TCVN10641:2014

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10641:2014 (AOAC 984.27) về Thực phẩm - Xác định hàm lượng canxi, đồng, sắt, magie,mangan, phospho, kali, natri và kẽm trong thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Phương pháp đo phổ phát xạ plasma cảm ứng cao tần TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10641:2014 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI, ĐỒNG, SẮT, MAGIE, MANGAN, PHOSPHO, KALI, NATRI VÀ KẼM TRONG THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN Foodstuffs - Determination of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, and zinc in in f ant formula - Inductively coupled plasma emission spectroscopic method Lời nói đầu TCVN 10641:2014 được xây dựng dựa trên cơ sở AOAC 984.27 Calcium , copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, and zinc in in f ant f ormula. Inductively coupled plasma emission spectroscopic metho d , TCVN 10641:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC/F13 Phương pháp phân t í ch và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Ch ấ t lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI, ĐỒNG, SẮT, MAGIE, MANGAN, PHOSPHO, KALI, NATRI VÀ KẼM TRONG THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG CAO TẦN Foodstuffs - Determination of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, potassium, sodium, and zinc in in f ant formula - Inductively coupled plasma emission spectroscopic method C Ả NH BÁO - Khi áp dụng tiêu chuẩn này có thể liên quan đến các vật liệu, thiết bị và các thao tác g â y nguy hiểm. Tiêu chuẩn này không thể đưa ra tất c ả các v ấ n đề an toàn liên quan đến việc sử dụng chúng. Người sử dụng tiêu chuẩn này phải tự thiết lập các thao tác an toàn sức khỏe thích hợp và xác định khả năng áp dụng các giới hạn quy định trước khi sử dụng tiêu chuẩn. 1 . Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng canxi, đồng, sắt, magie, mangan, phospho, kali, natri và kẽm trong thức ă n công thức dành cho trẻ sơ sinh b ằ ng đo phổ phát xạ plasma cảm ứng cao t ầ n. 2 . Nguyên tắc Phần mẫu thử được phân hủy trong hỗn hợp axit nitric/axit percloric (HNO 3 /HC l O 4 ) và các nguyên tố được xác định bằng đo phổ phát x ạ plasma c ả m ứng cao tần. 3 . Thuốc thử Ch ỉ sử dụng thuốc thử tinh khiết ph â n tích, trừ khi có quy định khác và sử dụng nước đã loại ion hoặc nước có chất lượng tương đương. 3.1 . Axit pecloric (HC l O 4 ), được cất hai lần 1 ) . 3.2 . Axit percloric , dung dịch 20 % Pha loãng 10 ml axit percloric (3.1) bằng nước đến 50 ml. 3.3 . Axit nitric (HNO 3 ) đặc, nồng độ từ 69 % đến 71 %. 3.4 . Axit nitric , dung dịch 10 %. 3.5 . Axit clohydric (HCI) đặc, nồng độ từ 36,5 % đến 38,0 %. 3.6 . Axit clohydric , dung dịch 5 M. 3.7 . Axit clohydric , dung dịch 1 M. 3.8 . Dung dịch chuẩn gốc , nồng độ 1 000 μg/ml 3.8 . 1 . Dung dịch chuẩn gốc canxi Cho 2,4973 g canxi cacbonat (CaC O 3 ) vào bình định mức 1 lít (4.7) có ch ứ a 300 ml nước, thêm 10 ml axit clohydric (3.5). Sau khi cacbonic (C O 2 ) được giải phóng, pha loãng dung dịch bằng nước đến 1 lit. 3.8.2 . Dung d ị ch chuẩn gốc đ ồ ng Hòa tan 1,000 g đồng (Cu) trong 10 ml axit clohydric (3.5) cùng với 5 ml nước, nhỏ từng giọt axit nitric (3.3) và o dung dịch cho đến khi hòa tan hoàn toàn. Đun sôi cho hết khói, để nguội và pha loãng bằng nước đến 1 lít. 3.8.3 . Dung dịch chuẩn gốc sắt Hòa tan 1,000 g dây sắt trong 20 m l dung dịch axit clohydric 5 M (3.6), pha loãng bằng nước đến 1 lít. 3.8.4 . Dung dịch chuẩn gốc kali Hòa tan 1,9067 g kali clorua (KC l ) trong nước và pha loãng bằng nước đến 1 lít. 3.8.5 . Dung dịch chuẩn gốc magie Hòa tan 1,000 g magie (Mg) trong 50 ml dung dịch axit clohydric 1 M (3.7) và pha loãng bằng nước đến 1 lít. 3.8.6 . Dung dịch chuẩn gốc mangan Hòa tan 1,000 g mangan (Mn) trong 10 ml axit clohydric (3.5) cùng với 