TCVN12233:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12233:2018 (IES LM-82-12) về Xác định đặc tính điện và quang phụ thuộc vào nhiệt độ của khối sáng led và bóng đèn led TIÊU CHU Ẩ N QUỐC GIA TCVN 12233:2018 IES LM-82-12 XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH ĐIỆN VÀ QUANG PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ CỦA KHỐI SÁNG LED VÀ BÓNG ĐÈN LED Characterization of LED light engines and LED l amps for electrical and photometric properties as a function of temperature Lời nó i đầu TCVN 12233:2018 hoàn toàn tương đương với IES LM-82-12; TCVN 12233:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu s á ng biên soạn, T ổ ng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Lờ i gi ớ i th i ệu Tính năng (ví dụ quang thông, tuổi thọ) của các điốt phát sáng (LED) phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ tại lớp tiếp giáp LED, và nhiệt độ này có thể thay đổi tùy thuộc vào cách LED được tích hợp vào đèn điện và phụ thuộc vào môi trường lắp đặt . Các khối sáng LED và b ó ng đ èn LED tích hợp đ ược sử dụng trong nhiều loại đèn điện khác nhau k ể c ả trong các ứng dụng chiếu sáng trang tr í và kh ô ng đ ị nh hướng. Nhìn chung, tính n ă ng LED liên quan đến quang thông, hiệu suất sáng, màu và tu ổ i thọ đều b ị ảnh hưởng bởi nhiệt độ tại lớp tiếp giáp LED. Trong quá trình l à m việc, nhi ệ t độ lớp tiếp giáp LED có th ể đạt đến 150 °C. Ở nhiệt độ này, lượng nhiệt năng truyền vào môi trường xung quanh thông qua bức xạ là rất nhỏ. Do đ ó , kỹ thuật truyền nhiệt n ă ng bằng dẫn nhiệt và đối l ưu được sử dụng đ ể hạn chế nhiệt đ ộ lớp tiếp giáp LED trong phạm vi giới hạn trên đối với thiết kế đèn điện. Tản nhiệt chủ động hoặc thụ động hoặc kết hợp giữa chúng thường được sử dụng đ ể khống chế hiệu quả nhiệt độ lớp tiếp giáp LED ở giá trị thiết kế của đèn điện. Khi kh ố i sáng LED hoặc bóng đèn LED tích hợp được sử dụng tron g đèn điện, m ô i trường nhiệt gần LED b ị ả nh hưởng bởi cả thiết kế đèn điện và môi trường lắp đặt. Bằng cách đo đặc trưng về t í nh năng của khối sáng LED hoặc b ó ng đèn LED t í ch hợp tại các nhiệt độ khác nhau, nhà chế tạo đèn điện c ó thể lập mô h ì nh quang th ô ng kỳ vọng của một thiết kế đèn điện cho trước bằng cách đo nhiệt độ làm việc của khối sáng LED hoặc bóng đèn LED tích h ợ p trong đèn điện. Đối với đèn điện kh ô ng th ể đo như một hệ thống hoàn ch ỉ nh, mô h ì nh phần của nguồn sáng đối với sự phụ thuộc nhiệt độ ánh sáng ra phải l à một tùy chọn. XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH ĐIỆN VÀ QUANG PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ CỦA KHỐI SÁNG LED VÀ BÓNG Đ È N LED Characterization of LED light engines and LED l amps for electrical and photometric properties as a function of temperature 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn n à y nhằm thiết lập các phương ph á p thử nghiệm nh ấ t quán và cách thể hiện dữ l i ệ u để dễ hiểu và dễ so sánh, và sẽ hỗ trợ cho nhà chế tạo đèn điện chọn được kh ố i sáng LED và bóng đèn LED t í ch hợp phù hợp đối với từng sản phẩm đ è n điện. Phương pháp phòng thí nghiệm được chấp nhận này xác định các quy tr ì nh đ ể lượng hóa t í nh năng của khối sáng LED và bóng đèn LED t í ch hợp phụ thuộc vào nhiệt độ. