TCVN7699-2-13:2007

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-13:2007 (IEC 60068-2-13:1983) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-13: Các thử nghiệm - Thử nghiệm M: Áp suất không khí thấp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7699-2-13:2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PH Ầ N 2-13: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM M: ÁP SU Ấ T KHÔNG KHÍ TH Ấ P Basic environmental testing procedures – Part 2-13: Tests - Test M: Low air pressure 1. Giới thiệu 1.1. Qui định chung Tiêu chuẩn này qui định cho các thử nghiệm áp suất không khí thấp tại nhiệ t độ phòng. Thử nghiệm này nhằm xác định khả năng bảo quản, vận chuyển hoặc sử dụng linh kiện, thiết bị hoặc các s ả n phẩm khác trong đi ề u ki ện áp suất kh ô ng khí thấp. CHÚ THÍCH : Sả n phẩm c ầ n đượ c bảo quản , vận chuyển hoặc sử dụng trong đ iều kiện mô ph ỏ ng s ự kết hợp nhiệt độ cao hoặc nhiệt độ thấp v à áp suất không khí giảm thấp, nếu sự kết h ợ p này là quan trọng đ ố i với ứng su ấ t đặt lên sản phẩm ho ặ c đối với việc h ỏ ng cơ c ấ u truyền động, th ì được thử nghiệm theo: - TCVN 7699-2-40 (IEC 60068-2-40), Các thử nghi ệ m - Thử nghiệm Z/AM: Thử nghiệm lạnh/áp suất không khí thấp thích hợp; v à - IEC 60068-2-41, Các thử nghiệm - Thử nghiệm Z/BM: Thử nghiệm nóng kh ô /áp suất không kh í thấp thích h ợ p. 1.2. T à i liệu viện dẫn TCVN 7699-1 ( IEC 60068-1), Thử nghiệm m ô i trường – Ph ầ n 1: Yêu cầu chung và hướng dẫn 2. Mô tả chung M ẫ u được đưa vào tủ thử, sau đó giảm áp suất không khí trong tủ xuống giá trị thích hợp qui định t rong q u i định kỹ thuật liên quan. Đi ề u kiện này được duy trì khoảng trong thời gian qui định. 3. M ô tả thi ế t bị thử nghiệm Tủ thử nghiệm phải có khả năng duy tr ì các đi ề u kiện áp suất không khí cho trong điều 4. Cần cẩn thận để tránh làm nhiễm bẩn không kh í do c á c thiết bị và cơ cấu thụ động và do đưa không khí vào khi áp suất đư ợ c phục hồi v ề áp suất b ì nh thường. Khi thử nghiệm mẫu có toả nhiệt, qui định kỹ thuật liên quan có t hể nêu các yêu c ầ u á p dụng cho tủ thử theo thử nghiệm Z/BM. 4. Mức khắc nghiệt Mức khắc nghiệt, được t hể hiện bằng áp suất không khí và thời gian ph ơ i nhiễm, phải được nêu trong qui định kỹ thuật liên quan. Các giá trị này có thể được chọn từ các giá trị cho trong 4.1 và 4.2. 4.1. Áp suất không khí Phải c ó khả n ă ng duy tr ì được các áp suất dưới đây trong tủ thử với dung sai ± 5 % hoặc ± 0 , 1 kPa , chọn giá trị lớn hơn . Dung sai ở mức khắc nghiệt 84 kPa phải là ± 2 kPa. Áp suất không khí Đ ộ cao so với mực nước biển ( lấy từ ti ê u chuẩn ISO 2533) m kPa mbar 1 10 31 200 2 20 26 60 0 4 40 22 100 8 80 17 600 15 150 13 600 25 250 10 400 40 400 7 200 55 550 4 850 70 700 3 000 84 840 Chú thích 2 CH Ú TH Í CH 1: Những độ cao so với m ự c nước biển đến 1 000 m nằm trong dải á p suất không khí tiêu chuẩn từ 86 kPa đến 106 kPa. CH Ú TH Í CH 2 : Ch ỉ áp dụng khi có yêu c ầ u thử nghiệm mẫu ở gi ớ i hạn áp suất không kh í thấp h ơ n điều kiện khí quyển tiêu chuẩn dùng cho thử nghi ệ m. 4.2 . Th ờ i gian phơi nhiễm Qui định kỹ thuật li ê n quan cần chọn một trong các khoảng th ờ i gian d ướ i đ ây: - 5 min - 30 min - 2 h - 4 h - 16 h 5. Ổn định trước Yêu c ầ u kỹ thuật liên quan có thể có yêu c ầ u ổn định trước. 