1 ml axit nitric (3.3) và pha lo ã ng bằng nước đến 1 lit. 3.8.7 . Dung dịch chuẩn gốc natri Hòa tan 2,5421 g natri clorua (NaCI) trong nước và pha loãng bằng nước đến 1 lít. 3.8.8 . Dung dịch chuẩn gốc phospho Hòa tan 4,263 g amoni hydrophosphat [(NH 4 )2HPO 4 ] trong nước và pha loãng bằng nước đến 1 lít. 3.8.9 . Dung dịch chuẩn gốc kẽm Hòa tan 1,000 g kẽm (Zn) trong 10 ml axit clohydric (3.5) và pha loãng bằng nước đến 1 lít Có thể sử dụng các chất chuẩn đã được chứng nhận có bán sẵn trên thị trường thay cho các nguyên t ố trên. 3.9 . Dung dịch chuẩn hiệu chuẩn Sử dụng các dung dịch chuẩn gốc (3.8) để chuẩn bị các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn tương ứ ng, có nồng độ canxi, kali, natri 200 pg/ml, nồng độ phospho 100 pg/ml, nồng độ sắt 10 pg/ml và nồng độ đồn g, mangan, magie , kẽm 5 μg/ml (xem Bảng 1). Sử dụng axit percloric để chuẩn bị sao cho tất c ả các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn có nồng độ axit percloric 20 %, xấp xỉ nồng độ axit percloric có trong mẫu thử đã phân hủy và pha loãng. 4 . Thiết bị, dụng cụ Dụng cụ thủy tinh phải được ngâm qua đêm trong axit nitric 10 % (3.4) và rửa kỹ với nước. Sử dụng các thiết bị, dụng cụ thông thường của phòng thử nghiệm và cụ thể như sau: 4.1 . Máy đo phổ phát xạ plasma cảm ứng cao tần (ICP-ES) , kiểu 975 Plasma Atom Com 2) hoặc loại tương đương, có thể xác định tuần tự hoặc đồng thời Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P và Zn. B ơ m nhu đông Minipuls 2 3) hoặc tương đương được sử dụng để dẫn vào ống phun sương dòng chéo bằng thủy tinh. Các thông số vận hành khuyến cáo như sau: - thời gian làm nóng: 30 min; - thời gian tiếp xúc: 5 s; - chu kỳ t í ch hợp: 1 chu kỳ (2 lần tiếp xúc trực tiếp, 1 lần tiếp xúc gián tiếp); - công suất trực tiếp: 1,1 KW; - công suất phản xạ: < 5=""> - tốc độ hút mẫu: 0,8 ml/min; - độ sâu hút mẫu: 16 mm trên ống nạp (được tối ưu hóa đối với Mn); - bước sóng: xem Bảng 1. 4.2 . Bộ gia nhiệt , kiểm soát được nhiệt độ và lọc hơi axit, Labconno 60301 4) hoặc loại tương đương. 4.3 . Máy lắc cơ học. 4.4 . Bình Kjeldahl , dung t í ch 100 ml. 4.5 . Viên bi thủy tinh trợ sôi. 4.6 . B ể nước đá. 4.7 . B ì nh định mức , dung tích 50 ml, 1 lít. 4.8 . C â n phân tích , có thể cân chính xác đến 1 mg. 5 . Cách tiến hành 5.1 . Phân hủy mẫu Dùng máy lắc (4.3), lắc mạnh vật chứa mẫu để thu được mẫu đồng nhất. Chuyển 15,0 ml mẫu pha sẵn (10 0 ml nếu mẫu ở dạng đặc 1,5 g nếu mẫu ở dạng bột) vào b ì nh Kjeldahl (4.4). Thêm 30 ml hỗn hợp axit nitri c (3.3) và axit percloric (3.1) (HNO 3 ·HCIO 4 , t ỉ lệ thể tích 2:1) vào bình cùng với 3 hoặc 4 viên bi thủy tinh trợ sôi (4.5), để mẫu qua đêm. Thực hiện hai phép thử trắng thuốc thử theo cùng quy trình th ự c hiện với phần mẫu thử. Trước khi bắt đầu phân hủy mẫu, chuẩn b ị bể nước đá (4.6) thích hợp để là m nguội bình Kjeldahl. Đặt từng b ì nh Kjeldahl trên bộ gia nhiệt (4.2) ở nhiệt độ thấp để bắt đầu phân hủy. Mỗi Khi dung dịch trong bình Kjeldahl bắt đầu sôi, khói màu cam-đỏ của nitơ dioxit (N O 2 ) bốc lên. Tiếp tục gia nhiệt nhẹ cho đến khi axit nitric và nước bay ra hết và mẫu được giữ trong axit percloric, ở thời điểm này xuất hiện phản ứng s ủ i bong bóng giữa mẫu và axit percloric. Để bình trên bộ gia nhiệt nguội và th ỉ nh thoảng gia nhiệt để tiếp tục phân hủy. Điều quan trọng là ph ả n ứng giữa mẫu thử và axit percloric không đ ượ c quá nhanh, v ì sẽ xảy ra cháy. Nếu mẫu thử cháy, đặt ngay bình Kjeldahl vào bể nước đá (4.6) để dừng phân hủy. Thêm 1 ml axit nitric (3.3) và gia nhiệt nhẹ. Sau khi kết thúc phản ứng của phần mẫu thử với axit percloric (xác định qua việc ngừng phản ứng sủi b ọ t giữa mẫu thử và axit percloric), tăng nhiệt độ lên cao trong khoảng 2 min. Tránh đun mẫu thử đến kh ô v ì có thể gây nổ. Lấy b ì nh Kjeldahl ra khỏi bộ gia nhiệt và để nguội. Chuyển t ừ ng phần mẫu thử đã phân hủy vào b ì nh định mức dung tích 50 m l (4.7) và pha loãng bằng nước đến v ạ ch . Sau khi pha loãng, c ó thể xuất hiện một ít kết tủa (đặc biệt là với mẫu thử có hàm lượng mu ối cao). Kết t ủ a được hòa tan nếu lắc và được để qua đêm. Hàm lượng axit percloric trong phần mẫu thử khoảng 20 %. 