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chu ẩ n. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm c ô ng b ố th ì áp dụng bản được n ê u. Đối với các t à i liệu viện dẫn kh ô ng ghi năm c ô ng bố th ì áp dụng phiên bản mới nh ấ t, bao gồm cả các sửa đ ổ i. TCVN 10886 (IES LM-79-08), Phép đ o điện và quang cho các sản phẩm chi ế u s á ng rắn ANSI/IES RP-16-2010, Nomenclature and Definitions for Illuminating Engineering (Thuật ngữ và đị nh nghĩa dùng trong kỹ thuật chi ế u sáng) 3 Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và đ ị nh nghĩa trong ANSI/IES RP-16-2010 và các thuật ngữ và đ ị nh nghĩa sau. 3.1 Đơn v ị đo (measurement units) Đơn v ị đ o điện là vôn, ampe và oát. Đơn vị đo nhiệt độ là độ Celsius. Đơn vị đo quang thông là l umen. Đơn vị đo cường độ sáng là cande l a. Đơn vị đo nhiệt độ màu tương quan là kelvin. 3.2 Khối sáng LED (LED light engine) Cụm tích hợp gồm các gói LED (linh kiện) hoặc dãy LED (môđun), bộ điều khiển LED và các bộ phận quang, nhiệt, cơ và điện khác. Cụm n à y được thiết kế đ ể nối t r ực tiếp v ớ i mạch nh á nh th ô ng qua bộ nối tương thích với đèn điện LED được thiết kế để sử dụng cùng và không sử dụng đui đèn tiêu chuẩn. 3.3 B ó ng đèn LED t í ch h ợp (LED l amp, integrated) Cụm t í ch hợp gồm các gói LED (linh kiện) hoặc dãy LED (môđun), bộ điều khiển LED, đế tiêu chuẩn và các bộ phận quang, nhiệt, cơ và điện khác. Thiết bị được thiết kế để n ố i trực tiếp với mạch nhánh thông qua đui đ è n ti ê u chuẩn. 3.4 Kh ố i cần thử nghiệm (unit under test) UUT Khối được thử nghiệm là khối sáng LED như định nghĩa trong 3.2 hoặc b ó ng đèn LED được tích hợp như định nghĩa trong 3.3. 3.5 Bộ tản nhiệt (heat sink) Cơ cấu gắn với cụm LED (gói LED, dãy LED hoặc m ô đun LED) đ ể tiêu tán nhiệt 3.6 Tủ nhi ệ t (thermal chamber) Tủ được sử dụng để duy trì nhiệt độ mô i trường cục bộ. 4 Điều kiện môi trường và điều kiện vật lý 4.1 Quy định chung Phương pháp này xác định đặc trưng v ề tính năng của UUT (ví dụ quang thông) như một hàm của nhiệt độ ở các điểm theo d õ i nhiệt độ quy định của nhà chế tạo. Phải sử dụng các điểm theo d õ i nhiệt độ quy định bởi nhà chế tạo để phù hợp với phương pháp thử nghiệm này. T í nh năng của bản thân UUT (v í dụ quang th ô ng) được xác định như một hàm của nhiệt độ tại các điểm theo d õi nhiệt độ theo quy định của nhà chế tạo. Đặc t í nh tính năng này có thể được ước lượng trong một dải nhiệt độ được thiết lập bởi nhiệt độ lớn nh ấ t và nhỏ nhất tại đó UUT được thử nghiệm bằng cách sử dụng đường cong đơn giản đi qua các giá tr ị đo được. Bằng cách sử dụng thông tin này, tính năng c ủ a UUT trong đèn điện có th ể được ước tính bằng cách đ o nhiệt độ của các điểm theo d õ i nhiệt độ quy đị nh của nhà chế tạo trong khi UUT được cho làm việc trong đèn điện ở điều kiện l à m việc quy đ ị nh (v í dụ tại hiện trường) và bằng cách so sánh với đường cong tính năng suy ra được ch ỉ từ các phép đo U U T. Các linh kiện điện tử trong bộ điều khiển của UUT c ó th ể b ị ảnh hưởng bởi nhiệt độ l à m việc. Việc