TCVN7945-2:2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7945-2:2008 An toàn bức xạ - Tủ cách ly - Phân loại theo độ kín Loại Mức rò rỉ, T f h -1 Ví dụ 1 *) £ 5 x 10 -4 Tủ cách ly có không kh í được kiểm soát dưới điều kiện khí trơ 2 *) < 2,5 x 10 - 3 Tủ cách ly có không khí đ ượ c kiểm soát dưới điều kiện khí trơ hoặc thường xuyên có không kh í nguy hiểm 3 < 10 - 2 Tủ cách ly thường xuyên có không khí nguy hiểm 4 < 10 - 1 T ủ cách ly có không khí có thể là không khí nguy hiểm *) Đối với một ứng dụng cụ thể của tủ loại 1 và 2, việc phân loại sẽ do nhà thiết kế, ng ườ i sử dụng và các cơ quan cấp phép quyết định. Thông thường, loại 1 sẽ được áp dụng vì những lý do kỹ thuật khi c ầ n khí có độ tinh khiết cao. Các tủ cách ly có mức rò rỉ cao hơn tủ loại 4 thì không thuộc phạm vi tiêu chuẩn này. 5. Phương pháp kiểm tra rò rỉ đối với tủ cách ly Có ba phương pháp kiểm tra độ rò rỉ đối với các tủ cách ly: a) phương pháp oxy (xem 5.1); b) phương pháp thay đổi áp suất (xem 5.2); c) phương pháp áp suất không đổi (xem 5.3). Ngoại trừ những tủ có các quy định đặc biệt (như kích thước lớn, hình dáng phức tạp hay có lắp đặt thiết bị), phương pháp kiểm tra độ rò rỉ được xác định theo mức độ rò rỉ như sau: a) loại 1: sử dụng phương pháp oxy (5.1); b) l oại 2 và loại 3: sử dụng phương pháp oxy khác (5.1) hoặc phương pháp thay đổi áp suất (5.2) và phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan, các quy định của địa phương và có tính khả thi; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi kiểm tra rò rỉ, nên tiến hành ở điều kiện nghiêm ngặt hơn (với ch ê nh lệch áp suất lớn hơn 4 lần so với điều kiện làm việc b ì nh thường). Nếu chưa có các hệ thống hàn kín thì có thể ti ế n hành kiểm tra tr ê n những vật thể giả (ví dụ như bao che, túi, v . v. ). Nếu tủ cách ly được chế tạo từ thép cacbon có sơn phủ thì việc kiểm tra phải được tiến hành cả trước và sau khi sơn. Nếu tủ cách ly bị nhiễm xạ thì cần phải đặc biệt chú ý để tránh những khó khăn v ề phóng xạ. S ử dụng các phin lọc HEPA có thể tránh lan rộng nhiễm xạ. 5.1. Phương pháp oxy ( xem [1]) 5.1.1. Nguy ê n tắc Phương pháp này ch ỉ có thể được tiến hành nếu tủ cách ly được duy trì ở áp suất âm. Phương pháp này bao g ồ m việc đo sự tăng hàm lượng oxy theo thời gian trong tủ cách ly đ ã được đưa khí trơ vào. Mục đích của việc đưa khí trơ vào là nhằm giảm nồng độ oxy xuống đến mức tương đương với mức rò rỉ được đo. Chênh lệch v ề n ồ ng độ oxy trong tủ cách ly giữa lúc kết thúc và lúc bắt đầu kiểm tra được tính theo giờ sẽ cho t ố c độ rò r ỉ T f của tủ cách ly: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong đó: O 2f là nồng độ oxy cuối cùng tính theo thể tích, đơn vị là thể tích trên một triệu (vpm); O 2i là nồng độ oxy ban đầu tính theo thể tích, đơn vị là thể tích trên một triệu (vpm); t là khoảng thời gian thực hiện việc kiểm tra, tính bằng min; 300 = 60 x 100/20 trong đó 60 là 60 min trong 1 h và 100/20 chỉ 20% oxy trong không kh í thông thường. 5.1.2. Thiết b ị (xem Hình 1) 5.1.2.1. Máy phân tích oxy , không nhạy đ ố i với hơi các dung môi và hơi hydrocacbon, có độ phân giải thích hợp cho việc đo độ rò rỉ ứng với các tủ loại 1, 2 và 3 hoặc thích hợp đối với tủ có mức rò rỉ theo giờ nhỏ hơn 10 -2 h -1 (giới hạn đo n ê n từ 0 vpm đến 1 000 vpm, xem tài liệu tham khảo [1], [2] và [3]). 