốc tai (EcoG), đo đáp ứng thính giác thân não (ABR), v.v....), và đo âm ốc tai gợi thoáng qua (TEOAE). Ti ê u chuẩ n này quy định các mức ngưỡng tương đương chuẩn đối với các tín hiệu khoảng thời gian ngắn. Các dữ liệu về ngưỡng nghe chuẩn đối với các bộ chuyển đổi tín hiệu cụ thể được mô tả sau đây sẽ th ú c đẩy sự đồng thuận và thống nhất khi biểu thị các kết quả của các phép đo ngưỡng nghe. ÂM HỌC - MỨC CHU Ẩ N ZERO Đ Ể HIỆU CHU Ẩ N THI Ế T BỊ ĐO THÍNH L ỰC - PH Ầ N 6: NGƯỠNG NGHE CHU Ẩ N Đ Ố I VỚI TÍN HIỆU THỬ KHOẢNG THỜI GIAN NG Ắ N Acoustics - Re f erence zero for the calibration of audiometric equipment- Part 6: Re f erence threshold o f hearing for test signals o f short duration 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các mức ngưỡng nghe đối với các tín hiệu thử có khoảng thời gian ngắn áp dụng để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực khi các tín hiệu này được đưa vào sử dụng. CH Ú THÍCH 1: Một số lưu ý v ề các thông số khác nhau và tác động của chúng đối với các mức ngưỡng được nêu trong Phụ lục A. CH Ú THÍCH 2: Các đi ề u kiện ưu t iê n để xác định các ngưỡng nghe để tiêu chuẩn hóa đ ược quy định trong TCVN 11111-9 (ISO 3 8 9-9). 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công b ố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn kh ô ng ghi năm c ô ng bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đ ổ i (nếu có). TCVN 11111-1 (ISO 389-1), Âm học - Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực - Phần 1: Các mức á p suất âm ngưỡng tương đương chuẩn đối với âm đơn và tai nghe ốp tai IEC 60318-1, Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 1: Ear simulator for the calibration o f supra-aural and circumaural earphones (Điện âm - Các bộ mô phỏng đầu và tai người - Phần 1: Thiết bị mô phỏng tai dùng để hiệu chuẩn các tai nghe loại ốp tai và loại chụp kín tai) IEC 60318-4, Electroacoustics - Simulators of human head and ear- Part 4: Occluded ear simulator for the measurement of earphones coup l ed to the ear by ear inserts (Điện âm - Các bộ mô phỏng đầu và tai người - Phần 4: Thiết bị mô ph ỏ ng tai bị bịt dùng cho phép đo các tai nghe lắp với tai bằng cá c bộ nút trong tai). IEC 60318-6, Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 6: Mechanical coupler for the measunement of bone vibrators ( Điện âm - Các bộ mô phỏng đầu và tai người - Phần 6: Bộ tổ hợp âm cơ học dùng để đo các máy rung xương) IEC 61094-1, Measurement of mic r ophones - Part 1: Spec if ications for laboratory standard mic r ophones (Phép đo mic r o - Phần 1: Y ê u cầu kỹ thuật đối với các micro trong phòng thử nghiệm tiêu chuẩn). 