TCVN12395:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về Mật ong - Xác định độ dẫn điện (1) Trong đó: G 0 là độ dẫn điện được đo bằng b ì nh đo độ dẫn điện, tính bằng milisimen (mS); 11,691 là tổng giá trị trung bình độ dẫn điện của nước mới cất và độ dẫn điện của dung dịch kali clorua 0,1 M ở 20 °C, tính bằng mS.c m - 1 . Sau khi xác định hằng số của bình đo độ dẫn điện, rửa sạch điện cực bằng nước cất (4.1). Khi không sử dụng, giữ điện cực trong nước cất để tránh sự lão h óa của điện cực platin. 7.2 Chu ẩ n bị mẫu thử a) Mật ong lỏng hoặc mật ong kết t i nh không chứa chất ngoại lai Đồng hóa mẫu phòng thí nghiệm bằng cách khuấy kỹ (ít nhất 3 min). Tiến hành cẩn thận để hạn chế tối đa không khí bị khuấy lẫn vào mẫu. Nếu mẫu mật ong kết tinh thành một khối cứng và chắc, c ó thể làm mềm trước bằng cách làm nóng trong tủ sấy (5.8) hoặc nồi cách thủy (5.4) ở nhiệt độ không quá 40 °C. b) Mật ong l ỏ ng hoặc mật ong kết tinh chứa chất ngoại lai ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 c) Mật ong sáp (nguyên tổ) Tháo sáp ong, ép qua sàng cỡ lỗ 0,5 mm (5.7) (không cần đun nóng) để tách mật ong ra khỏi sáp. 7.3 Chuẩn b ị dung dịch mẫu thử Cân lượng mật ong chứa 20,0 g chất khô, hòa tan trong nước cất (4.1). Chuyển định lượng dung dịch vào bình định mức dung tích 100 ml (5.5) và thêm nước (4.1) đến vạch. CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng lượng mật ong nhỏ hơn để pha loãng theo tỉ lệ 1/5 (phần khối lượng/thể tích), nếu cần. 7.4 Phép xác định Rót 40 ml dung dịch mẫu thử vào cốc có mỏ (5.6) và đặt cốc vào trong nồi cách thủy ổ n định nhiệt ở 20 °C (5.4). Rửa kỹ bình đo độ dẫn điện (5.2) bằng phần còn lại của dung dịch mẫu thử. Nhúng ngập b ì nh do độ dẫn điện trong dung dịch mẫu thử. Đọc độ dẫn bằng milisimen sau khi đã đạt được cân bằng nhiệt độ. CH Ú THÍCH 1 Hầu hết các thiết bị đo độ dẫn là dòng điện một chiều. Để tránh kết quả sai do hiệu ứng phân cực, thời gian đo phải càng ngắn c à ng tốt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Đối với nhiệt độ trên 20 °C : trừ 3,2 % giá trị đối với mỗi độ Celcius; - Đ ố i v ới nhiệt độ dư ớ i 20 °C: cộng 3,2 % giá trị đ ố i với mỗi độ Celcius. Dữ liệu từ các phép đo được hiệu ch í nh với các giá trị của các yếu tố trên chưa được xác nhận trong thử nghi ệ m thành thạo. Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể giữa t í nh dẫn điện của 50 mẫu mật ong đo ở 20 °C và ở các nhiệt độ trong dải từ 20 °C đến 26 °C sau khi sử dụng hệ số hiệu chí nh trên. 8 Tính và biểu thị kết quả Tính độ dẫn điện của dung dịch mẫu thử, S H . bi ể u thị bằng milisimen trên centimet (mS.c m -1 ), theo Công thức (2): S H = K . G (2) Trong đó: K là hằng số của b ì nh đo độ dẫn điện, tính bằng cm -1 theo công thức (1), xem (7.1); ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Biểu thị kết quả ch í nh xác đến 0,01 mS.cm -1 . 9 Độ chụm Các giá trị độ chụm dưới đây được xác định từ dữ liệu phân tích các mẫu mật ong trong dải độ dẫn điện từ 0,1 mS.c m -1 đến 3,0 mS.c m -1 . Các giá trị độ chụm này có thể không áp dụng được cho các dải nồng độ và nền mẫu khác với dải nồng độ và nền mẫu đã nêu. 9.1 Độ lặp lạ i Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm độc lập, đơn l ẻ , thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong cùng một phòng thử nghiệm, do cùng một người thực hiện, sử dụng cùng thiết bị, trong cùng một khoảng thời gian ngắn, không quá 5 % các trường hợp lớn hơn giá trị giới hạn lặp lại r nêu trong Bảng 1. 9.2 Độ tái lập Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử nghiệm đơn lẻ, thu được khi sử dụng cùng một phương pháp, trên vật liệu thử giống hệt nhau, trong các phòng thử nghiệm khác nhau, do những người khác nhau thực hiện, s ử dụng thiết bị khác nhau, không quá 5 % các trường h ợ p lớn hơn giá trị giới hạn tái lập R nêu trong B ả ng 1. Bảng 1 - Giới hạn lặp lại và giới hạn tái lập Số thứ tự mẫu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 mS.c m -1 Giới hạn lặp lại, r , mS.c m -1 Gi ớ i hạn tái lập, R , mS.c m -1 1 1,52 0,020 0,120 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,44 0,005 0,045 3 0,22 0,002 0,020 10 Báo cáo th ử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải ít nhất bao gồm các thông tin sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - phương pháp lấy mẫu, nếu biết; - phương pháp th ử , viện dẫn tiêu chuẩn này; - mọi điều kiện thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc được xem là tùy chọn, cùng với mọi tình huống bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả; - kết quả thử nghiệm thu được hoặc nếu kiểm tra độ lặp lại, thì nêu kết quả cuối cùng thu được. Thư mục tài liệu tham khảo [1] DIN Norm 10 753 Bestimmung der elktrischen Leittähigkeit von Hon i g (1991). [2] TCVN 6910-2:2001 (ISO 5725-2:1994) Độ chính xác (độ đúng và độ chụm) của phương pháp đo và kết quả đo - Phần 2: Phương pháp cơ bản xác định độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp đo tiêu chuẩn.