5.1.2.2. Bơm tu ầ n hoàn được hàn k í n , kh ô ng nhạy với hydrocacbon và dung môi. 5.1.2.3. Thiết b ị đi ề u chỉnh áp suất , có khả năng duy trì áp suất tương đối trong giới hạn c ủ a tủ chứa với dung sai áp suất 100 Pa trong suốt quá trình thẩm định. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.1.2.5. Thiết b ị lọc , tránh ô nhiễm hệ thống đo. 5.1.3. Quy trình Đưa dòng khí trơ (nitơ hoặc argon có độ tinh khiết cao) đi qua tủ cách ly trong một thời gian. Li ê n tục theo dõi n ồ ng độ oxy. Nếu c ầ n, có thể sử dụng thiết bị trộn (v í dụ như quạt đặt bên trong tủ). Khi tốc độ giảm oxy và nồng độ oxy đủ nhỏ (vào khoảng 100 vpm) thì ngừng đưa khí trơ vào và tắt van thoát của tủ cách ly. Kh ở i động thiết bị điều chỉnh áp suất ở áp suất làm việc tương đối (tối thiểu là 250 Pa hoặc 1000 Pa trong trường hợp kiểm tra chấp nhận), trong khi vẫn giữ hệ thống lưu thông hoạt động trong hệ thống đo và tủ cách ly. Sau khi số đo của máy phân tích oxy ổn định, ghi lại nồng độ oxy ban đầu, O 2i , áp suất không khí, nhiệt độ và áp suất tương đối ở trong tủ cách ly. Sau thời gian t thích hợp để đo mức rò rỉ theo giờ (thường là 30 min), ghi lại nồng độ oxy cuối, O 2 f , áp suất không khí, nhiệt độ và áp suất tương đối trong tủ cách ly. 5.1.4. Đặc tính của phương pháp Phương pháp này đặc biệt thích hợp với tủ cách ly chứa khí trơ, và cũng thích hợp đối với việc đo mức rò r ỉ rất nhỏ. Phương pháp có ưu điểm là không quá nhạy với sự thay đổi về nhiệt độ và áp suất khí. Tuy nhiên, khí trong tủ cần được hòa trộn tốt, đặc biệt là trong trường hợp thể tích lớn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trong quá trình kiểm tra, phải tuân theo các điều kiện sau: a) sự ch ê nh lệch nhiệt độ bên trong phải nhỏ hơn 3 ° C; b) sự chênh lệch áp suất phải nhỏ hơn 1 000 Pa; c) sự ch ê nh lệch áp suất tương đối b ê n trong tủ cách ly phải nhỏ hơn 50 Pa. Nếu những đi ề u kiện này không được thỏa mãn thì phải lặp lại. Tuy nhiên trong phạm vi các giới hạn này thì không cần phải hiệu chỉnh. 5.1.6. Đánh giá và báo cáo v iệ c ki ể m tra Báo cáo về việc kiểm tra phải có những nội dung sau: a) viện dẫn ti ê u chuẩn này; b) mức rò rỉ theo giờ đo được; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - thể tích của các thiết bị được lắp đặt trong tủ cách ly; - các điều kiện cân bằng của hệ thống vào thời điểm đo (nhiệt độ bên trong và bên ngoài, áp suất b ê n trong, áp suất khí quyển, mức rò rỉ); - khoảng thời gian đo; - các đơn vị sử dụng. d) các kết quả đo được; e) tất cả các chi tiết vận hành khác không nêu trong tiêu chuẩn này, và tất cả các sự cố có thể ảnh h ưở ng đến kết quả. Ví dụ v ề báo cáo kiểm tra nghiệm thu theo phương pháp oxy được đưa ra trong Phụ lục A. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 SSC Cặp tự bịt kín R 1 Bình chứa khí trơ để đưa vào tủ cách ly R 2 Bình chứa khí trơ để đưa vào hệ đo RP Thiết bị điều áp V 1 , V 2 , V 3 , V 4 , V 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C Bơm tuần hoàn O 2 Máy phân tích oxy EO 2 Hệ thống hiệu chuẩn oxy P 1 Đồng hồ đo chênh lệch áp suất P 2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 T 1 , T 2 Nhiệt kế Hình 1 - Sơ đ ồ h ệ thống đo theo phương pháp oxy 5.2 . Phương pháp thay đổi áp suất (xem các tài liệu tham khảo [4] và [5]). 