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn n à y, áp dụng các thuật ngữ, định nghĩa nêu trong TCVN 11111-1 ( ISO 389-1) và các thuật ngữ định nghĩa sau: 3.1 Tín hiệu kho ả ng thời gian ngắn (short-duration signal) Tín hiệu có khoảng thời gian ngắn hơn 200 ms. 3.2 Tín hiệu “c li ck” (click) Tín hiệu âm hoặc t í n hiệu rung nhất thời mà ph ổ tần số của nó gồm một dải tần số rộng, và được tạo ra khi tác dụng một xung chữ nhật đơn lẻ đến bộ chuyển đổi tín hiệu. 3.3 Âm xung (tone-burst) Tín hiệu h ì nh sin nhân với khoảng thời gian nh ỏ hơn 200 ms. 3.4 Tín hiệu vùng n é n (condensation signal) Tín hiệu khoảng thời gian ngắn, sóng áp suất ban đầu của t í n hiệu này gây ra sự quá áp đối với áp suất xung quanh, hoặc sóng lực ban đầu gây ra sự quá lực đối với lực t ĩnh tại mặt phẳng cổng đầu ra của bộ chuyển đổi tín hiệu. 3.5 Tín hiệu vùng dãn (rare f action signal) Tín hiệu khoảng thời gian ngắn, sóng áp suất ban đầu của nó gây ra sự thiếu áp đối với áp suất xung quanh, hoặc sóng lực ban đầu của nó gây ra sự thiếu lực yếu đối với lực tĩnh tại mặt phẳng đầu ra của bộ chuyển đổi tín hiệu. 3.6 Tín hiệu vùng thay đổi (alternating polarity signal) Một chuỗi các tín hiệu khoảng thời gian ngắn, thay đổi giữa các tín hiệu vùng dãn và các tín hiệu vùng nén. 3.7 Xung chuẩn (re f erence pulse) Xung điện hình chữ nhật (sóng h ì nh chữ nhật một pha đơn lẻ) có thời gian bằng (100 ±10) μ s với thời gian tăng giảm ít hơn 25 μs như quy định tại IEC 60645-3:2007, 5.2. CH Ú THÍCH: Đầu ra tín hiệu của bộ chuy ể n đổi tín hiệu có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào loại máy sử dụng. 3.8 Âm xung chuẩn (re f erence tone-burst) Tín hiệu điện gồm năm chu kỳ sóng h ì nh sin cơ b ả n và có thời gian tăng giảm tuyến t í nh bằng 1,6 chu kỳ và khoảng t h ời gian của ba chu kỳ như quy định tại IEC 60645-3:2007, 5.3. CHÚ THÍCH: 1,6 chu kỳ của thời gian tăng giảm tuyến tính tương ứng với hai chu kỳ từ zero đ ế n 100% biên độ. Đường báo t í n hiệu d uy tr ì tại 100% biên độ đối v ớ i một chu kỳ. Âm xung chuẩn cũng có thể được mô tả theo khái niệm "2-1-2 " trong đó " 2 " là số chu kỳ từ zero đến 100% bi ê n độ và quay về zero, và "1" là chu kỳ 100% biên độ. 3.9 Mức áp suất âm ngưỡng t ươ ng đ ương chuẩn (re f erence equivalent threshold sound pressure level ) RETSPL Tại một tần số xác định, giá trị trung vị của các mức áp suất âm ngưỡng tương đương của một số lượng đủ lớn các tai của người bình thường, đối với cả hai giới tính, có độ tuổi từ 18 đến 30, biểu thị cho ngưỡng nghe trong một bộ tổ hợp âm xác định hoặc tai mô phỏng đối với một loại tai nghe xác định. 3.10 Mức lực ru ng ngưỡng tương đ ương chuẩn (re f erence equivalent threshold vibratory force level) Tại một tần số xác định, giá trị trung vị của các mức lực rung ngưỡng tương đương của một số lượng đủ lớn các tai của người có thính lực bình thường, đối với cả hai giới tính, có