các l i nh kiện điện tử của bộ điều khiển ở gần các LED phát nhiệt có thể làm cho nhi ệ t độ linh kiện bộ điều khiển này cao hơn so với nhiệt độ ấ n định cho nhiệt độ môi trường chung. Nhà chế tạo bộ điều khi ể n LED c ó th ể quy định nhiệt đ ộ làm việc lớn nhất và xác định (các) điểm theo d õ i nhiệt độ. Nhiệt độ tại (các) điểm theo dõ i nhiệt độ của bộ điều khiển có mối liên hệ qua lại v ớ i nhiệt độ của các thành phần nhạy với nhiệt độ nhất của các linh kiện điện tử của bộ điều khiển. (Các) điểm theo d õ i nhiệt độ của bộ điều khiển khi được cung cấp phải được theo dõi trong suốt quá trình thử nghiệm. Với mục đ í ch của tiêu chu ẩ n này, nhiệt độ tại (các) điểm theo dõi nhiệt độ quy đ ị nh bởi nhà chế tạo UUT được ký hiệu là T b , và điểm theo dõi nhiệt độ quy định b ở i nhà chế tạo đối với bộ điều khiển được ký hiệu là T d . T ấ t c ả các linh kiện của UUT phải chịu các điều kiện môi trư ờ ng như nhau, ngay cả khi các phần tử của cụm lắp r á p này có thể không được nối về cơ với nhau (v í d ụ bộ điều khi ể n, mặc dù được nối điện, nhưng lại cách ly về cơ với các môđun LED). 4.2 Phép đo tại các điểm theo dõi nhiệt độ Điểm theo d õ i nhiệt độ phải được xác định b ở i người yêu cầu hoặc nhà chế tạo UUT. Người yêu cầu phải xác định và vẽ sơ đồ điểm theo dõi nhiệt độ của UUT, T b , và điểm theo dõi nhiệt độ của bộ điều khi ể n T d nếu áp dụng. Cho phép sử dụng nhiều loại thiết bị đo nhiệt độ như nhiệt ngẫu hoặc điện trở nhiệt . Nếu sử dụng điện tr ở nhiệt (điện tr ở nhạy với nhiệt độ), chúng cần được hiệu chu ẩ n theo mẫu chu ẩ n đã bi ế t . Thiết b ị đo nhiệt độ phải được chọn sao cho chúng không dẫn lượng nhi ệ t năng đáng k ể ra khỏi UUT. Thiết bị đo nhiệt độ phải c ó hiệu chuẩn với độ không đảm bảo đo mở rộng (k = 2) nhỏ hơn 1 ° C . (Các) thiết b ị đo nhiệt độ phải được gắn về nhi ệ t và cơ với (các) điểm thử nghiệm cụ thể của người yêu c ầ u hoặc nhà chế tạo trong suốt thời gian thử nghiệm. 4.3 Luyện Với mục đích xác đị nh đặc tr ưng c ủ a UUT li ê n quan đến nhiệt độ, không cần luyện UUT. 4.4 Môi trườ n g nhiệt Có một và i phương pháp để khống chế nhiệt độ của UUT. Kh ó khăn ở đây là việc tích hợp phép đo quang của UUT trong khi vẫn kh ố ng chế nhiệt độ của UUT. Một phương pháp như vậy là đặt UUT vào trong quả cầu t í ch phân có kh ố ng chế nhiệt độ. Các phương pháp bổ sung g ồ m: a) lắp UUT vào bộ l à m mát nhiệt điện (TEC), hoặc b) lắp UUT vào t ủ nhiệt ch ỉ khống ch ế môi trường cục bộ xung quang UUT. Khía cạnh quan trọng nhất là đảm bảo r ằ ng phương pháp khống chế nhiệt độ UUT có mức gia nhiệt tương tự với điều kiện áp dụng U UT. V í dụ, nếu gia nhiệt đặt ở một đầu của tản nhiệt với bộ làm mát nhiệt điện thì điều này có th ể tương đương với tủ nhiệt sử dụng đối lưu để kh ố ng chế nhiệt độ của UUT. Bất kể phương pháp kh ố ng chế nhiệt độ nào, T b của UUT làm việc ở các điều kiện đ iện quy định cho thử nghiệm phải được đặt ở giá trị nhiệt độ quy đ ị nh trong phạm vi dung sai ± 2 °C. Đối với các phép đo quang ban đầu (xem 6.1) môi trường xung quanh phải theo các quy trình trong TCVN 10886 (IES LM-79-08). (C á c) đầu đo quang phải luôn nằm trong phạm vi dung sai