5.2.1. Nguyên tắc Phương pháp dựa vào việc đo tốc độ tăng áp suất theo thời gian sau khi cô lập tủ cách ly tại áp suất âm. Nếu tủ cách ly có áp suất dương thì cũng có thể sử dụng phương pháp tương đương. Các yêu c ầ u liên quan đến độ kín đã được nêu trong Điều 4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.2.1. Nhiệt kế , có độ chính xác lớn hơn 0,1 ° C , dùng để đo nhiệt độ bên trong tủ cách ly. 5.2.2.2. Nhiệt kế , có độ chính xác đến 0,1 ° C , dùng để đo nhiệt độ phòng. 5.2.2.3. Khí áp kế , với độ chính xác 10 Pa (ví dụ khí áp kế thủy ngân có thang chia phụ). 5.2.2.4. Đ ồ ng h ồ đo ch ê nh lệch áp suất , với mỗi thang chia là 10 Pa (ví dụ áp k ế ống nghiêng, trong chứa chất lỏng). 5.2.3. Quy trình Nhiệt độ và áp suất trong phòng phải được đo trong khi kiểm tra bằng nhiệt kế và áp k ế đặt gần tủ cách ly. Cần treo nhiệt kế bên trong tủ cách ly ở giữa tủ trước khi bịt kín các lối m ở . Trước khi bắt đầu kiểm tra, cần đ ặ t nhiệt độ và áp suất trong tủ cũng như trong phòng ổn định. Tạo áp suất âm cho tủ ở giá trị cần thiết (nhỏ hơn áp suất xung quanh 1 000 Pa đối với kiểm tra nghiệm thu, và 250 Pa đ ố i với kiểm tra sử dụng vận hành), rồi đóng van hút. Khi áp suất và nhiệt độ đã ổn định, đóng các van để cô lập tủ cách ly, đo nhiệt độ và áp suất âm b ê n trong tủ 15 min một lần trong vòng 1 h, đ ồ ng thời đo áp suất môi trường xung quanh. Kết quả đo đầu tiên và cuối cùng được dùng để đ á nh gi á ; các kết quả ở giữa được dùng để kiểm soát các đi ề u kiện kiểm tra. 5.2.4. Đặc t í nh của phương pháp Phương pháp này đ ơ n giản và chỉ cần những thiết bị kiểm tra s ẵ n có đang được dùng rộng rãi. Vì vậy, phương pháp được sử dụng rộng rãi. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phương pháp này cũng nhạy đối với thay đổi áp suất môi trường xung quanh là yếu tố có thể làm biến dạng các mặt của tủ. Không nên sử dụng phương pháp này để đo các mức rò rỉ rất thấp. 5.2.5. Khoảng có giá trị Trong quá trình kiểm tra (khoảng 1 h), phải tuân theo các điều kiện sau: a) chênh lệch áp suất b ê n trong tủ phải nhỏ hơn 30% giá trị ban đầu; b) chênh lệch nhiệt độ bên trong phải nhỏ hơn ± 0,3 °C; c) chênh lệch áp suất không khí phải nhỏ hơn 100 Pa; d) nếu có thể, chênh lệch nhiệt độ trong phòng kiểm tra phải nhỏ hơn 1 ° C . Nếu các điều kiện này không đạt được thì phải tiến hành kiểm tra lại ho ặ c dùng phương pháp khác. CHÚ THÍCH 1 Ảnh h ưở ng c ủ a nhiệt độ và áp suất có thể đ ượ c tóm lược như sau: thay đổi 1° C của nhiệt độ b ê n trong tương ứng với thay đổi áp suất bên trong 350 Pa. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Báo cáo thử nghi ệ m phải g ồ m cả số đo nhiệt độ và áp suất tại những thời điểm cụ thể. Các giá trị đo được, mức rò rỉ tính được, và việc đánh giá đều phải được đưa vào báo cáo kiểm tra như trình bày trong Phụ lục B, C ho ặ c D. Mức rò rỉ, T f . như định nghĩa trong 3.2, và bằng: Trong đó: t là thời gian kiểm tra, tính bằng min; p 1 là áp suất tuyệt đ ố i (bằng áp suất môi trường trừ áp suất chân không) đo được tại thời điểm đầu, đơn vị Pascal; p n là áp suất tuyệt đối đo được tại thời điểm cuối, đơn vị Pascal. T 1 là nhiệt độ đo được tại thời điểm đầu, đơn v ị kelvin; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 60 ch ỉ 60 min trong 1 h. T: Nhiệt kế P 1 : Khí áp kế thủy ngân hoặc kh í á p kế hộp P 2 : Áp kế chính xác hay áp kế điện tử Hình 2 - Sơ đ ồ h ệ đo bằng ph ươ ng pháp thay đổi áp suất CHÚ TH Í CH 2 Quy đổi nhiệt độ từ độ C sang độ K: T(K) = T( q + 273) ( q đo bằng Celsius). VÍ DỤ một t ủ cách ly loại 2 thỏa mãn những yêu c ầ u về độ kín nếu mức rò rỉ T f < 2,5 x 10 - 3 trong 1 h ở mức áp suất âm ban đầu là 1 000 Pa. Điều này tương đương việc tăng áp suất 250 Pa trong 1 h. Nên sử dụng phương pháp đ ồ họa trong Phụ lục C để đơn giản việc đánh giá. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Khi sử dụng phương pháp trong Phụ lục D, các ph é p kiểm tra áp suất âm phải được thực hiện theo đúng cách đã nêu. Nếu dùng cho các phép kiểm tra áp suất dương thì phải có những thay đổi thích hợp. 5.3. Phương pháp áp suất ổn đ ị nh (Xem các tài liệu tham khảo [6] và [7]) 5.3.1 Nguy ê n tắc Mức rò rỉ được đánh giá bằng cách đo lưu lượng của hệ thống hút để duy tr ì được áp suất âm của tủ cách ly ở mức không đổi. Lấy giá trị lưu lượng này chia cho thể tích của tủ thì nhận được mức rò rỉ tính theo giờ ở một áp suất âm nhất định như đã được định nghĩa ở 3.2. Nếu sử dụng tủ cách ly ở áp suất dương th ì có thể sử dụng phương pháp tương đương, bằng cách đo lưu lượng ở hệ thống vào. 5.3.2. Thiết bị (xem Hình 3) Nên sử dụng hệ thống hút thông thường khi tiến hành kiểm tra, nếu việc đưa máy đo dung tích không gây nhiều khó khăn. Nếu có khó khăn thì việc lắp đặt phải được kiểm tra theo các quy định của địa phương. 5.3.2.1. Máy đo dung tích (đối với tủ cách ly loại 3) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.3.2.3. Máy đ o áp suất 5.3.2.4. Nhiệt kế 5.3.2.5. Van đi ề u chỉnh 5.3.2.6. Hệ thống phân tách (hay đ ầ u vào) 5.3.3. Quy trình Việc đo tổng lưu lượng khí phân tách (hay lưu lượng khí vào) được tiến hành tại các giá trị áp suất và nhiệt độ thực trong hoạt động bình thường của tủ cách ly. Nếu các giá trị áp suất và nhiệt độ này biến thiên giữa hai giới hạn th ì phải tiến hành việc kiểm tra với một tập hợp các giá trị dẫn đến mức rò rỉ cao nhất. Trong quá trình đo, giá trị nhỏ nhất của độ chênh lệch áp suất giữa tủ và không khí được đặt ở mức 250 Pa đối với kiểm tra khi vận hành bình thường, hoặc 1 000 Pa đối với kiểm tra nghiệm thu (xem Điều 4). Thiết b ị được đặt trong các điều kiện vận hành bình thường. Khi áp suất và nhiệt độ bên trong tủ đã ổn định thì đóng van vào và tất cả các chỗ m ở kh á c, điều ch ỉ nh lưu lượng phân tách để duy trì áp suất âm ở giá trị xác định. Lưu lượng phân tách này chia cho thể tích tủ thì tương ứng với mức rò rỉ tính theo giờ tại một áp suất âm xác định. Khi tiến hành kiểm tr a ở áp suất dương, quy trình cũng tương tự như vậy. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phương pháp này đơn giản và đặc biệt thích hợp với việc đo mức rò r ỉ cao hoặc mức rò rỉ của tủ cách ly lớn. Đây không phải là một phương pháp nhạy và cần có một thiết bị để có thể đo được thay đổi lưu lượng rất nhỏ. 5.3.5 Khoảng có giá tr ị Chỉ nên tiến hành đo dưới 10 min để tránh tác động của thay đổi về áp suất không khí trong phòng kiểm tra, hoặc thay đổi nhiệt độ bên trong tủ cách ly. 5.3.6 Đánh giá v à báo cáo thử nghiệm Báo cáo kiểm tra phải có các nội dung sau: a) viện dẫn tiêu chuẩn này; b) mức rò rỉ theo giờ đo được; c) các điều kiện tiến hành đo, bao gồm: - thể tích của thiết bị được lắp đặt trong tủ cách ly; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - thời gian đo; - các thiết bị sử dụng . d ) kết quả đo được; e) tất c ả các chi tiết vận hành không nêu trong tiêu chuẩn này và tất cả những sự cố có thể ảnh hưởng đến kết quả. Phụ lục E đưa ra, ví dụ về báo cáo kiểm tra nghiệm thu theo phương pháp áp suất ổn định. T: Nhiệt kế P : Áp kế F: Máy đo dung tích (loại 3) hay thiết bị đo lưu lượng (loại 4) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 3 - Sơ đ ồ h ệ thống đo sử dụng phương pháp áp suất ổn đ ị nh (tủ cách ly ở áp suất â m) PHỤ LỤC A (tham khảo) Ví dụ về báo cáo kiểm tra nghiệm thu tủ cách ly sử dụng phương pháp oxy (5.1) 1 Thông t i n chung Người làm đơn: ……………………………… Địa điểm kiểm tra: ………………………….. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 S ố hiệu thiết bị: …………………………… Ngày kiểm tra: ……………………………… 2 Thiết bị được kiểm tra Loại tủ cách ly: ……………………………… Vật liệu: ……………………………………… Nhà sản xuất: ……………………………… Người sử dụng: ……………………………… S ố đăng ký: ………………………………. Mã hiệu: …………………………………… ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Địa điểm: …………………………………. Ngày đưa vào sử dụng: ……………………. Thể tích tủ cách ly: 1,4 m 3 Thể tích của thiết bị được lắp đặt: 0,03 m 3 Tổng thể tích kiểm tra kể cả các thể tích ghép thêm (ví dụ như các thiết bị lọc, ống dẫn,...): 1,405 m 3 Thiết bị của tủ trong quá trình kiểm tra: a) Thiết bị được lắp đặt ……………………….. b) Thiết bị được kết nối ………………………. 3. Các đi ề u kiện vận hành ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ban đầu: 20,7 ° C cuối: 20,8 ° C Nhiệt độ môi trường: ban đầu: 20,9 ° C cuối: 20,8 ° C Áp suất không khí: ban đầu: 101 000 Pa cuối: 101 000 Pa Áp suất âm trong tủ: p = 1 000 Pa Thời gian kiểm soát: t = 120 min 4. Kết quả N ồ ng độ oxy ban đ ầ u: O 2i = 100 vpm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mức rò rỉ trong một giờ trong không khí: 5. Đánh giá Độ kín của tủ cá ch ly đạt được mức rò rỉ của tủ cách ly loại 1 theo tiêu chuẩn này. PHỤ LỤC B (tham khảo) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 Thông tin chung Tủ cách ly số: ………………………….. Người kiểm tra: ……………………….. Loại thiết kế: ……………………….. Thiết bị sử dụng: ……………………….. Nhà sản xuất ……………………….. Địa điểm: ……………………….. Ngày Thời gian Nhi ệ t độ K Áp suất không khí Pa Áp suất âm Pa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 h 00 T 1 = 293.0 101 000 1 000 p 1 = 100 000 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 11 h 00 T n = 292.9 101 020 950 p n = 100 070 Thời gian kiểm tra t = 60 min ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ΔT = -0,1 Chênh lệch áp