độ tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi, biểu thị ngưỡng nghe trong một bộ tổ hợp âm cơ học xác định đối với một loại h ì nh máy rung xương xác định. 3.11 Mức áp suất âm ngưỡng chuẩn (re f erence threshold sound pressure level) RTSPL Tại một tần số xác định, giá trị trung vị của các mức ngưỡng áp suất âm của một số lượng đủ lớn các tai của người có thính lực b ì nh thường, đối với c ả hai giới tính, có độ tuổi từ 18 tuổi đến 25 tuổi, biểu thị ngưỡng nghe dưới các điều kiện của trường âm tự do. 3.12 Mức tín hiệu tương đ ương đ ỉ nh-đỉnh (peak-to-peak equivalent signal level) Giá trị b ì nh phương trung b ì nh (r.m.s) của một tín hiệu thời gian dài hình sin, khi đem so sánh t rong cùng các điều kiện thử với tín hiệu đầu ra khoảng thời gian ngắn từ bộ chuyển đổi tín hiệu trong khi thử, đều c ó cùng một giá trị đ ỉ nh-đỉnh (tức là, sự chênh lệch giữa các giá tr ị cực đại dương v à các giá trị cực đại âm) như tín hiệu khoảng thời gian ngắn. CHÚ THÍCH 1: Đối với các tín hiệu “click" (3.2), tín hiệu khoảng thời gian dài hình sin có tần số bằng 1000 Hz, và đối với các âm xung (3.3) tần số của nó phải bằng tần s ố cơ bản của âm xung này. CHÚ TH Í CH 2: Thuật ngữ m ứ c t í n hiệu tương đương đ ỉ nh-đ ỉ nh thường được gọi là mức t í n hiệu tương đương đ ỉ nh. CHÚ THÍCH 3: Mức đ ỉ nh của tín hiệu khoảng thời gian ngắn b ằ ng khoảng giữa 3 dB và 9 dB lớn hơn m ứ c tương đương đ ỉ nh- đỉ nh, tức là 3 dB khi t í n hiệu là hầu như đối xứng qua đường zero và 9 dB khi nó n ằ m hoàn toàn tr ê n một phía của mức zero. CHÚ THÍCH 4: Khuyến nghị các thuật ngữ viết tắt đ ố i với mức áp suất âm và mức lực rung tương đương đ ỉ nh- đỉ nh (pe) l à peSPL và peVFL. 3.13 Mức áp suất âm hoặc mức lực rung ngưỡng tương đ ươ ng chuẩn tương đương đỉnh-đ ỉ nh (peak-to-peak equivalent reference equivalent threshold sound pressure level or vibratory force level) p e RETSP L/ peRETVFL Giá trị RETSPL hoặc RETVFL tương đương đỉnh-đ ỉ nh. CHÚ THÍCH: Sự tương đ ương trong điều này khi các thuật ngữ (peRETSPL hoặc peRETVFL) được sử dụng đầy đủ là khoảng giữa của các t í n hiệu khác nhau. Khi tín hiệu khoảng thời gian ngắn được chu ẩ n hóa nh ư mức áp suất âm hoặc mức lực rung đối với ngưỡng nghe, tính tương đương xảy ra do ph ư ơng pháp đo mức ngưỡng nghe đối với thiết bị mô phỏng tai hoặc bộ tổ hợp âm cơ học, ví dụ như liên quan tới mức áp suất âm ngưỡng tương đương hoặc mức lực rung. 3.14 Mức áp suất â m ngưỡng tương đư ơ ng chuẩn đỉnh-đ ỉ nh (peak-to-peak equivalent re f erence threshold sound pressure level) peRTSPL Giá trị RTSPL tương đương đ ỉ nh-đ ỉ nh. 4 Yêu cầu kỹ thuật Các mức ngưỡng nghe chuẩn phụ thuộc vào loại tín hiệu thử (tín hiệu “click", âm xung), loại bộ chuyển đổi tín hiệu (tai nghe, máy rung xương, loa) và