nhiệt độ của chúng trong suốt thử nghiệm theo kế hoạch, v ì sự thay đổi nhiệt của đầu đo c ó thể đưa vào những yếu tố không đảm bảo đo tăng cao. 4.5 Ổ n đ ị nh Trước khi thực hiện tất cả các phép đo quang ở nhiệt độ cho tr ước bất kỳ, UUT phải được cho làm việc đủ lâu để đạt đến ổn định và cân bằng nhiệt độ. Th ờ i gian cần thiết để ổn định phụ thuộc vào UUT. Ổn định được đánh giá là đạt khi sự thay đổi (lớn nhất - nhỏ nhất) ở í t nhất là 3 số đọc quang thông và công suất điện trong 30 min, lấy cách nhau 15 min, nhỏ hơn 0,5 % và các số đọc không được tăng hoặc giảm theo một hướng. Phải ghi vào báo cáo thời gian ổn định của mỗi U U T. 5 Điều kiện thử nghiệm điện 5.1 Giá trị đặt về đ iện UUT phải được cho làm việc ở điện áp danh định (xoay chiều hoặc một chiều) theo quy định kỹ thuật của nhà chế tạo UUT cho sử dụng b ì nh thường của nó. Nếu UUT có khả năng điều chỉnh độ sáng, các phép đo phải được thực hiện ở điều kiện công suất cho quang thông lớn nh ấ t. Nếu UUT có nhiều chế độ l à m việc kể cả CCT thay đổi thì các phép đo c ó thể được thực hiện đối với các chế độ làm việc (và các CCT) khác nhau nếu cần, và các điều kiện đặt này phải được ghi r õ r à ng trong báo cáo thử nghiệm. 5.2 Mạch đ iện Đ ố i v ới các UUT y ê u cầu điện đầu vào một chiều, th ì phải sử dụng kết hợp giữa v ô n mét kỹ thuật số DC hoặc đ ồ ng hồ vạn năng (DVM hoặc DMM ở chế độ đo điện áp) và amp e mét kỹ thuật số DC (DMA) hoặc điện trở sun đo dòng/DVM (hoặc DMM ở chế độ đo d ò ng điện). DVM phải được nối giữa các đầu vào điện của UUT; DMA hoặc đ iện trở sun đo dòng/DVM (hoặc DMM ở chế độ đo dòng đ iện) phải được nối vào đường dây tr ở về của mạch điện. Công suất cần báo cáo được t í nh bằng tích của dòng điện đo được và điện áp đo được. Điện á p, dòng điện và công suất phải được ghi vào báo cáo thử nghiệm. Đối với UUT có yêu cầu điện đầu vào xoay chi ề u, phải nối bộ phân t í ch điện xoay chiều kỹ thuật s ố giữa nguồn điện xoay chiều và UUT. Dây đo điện áp phải được nối giữa các đầu vào của nguồn điện của UUT. Công suất vào cũng như điện áp và dòng điện vào phải được đo và ghi vào báo cáo. 5.3 Độ không đảm bảo đo về điện Độ không đảm bảo đ o đối với phép đo điện áp một chiều và dòng điện một chiều phải nh ỏ hơn hoặc bằng 0,2 %. Độ không đảm bảo đo mở rộng đối với phép đo điện áp xoay chiều và dòng điện xoay chiều phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,2 % trong phạm vi được sử dụng. Độ không đảm bảo đo mở rộng đối với phép đo công suất xoay chiều phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 %. Ngoài ra, thiết b ị đ o điện xoay chiều phải đo chính xác đến hài thứ 50 của tần số xoay chiều cơ bản. 6 Phương pháp và quy trình đo 6.1 Phép đo nhiệt độ ph ò ng bằng cách sử dụng các phương pháp đo quang tuyệt đối 6.1.1 Đo nhiệt độ phòng ban đầu Trước tiên U U T phải được thử nghiệm đối với các đặc t í nh điện và quang theo các phương pháp thử nghiệm quy định trong TCVN 10886 (IES LM-79-08), Điều 9. Ghi vào báo cáo công suất điện P i (W), quang thông t ổ ng Φ i ( l m), và một cách tùy chọn, tọa độ màu ( x i , y i ), (u’ i , v’ i ), và nhiệt độ màu tương quan CCT i (K). Ghi vào báo cáo (các) nhiệt độ của điểm theo dõi nhiệt độ do nhà chế tạo UUT quy định, T b l à T b ,i , v à (các) điểm theo dõi nhiệt độ do nhà chế tạo quy định đối với bộ điều khi ể n, T d là T d,i . 