suất Δ p = + 70 Kết quả = 1,04 x 10 -3 h -1 3 . Đánh giá ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC C (tham khảo) Ví dụ về báo cáo kiểm tra nghiệm thu tủ cách ly sử dụng phương pháp thay đổi áp suất (5.2) - Nomogram dùng để xác định trên đồ thị VÍ DỤ P 1 = 100 000 Pa, P n = 100 070 Pa, Δ p = + 70 Pa T 1 = 293,0 K; T n = 292,9 K; Δ T = - 0,1 K t = 60 min ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đánh giá Độ kín của tủ đạt được mức rò rỉ của tủ cách ly loại 2 theo tiêu chuẩn này. Ngày tháng năm Chữ ký và dấu của nơi kiểm tra PHỤ LỤC D (tham khảo) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 Thông tin chung Chứng nhận kiểm tra số: …………………….. Địa điểm kiểm tra: …………………… Ngày kiểm tra: …………………………….. Điều kiện (không/ có sơn phủ): ……….. Thông tin tủ cách ly: ……………………. Nhà sản xuất: ……………… 2 Biểu đồ số liệu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ kín của tủ đạt được mức rò rỉ của tủ cách ly loại 2 theo tiêu chuẩn này. Ngày tháng năm Chữ ký và dấu của nơi kiểm tra PHỤ LỤC E (tham khảo) Ví dụ về báo cáo kiểm tra nghiệm thu tủ cách ly sử dụng phương pháp áp suất ổn định (5.3) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Người thực hiện : …………………….. Địa điểm: ………………………….………. Ngày kiểm soát : …………………………….. Thiết bị sử dụng : ……………………………. Người kiểm tra : ……………………. Nhà sản xuất: ……………………………… 2 Các đặc tính của tủ cách l y c ầ n được kiểm soát Loại tủ cách ly: ý bêtông có sơn phủ ¨ b ê tông ghép với thép kh ô ng gỉ ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Thể tích tủ cách ly: V = 3 200 m 3 Thể tích thiết bị lắp đặt: v = 100 m 3 Hệ thống thông gió kèm theo: ý có ¨ không 3. Các điều kiện vận hành Nhiệt độ bên trong tủ chứa: Áp suất âm của tủ: ban đầu: 22,3 ° C kết thúc: 22,3 ° C ban đầu: 250 Pa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhiệt độ phòng kiểm tra: Thời gian điều khiển: 10 min ban đầu: 22 , 5 ° C kết thúc: 22,5 ° C Lưu lượng cần thiết để duy trì mức áp suất âm trong tủ chứa: Áp suất không khí: ban đầu: 101 500 Pa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Q = 24 m 3 /h 4 Kết quả Mức rò rỉ tính theo giờ: 5 Đánh giá Độ kín của tủ đạt được mức rò rỉ của tủ cách ly theo TCVN 7945 (ISO 10648). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phụ lục F (tham khảo) Thư mục tài liệu tham khảo [1] NF M 62-210, Tủ cách ly - Phương pháp kiểm soát mức độ rò rỉ trong một giờ. Tủ cách ly Loại 1 và 2 - Phương pháp đo độ tăng nồng độ oxy, AFNOR, 1984. [2] NF X 20-378, Phân tích khí - Phân tích oxy: Phương pháp điện hóa với chất điện phân rắn, AFNOR, 1979. [3] NF X 20-379, Phân tích khí - Phân tích oxy: Các phương pháp điện hóa với chất điện phân lỏng hoặc gel. [4] Các phép kiểm tra đối với các tủ có áp suất làm việc thấp, Quy tắc thực hành về năng lượng nguyên tử, AECP (R) 5, 1984. [5] DIN 25142 Teil 2, Laboreinrichtungen - Handschuhkọsten - Dichtheitsprỹ f ung, DIN, 1988. [6] NF M 62-211, Tủ cách ly - Phương pháp kiểm soát mức rò r ỉ tủ cách ly Loại 3, ANFOR, 1984. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 [8] Tủ cách ly - Thông gió, lọc, Tập hợp PMDS (Bảo vệ - Điều khiển - Phát hiện - An toàn), Tập IV/1, CEA 1) , 1988