6. Phép đo ban đ ầ u M ẫ u phải được kiểm t ra bằng mắt và kiểm tra v ề điện và cơ kh i có y ê u cầu trong qui định kỹ thuật liên quan. 7. Chịu thử 7.1. Nh i ệt độ của tủ thử phải nằm trong dải nhiệt độ qui định theo đi ề u kiện kh í quyển tiêu chuẩn dùng cho t hử nghiệm. Đối với các thử nghi ệ m m à mẫu không làm việc, phải đưa mẫu vào tủ thử trong tình trạng không bao gói, t ắ t ngu ồ n và “sẵn sàng để sử d ụ ng", ở tư thế bình thường hoặc theo qui định. 7.2. Sau đó, giảm áp suất trong t ủ về giá trị thích hợp với mức khắc nghiệt. Qui định kỹ thuật liên quan c ó thể giới hạn tốc độ thay đổi áp suất ở giá trị kh ô ng vượt quá 10 kPa/min khi c ầ n. 7.3. Khi có yêu cầu thử nghiệm mẫu ở trạng t hái làm việc th ì mẫu phải được đóng điện hoặc được mang tải điện. Phải kiểm t ra để chắc chắn rằng mẫu có khả n ă ng thực hiện chức năng theo qui định kỹ thuật li ên quan. Mẫu có thể được giữ trong các đi ề u kiện làm viêc trong khoảng th ờ i gian qui định hoặc được cắt điện như qui định trong qui định kỹ thuật liên quan. Nếu có y ê u cầu trong qui định kỹ thuật liên quan th ì phải thực hiện các phép đo trung gian. Đối với các m ẫu có toả nhiệt, qui định kỹ thuật liên quan có thể yêu cầu mẫu được đóng điện trong thời gian đ ủ để mẫu đạt ổn định nhiệt trước hoặc sau khi giảm áp suất và t hực hiện các phép đo và/ho ặ c thử nghiệm chức năng. 7.4. Phải duy tr ì áp suất không khí trong khoảng thời gian qui định. 7.5. Phải phục h ồ i áp suất không kh í v ề điều kiện b ì nh thường. Nếu có yêu cầ u trong qui định kỹ thuật liên quan thì tốc đ ộ thay đổi á p suất không khí kh ô ng được vượt qu á 10 kPa/mi n 8. Phục hồi Nếu kh ô ng có qui định nào khác trong qu i định kỹ thuật liên quan, mẫu phải được giữ trong các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn dùng cho thử nghiệm trong khoảng th ờ i gian không ít h ơ n 1 h và không nhi ề u hơn 2 h. 9. Phép đo kết th ú c M ẫ u phải được kiểm tra bằng mắt và k iể m tra về điện và cơ như yêu cầu trong qui định kỹ t huật liên quan. 10. Thông tin cần nêu trong qui định kỹ thuật liên quan Khi thử nghiệm áp suất không khí giảm thấp được nêu trong qui định kỹ thuật liên quan thì phải n ê u các nội dung dưới đây: Điều a) Ổn định trước 5 b) Phép đo ban đầu 6 c) Tình trạng của mẫu khi ổn định 7.3 d) Mức khắc nghiệt: áp suất và thời gian phơi nhiễm 4 e) Giới hạn cần áp dụng cho tốc độ thay đổi áp suất 7.2 và/hoặc 7.5 f) Các lần kiểm tra, độ ổn định nhiệt độ, các phép đo và/hoặc mang tải điện trong giai đoạn chịu thử 7.1 hoặc 7.3 g) Phục hồi 8 h) Phép đo kết thúc. 9