6.1.2 Phép đo hiệu chuẩn nhiệt độ phòng Bước tiếp theo, UUT phải đ ược đo với thiết bị khống chế (các) nhiệt độ T b ( T b,i ) của UUT. Sử dụng phương pháp khống chế nhiệt độ (4.4) đ ể điều chỉnh môi trường nhiệt sao cho T b giống với ph é p đo nhiệt độ phòng ban đầu trong 6.1. Ghi vào báo cáo giá trị T b là T b, 0 . Trong khi giữ T b không đổi, đo công suất điện P 0 , quang thông tổng Φ i hoặc cường đ ộ sáng l 0 ở điểm xác đị nh trong không gian, và một cách tùy chọn, tọa độ màu ( x 0 , y 0 ), (u’ 0 , v’ 0 ), và nhiệt độ màu tương quan CCT 0 nếu đã được ghi vào báo cáo trong quá trình đo ban đầu. Các hệ số hiệu ch ỉ nh giữa các phép đo nhiệt độ phòng ban đ ầu và các phép đo hiệu chuẩn nhiệt độ phòng phải được xác định là: H ệ s ố hiệu ch ỉ nh c ô ng suất điện: (1) Hệ số hiệu chỉnh quang thông: hoặc Các hiệu chỉnh màu: ∆ x = x i - x 0 , ∆ y = y i - y 0 (3a) hoặc ∆ u’ = u’ i - u’ 0 , ∆ v’ = v’ i - v’ 0 (3b) ∆ CCT = CCT i - CCT 0 (4) 6.2 Đo với thiết b ị có khống chế nhiệt độ Khi UUT được đo bằng thiết bị kh ố ng chế nhiệt độ T b của UUT (xem 4.4), c ó thể thực hiện phép đo quang là quả cầu tích phân hoặc bằng phép đo có hướng. Phép đo quả cầu tích phân: Cho phép sử dụng thiết bị đo quả cầu tích phân có h ì nh dạng bất k ỳ có k í ch c ỡ đủ để ch ứ a U U T với phương pháp khống chế các giá trị nhiệt độ quan trọng theo 4.4. Những thực hiện chấp nhận được bao gồm nhưng kh ô ng giới hạn ở các điểm sau: a) phương pháp khống ch ế nhiệt độ phối hợp với quả cầu tích phân sử dụng cấu h ì nh 2π hoặc 4π; và b) phương pháp khống chế nhiệt độ phối hợp với thiết b ị tích hợp giả như ống có lót vật liệu phản xạ trắng và đầu đo quang phổ kế được hiệu ch ỉ nh theo cosin lắp tr ê n đáy. Đo c ó định hướng: Phép đo có th ể được thực hiện tại một đi ể m kh ô ng gian duy nhất được xác định và chọn bởi phép đo cường độ sáng ban đầu, l (cd). CHÚ THÍCH: Đối với DUT ch ù m t i a h ẹ p, cần khảo sát độ nhạy của đ ặc t í nh chùm t i a góc theo sự thay đổi của nhiệt đ ộ. Trong một trong hai phép đo trên, một khi UUT với phương pháp khống ch ế nhiệt độ được phối hợp với hệ th ố ng đo th ì chúng kh ô ng được tách rời cho đến khi ho à n thành phép đo. 6.2.1 Phép đo ở nhiệt độ T b,0 + 25 ° C Điều chỉnh phương pháp khống chế nhiệt độ sao cho T b đạt đến giá trị không nhỏ hơn T b = T b,0 + 25 ° C . Ghi vào báo cáo giá trị này là T b,1 . Đo công suất điện P 1 , các đặc tính quang điện và m à u, quang th ô ng tổng Φ 1 hoặc cường độ sáng l 1 , và tùy chọn, tọa độ màu ( x 1 , y 1 ) hoặc (u’ 1 , v' 1 ) và nhiệt đ ộ màu tương quan CCT 1 . Ghi vào báo cáo các kết quả sau khi hiệu ch ỉ nh đối với nhiệt độ tăng cao đầu tiên T b = T b,1 gồm: P = C power P 1 (5) hoặc Và tùy chọn, x = x 1 + ∆ x , y = y 1 + ∆ y (7a) hoặc u’ = u’ 1 + ∆ u’ v’ = v’ 1 + ∆ v’ (7b) CCT = CCT 1 + ∆ CCT (8) 6.2.2 Phép đo ở nhiệt độ T b ,0 + ∆ T Chênh lệch nhiệt độ, ∆ T, được chọn hoặc được cung cấp. ∆ T có thể là giá trị d ương hoặc gi á tr ị âm. Điều chỉnh