thiết bị sử dụng để hiệu ch u ẩn (thiết bị mô phỏng tai, trường âm tự do). Các giá trị tiêu chuẩn khuyến cáo đ ố i với tín hiệu “click” dựa trên cơ sở xung chuẩn được nêu tại Bảng 1 đến Bảng 3. Các giá trị này được lấy từ các phép xác định ngưỡng nghe của người có thính lực b ì nh thường (các điều kiện nêu tại Tài liệu tham khảo [4] đến [6 ] ). Tương tự, các giá trị tiêu chuẩn khuyến cáo đối với các tín hiệu âm xung chuẩn được nêu tại Bảng 4. Chúng được lấy từ các phép xác định ngưỡng nghe của ng ư ời có thính lực b ì nh th ườn g (các điều kiện nêu tại Tài liệu tham khảo [6] đến [8]). Bảng 1 - Khuyến nghị các mức peRETSPL đố i với nhóm tín hiệu “click” dựa trên xung điện chuẩn với tốc độ lặp bằng 20 Hz và thời gian 1s đối vớ i một chuỗi tín hiệu "click” - Các tai nghe (nghe một bên tai) Loại tai nghe Thiết bị mô phỏng tai ph ù hợp vớ i peRETSPL (tại 20 μ Pa) dB a Sennheiser HAD 200 IEC 60318-1 28,0 Maico BERAphone IEC 60318-1 33,0 b Telephonics TDH-39 IEC 60318-1 31,0 Beyer DT 48 IEC 60318-1 32 , 0 b Sennheiser HAD 280 IEC 60318-1 31 , 5 b Etymotic Research ER-2 IEC 60318-4 43,5 b Etymotic Research ER-3A IEC 60318-4 35,5 b a Các giá tr ị được làm tròn đến 0,5 đexiben. b Các s ố li ệu thử nghiệm được báo cáo từ một phòng thử nghiệm. CHÚ THÍCH: Các giá trị trung vị đ ã nêu dựa tr ê n các tín hiệu “cl ick " vùng thay đ ổ i với chiều dài xung đ iện bằng 100 μs. Bảng 2 - Khuyến ngh ị các mức peRETSPL đối với nhóm tín hiệu “click” dựa tr ên xung điện chuẩn với tốc độ lặp bằng 20 Hz v à thời gian 1s đ ố i v ớ i một chuỗi tín hiệu “cl i ck” - Các loa (nghe hai tai) Loại loa Micro đã sử dụng peRETSPL (tại 20 μPa) dB a KEF RDM 1 WS2F phù hợp IEC 61094-1 20,0 b a Các giá trị được làm tròn đến nửa dexiben. b Các số liệu thử nghiệm được báo cáo ch ỉ từ một ph ò ng thử nghiệm. CHÚ THÍCH 1: Các giá trị trung vị đã nêu dựa tr ê n các t í n hiệu "click" vùng thay đ ổ i với chiều dài xung điện bằng 100 μs. CHÚ THÍCH 2: Các giá trị của loa ch ỉ áp d ụng trong các điều kiện trường âm tự do (ISO 8253-2). Bảng 3 - Khuyến nghị các mức peRETSPL đối với nhóm tín hiệu "click " dựa tr ê n xung điện chuẩn với tốc độ lặp bằng 20 Hz và thời gian 1s đối với một chu ỗ i tín hiệu “click” - Các máy rung x ư ơng (không che phủ bên tai không tham gia thử nghiệm) Loại máy rung x ươn g Bộ t ổ h ợ p âm cơ học đượ c sử dụng theo peRETSPL ( tạ i 1 μN) dB a Radioear B-71 IEC 60318-6 51,5 b a Các giá trị được làm tròn đến 0,5 đexiben. b Các số liệu thử nghiệm được báo cáo từ một phòng thử nghiệm. CHÚ THÍCH: Các giá trị trung vị đã nêu dựa trên các tín hiệu “ cl ick” vùng thay đ ổ i với chiều dài xung điện bằng 100 µ s. Bảng 4 - Khuyến ngh ị các mức peRETSPL đối với các nhóm âm xung chuẩn với tốc độ lặp bằng 20 Hz và thời gian 1s đối với một âm xung - Tai nghe (nghe một tai, các g i á trị tr ung vị) Tai nghe (thiết b ị mô phỏng tai) peRETSPL (tại 20 μPa) dB a Tần số 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 3000 Hz 4000 Hz 6000 Hz 8000 Hz Sennheiser HDA 200 (thiết bị m ô phỏng tai IEC 60318-1) 28,0 b 21,5 19,5 20,0 22,0 29,0 38,0 b 41,0 Sennheiser HDA 200 (thiết bị mô phỏng tai IEC 60318-1) 33,0 b 23,5 b 21,5 b 25,0 b - 29,5 b - 41,0 b Telephonics TDH-39 (thiết bị mô phỏng tai IEC 60318-1) 32,0 b 23,0 18,5 25,0 25,5 b 27,5 36,0 b 41,0 Tymotic Research ER-3A (thiết bị mô phỏng tai IEC 60318-4) 28,0 b 23,5 b 21,5 b 28,5 b - 32,5 b - a Các giá t rị được làm tròn đến 0,5 đexiben. b Các số liệu thử nghiệm được báo cáo từ một phòng thử nghiệm. Phụ lục A (tham khảo) Thông tin về các giá trị hiệu chính đối với các mức ngưỡng nghe với các tốc độ lặp lại khác nhau và sử dụng các phép đo trên thân và đầu người A.1 Tốc độ lặp lại, các tín hiệu “click” Các giá trị nêu trong Bảng A.1 cho thấy các giá trị hiệu ch í nh đối với các ngưỡng nghe khi các tốc độ lặp lại khác 20 Hz là được sử dụng. Tại các tốc độ lặp lại cao hơn, các mức ngưỡng đo được là thấp hơn Khoảng thời gian của hàng loạt tín hiệu “click" là 1s. Bảng A.1 - Các giá trị hiệu chỉnh đối với sự phụ thuộc của các m ức ng ưỡ ng nghe v ề t ố c độ lặp lại đ ố i với hàng loạt tín hiệu “click” dựa trên xung chuẩn Bộ chuyển đổi t í n hiệu Tốc độ lặp lại 10 Hz 20 Hz 40 Hz 60 Hz 80 Hz 100 Hz Sennheiser HDA 200 1,1 0 -2,1 -3,4 -4,2 -5,5 Telephonics TDH - 39 1,3 0 -1,7 -2,9 -3,2 -4,9 A.2 Chênh lệch giữa các tín hiệu “click” đ ơ n và tốc độ lặp lạ i 20 Hz Các giá trị nêu trong Bảng A.2 cho thấy các giá trị hiệu chính đối với các ngưỡng nghe khi các tín hiệu “click “ đơn lẻ được sử dụng, khi so sánh với tốc độ lặp lại bằng 20 Hz. Các tín hiệu “click" đơn lẻ có ngưỡng nghe cao hơn. Bảng A.2 - Các giá trị hiệu chính đ ố i với các mức ngưỡng nghe các tín h iệ u “click” đơn lẻ so sánh với hàng loạt tín hiệu “click” (1 s) với tốc độ lặp lại bằng 20 Hz dựa trên xung chuẩn Bộ chuyển đổi t í n hiệu Các giá tr ị hiệu ch ỉ nh Sennheiser HDA 200 8,0 Telephonics TDH-39 9,0 Các thông tin về các thông số có thể tham khảo tại Tài liệu tham khảo từ [4] đến [8]. Phụ lục B (tham khảo) Các phép đo đầu và thân theo các tín hiệu “click” Sử dụng bộ mô phỏng t hâ n và đầu người (B&K 4218) với bộ mô phỏng l oa tai mềm, các chênh lệch lớn nhất về các mức ngư ỡ ng nghe giữa các bộ chuyển đổi tín hiệu khác nhau được giảm khoảng 4 dB đối với t ấ t cả các tai nghe và các loa. Giá trị sơ bộ m ở đầu của peRETSPL chuẩn 20 μPa với thiết bị này là 35,0 dB. Xem Tài liệu tham khảo [5]. Các số liệu về ngưỡng tương đương chuẩn sau này có thể dựa trên loại này của bộ m ô phỏng. Tuy nhiên, các mức ngưỡng nghe chuẩn đối với các bộ tổ hợp âm