5.2 . Hiệu chuẩn Hiệu chuẩn máy đo phổ phát xạ ICP (4.1), sử dụng các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn (3.9) theo B ả ng 1. Các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn này có thể được sử dụng làm các dung dịch chuẩn đơn l ẻ (nghĩa là một dung dịch chuẩn cho một nguyên tố) hoặc hỗn hợp dung dịch chuẩn chứa hai hoặc nhiều hơn hai nguyên tố. Các dung dịch chuẩn đơn lẻ hay hỗn hợp các dung dịch chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn ph ụ thuộc vào các yêu cầu của phần mềm máy t í nh của hệ thống ICP. Bảng 1 - Các thông số hoạt động đối với máy đo phổ phát xạ ICP Nguyên tố Bước sóng, nm Hiệu chính n ề n a Dung dịch chuẩn hiệu chuẩn (3.9), μg/m l Thấp Cao Ca 317 , 9 N 0 200 Cu 324,7 H 0 5 Fe 259,9 N 0 10 K 766,5 N 0 200 Mg 383,2 N 0 5 Mn 257,6 N 0 5 Na 589,0 N 0 200 P 214,9 N 0 100 Zn 213,8 H 0 5 a H n â ng cao; N: không hiệu chỉnh . 5.3 . Phép xác định Sau khi kết thúc hiệu chu ẩ n thiết bị (xem 5.2) th ì phân tích các mẫu thử, khuyến cáo sử dụng các thông số theo 4.1 và B ả ng 1, để có nồng độ từng nguyên tố trong mỗi dung dịch thử đã pha loãng, biểu thị theo microgam trên mililit. Cứ sau mười mẫu phân tích, cần kiểm tra hiệu chuẩn thiết bị bằng cách phân tích các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn . Nếu phân tích lại các dung dịch chuẩn hiệu chuẩn cho thấy thiết bị chệch ra ngoài dải hiệu chuẩn (> 3 % các giá trị gốc), th ì các thiết bị phải được hiệu chu ẩ n lại. 6 . Tính kết quả Tính hàm lượng các nguyên tố cần phân tích trong mẫu thử, X, biểu th ị bằng microgam trên mililit (đối với mẫu thử dạng lỏng hoặc dạng đặc) hoặc biểu thị bằng microgam trên gam ( đối với mẫu thử dạng bột), theo công thức sau: X = A x Trong đó: A là nồng độ của nguyên tố được xác định bằng ICP (xem 5.3), tính bằng microgam trên mililit (μg/mi); B là thể tích (đối với mẫu thử dạng lỏng hoặc dạng đặc) hoặc khối lượng (đối với mẫu thử dạng bột) của phần mẫu thử, tính bằng mililit (ml) hoặc gam (g); V l à thể tích của dung dịch thử đã pha loãng, tính bằng mililit (trong trường hợp này, V = 50 ml). 7 . Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải nêu rõ: a) mọi thông tin cần thiết để nhận biết đầy đủ về mẫu thử; b) phương pháp lấy m ẫ u đã sử dụng, nếu biết; c) phương pháp thử đã sử dụng , viện dẫn tiêu chuẩn này; d) kết quả thử nghiệm thu được; e) mọi điều kiện thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này hoặc tùy chọn, cùng với mọi t ì nh huống bất thường có thể ảnh hưởng đến kết quả. 1 G .F rede ri ck Smi t h Chemical Co. là ví dụ về nhà cung cấp sản phẩm trên thị trường. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng chúng. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương. 2) Jarrell-Ash Corp.. 27 Forge Pkwy, PO Box 9101, Franklin, MA 02038-9101, USA là v í dụ về nhà cung cấp sản phẩm trên thị trường. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng chúng. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương. 3) Gils o n Medical Electronics, PO Box 27, 3000 W Beltline Highway, Middleton, Wl 53562. USA là ví dụ về nhà cung cấp sản phẩm trên thị trường. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng chúng. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương. 4) Labconno 60301 của labconno, 8811 Prospect, Kansas City. MO 64132, USA l à v í dụ v ề sản ph ẩ m thương mạ i có bán tr ê n thị trường. Thông tin này đưa ra tạo thuận tiện cho người sử dụng tiêu chuẩn và không ấn định phải sử dụng chúng. Có thể sử dụng các sản phẩm tương tự nếu cho kết quả tương đương.