phương pháp khống chế nhiệt độ sao cho T b = T b,0 + ∆ T. G hi vào báo cáo giá trị này l à T b , 2 . Đo công suất điện P 2 , quang thông tổng Φ 2 hoặc cường độ sáng l 2 , và tùy chọn, tọa độ màu ( x 2 , y 2 ) hoặc (u ’ 2 , v’ 2 ) và nhiệt độ màu tương quan CC T 2 . Ghi vào báo cáo các kết quả sau kh i hiệu ch ỉ nh đối với nhiệt đ ộ nâng cao đầu tiên T b = T b , 2 gồm: P = C power P 2 (9) Φ = C flux Φ 2 (10a) hoặc Φ = C flux l 2 (10b) và tùy chọn, x = x 2 + ∆ x , y = y 2 + ∆ y (11a) hoặc u’ = u’ 2 + ∆ u’ v’ = v’ 2 + ∆ v’ (11b) CCT = CCT 2 + ∆ CCT (12) 6.2.3 Phép đo ở nhiệt độ bổ sung Các phép đo bổ sung ở nhiệt độ khác với T b, 0 + 25 ° C và T b, 0 + ∆ T có thể được thực hiện với cùng một quy trình như trong 6.2. Ghi vào báo cáo các kết quả được tính theo cách tương tự với 6.2. 7 Báo cáo thử nghiệm Trong báo cáo thử nghiệm phải có các th ô ng số dưới đây đối với mỗi T b ở từng điều kiện đặt : a) Công suất vào (W) b) Điện áp vào (V) c) Dòng điện vào (A) d) Quang th ô ng ( l m) e) Hiệu suất sáng ( l m/W) f) Tọa độ màu (x,y hoặc u ’ ,v’), tùy chọn g) Nhiệt độ màu tương quan (K) tùy chọn h) Nhiệt độ theo dõi được của bộ điều khiển, T d i) Ngày thử nghiệm j) Tổ chức thử nghiệm k) Thiết bị thử nghiệm l ) M ô tả UUT m) Viện dẫn đến quy trình nội bộ B ả ng 1 th ể hiện định dạng bảng khuyến cáo sử dụng cho báo cáo thử nghiệm. Bảng 1 - Định dạng bảng khuyến cáo sử dụng cho báo cáo thử nghiệm Ngày thử nghiệm, tổ chức thử nghiệm, thiết bị và người thực hiện thử nghiệm Mô tả UUT (nhà ch ế tạo, mô tả, số hiệu catalo) Nếu áp dụng, m ô tả bộ điều khiển của UUT (nh à chế tạo, mô tả, số hiệu catalo, các tham s ố đầu vào và đầu ra) M ô tả phương pháp thử nghi ệ m kể cả c ấ u h ì nh th ử nghiệm Tham chiếu đến quy tr ình nội bộ Nhiệt độ ban đầu Nhiệt độ tăng cao lần 1 (ban đầu + 25 °C) Nhiệt độ tăng cao l ầ n 2 (theo người y ê u cầu thử nghiệm) Nhiệt độ đo được T b (hoặc T d ) C ô ng su ấ t vào (W) Điện áp vào (V) Dòng điện vào (A) Quang thông ( l m) Hiệu suất sáng ( lm /W) Tọa độ m à u theo C I E (x,y hoặc u ’,v’ ) (tùy chọn) Nhiệt độ màu tương quan (K) (tùy chọn) Độ kh ô ng đảm bảo đo Thư mục tài liệu tham khảo [1 ] Alliance for solid-state illumination systems and technologies (ASSIST), 2009, ASSIST recommendations ... Recommendations for testing and evaluating white LED light engines and integrated LED lamps used in decorative lighting luminaires. Vol. 4, Iss . 1, revised April 2009. Troy, NY: Lighting Research Center, Rensselaer Polytechnical Institute, Internet: http://www.lrc .rpi.edu/programs/solidstat e /assis t/pdf /AR-LEDLightEngine-revApril2009.pdf [2] IESNA Lighting Handbook, 10th Edition, New York: Illuminating Engineering Society of North America, 2011. [3] ASTM Standard E230-03, “ S tandard Specification and Temperature-Electromotive Force (EMF) Tables for Standardized Thermocouples ,” ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org . MỤC LỤC L ờ i nói đầu Lời giới thiệu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Điều kiện môi trường và điều kiện vật lý 5 Điều kiện thử nghiệm điện 6 Phương pháp và quy trình đo 7 Báo cáo thử nghiệm Thư mục tài liệu tham khảo