nêu trong Bảng 1 cung cấp độ không đảm bảo đo nhỏ hơn. Phụ lục C (tham khảo) Các lưu ý về nguồn gốc các mức ngưỡng nghe chuẩn đối với các tín hiệu “click” và âm xung Bảng C.1 - Nghiên cứu về các ngưỡng đối với các tín hiệu “click" dựa trên xung chuẩn và/hoặc các â m xung Nghiên cứu Tài liệu tham khảo [4] Tà i liệu tham khảo [ 5] T à i liệu tham khảo [6] Tài li ệ u tham khảo [7] Tài liệu tham khảo [8] Năm 1998 2005 2004 2005 2007 T í n hiệu thử tín hiệu "click" tín hiệu “click’ tín hiệu “ click" và âm xung âm xung âm xung Tốc độ lặp lại, Hz 20 20 và 10 đến 100 20 20 20 Tần số cơ bản, Hz 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000,5000, 6000 500, 1000, 2000, 4000, 8000 250, 500,1000, 2000, 4000, 8000 Bộ chuyển đ ổi tín hiệu HDA 200 HDA 200, BERAphone, TDH-39, DT48, HDA 280, ER-2, ER-3A, B-71, RDM 1 HDA 200, TDH-39 HDA 200, TDH-39 HDA 280, ER-3A Loại thiết bị mô phỏng tai IEC 60318-1 IEC 60318-1, IEC 60318-4 IEC 603 18 -1 IEC 6031 8 -1 IEC 6031 8 -1 IEC 60318-4 Số lượng đối tượng thử nghiệm 28 25 26 25 25 Số lượng các tai thử nghiệm 56 25 52 25 25 Độ tuổi 18 đến 25 18 đến 25 18 đến 25 18 đến 25 18 đến 25 Nam/nữ 15/13 12/13 13/13 13/12 HDA 280:13/12 ER-3A: 15/10 Đại lượng thống kê trung vị trung v ị trung v ị trung v ị trung v ị THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TCVN 11111-9 ( ISO 389-9), Âm học Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực - Phần 9: Các điều kiện thử ưu tiên để xác định mức ngưỡng nghe chuẩn. [2] ISO 8253-2, Acounstics - Aud io metric test methods - Part 2: Sound field audiometry with pure tone air nar ro w-band test signals [31 ] I EC 60645-3:2007, Electroacoustics - Audiometr i c equiment - Part 3: Test signals of short duration [4] POULSEN, T. và DAUGAARD, C. Equivalent thresho l d sound pressure levels for acoustic test signals of short duration. In: Proceedings of the NATO Advanced study Institute on Comutational Hear i ng, II Ciocco (Tuscany), pp. 246-249,1998 [5] RICHTER, U. và FEDTKE, T. , Re f erence zero for the calibration of audiometric equipment using “ cl icks” as test signals . International Jou rn al o f Audiotogy, 44, pp. 478-87,2005 [6] LEGARTH, S. và POULSEN, T., Hearing th reshol d of signals for evoked response audiometry. Acoustic Technology, Ørsted- D TU, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2004. ( I ntenal AT Report No.30.) [7] FEDTKE, T. và RICHTER, U. Bezugsschwellen fur audiometrische Kurzzeitsignale - Messungen mit Kurztoenen(Tonbursts). In : Fortschritte der Akustik, DAGA, Munchen, pp. 419-20, 2005 [ 8 ] F EDTKE, T. và RICHTER, U. Re f erence zero for the calibration of air-conduction audiome tr ic equipment using "tone bursts" as test signals. International J ou rn al o f Audiology, 46, pp. 1-10, 2007