40/2013/TT-BTNMT

Thông tư 40/2013/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 40/2013/TT-BTNMT Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn ngày 02 tháng 12 năm 1994; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2013. Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Hồng Hà ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ - THUẬT CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 10 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn quy định mức hao phí cần thiết về lao động, thiết bị, dụng cụ, vật liệu để hoàn thành kiểm định, hiệu chuẩn 01 phương tiện đo (hoặc một đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn) bao gồm: các phương tiện đo nhiệt độ; các phương tiện đo độ ẩm; các phương tiện đo áp suất không khí; các phương tiện đo gió; các phương tiện đo vận tốc dòng chảy; các phương tiện đo lượng mưa; các phương tiện đo mực nước; các phương tiện đo bức xạ; các phương tiện đo khác. Điều 2. Đối tượng áp dụng Định mức này được áp dụng để lập, giao kế hoạch và tính đơn giá sản phẩm phục vụ lập dự toán, quyết toán các công trình, dự án liên quan đến việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn của các cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng phương tiện đo khí tượng thủy văn. Điều 3. Thành phần của định mức 1. Định mức lao động Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 1 phương tiện đo (1 đơn vị phương tiện đo khí tượng thủy văn). Nội dung của định mức lao động gồm: a) Nội dung công việc: các thao tác cơ bản, thao tác chính để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo (phương tiện đo); b) Định biên: số lượng lao động và cấp bậc lao động cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; c) Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc, đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/đơn vị sản phẩm. Một ngày làm việc (công) tính là 8 giờ. 2. Định mức sử dụng thiết bị Quy định thời gian (số ca) hoạt động của thiết bị để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); thời hạn (niên hạn) sử dụng thiết bị theo quy định Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán kinh phí. 3. Định mức sử dụng dụng cụ Quy định thời gian (số ca) hoạt động của dụng cụ để kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn (hoặc một đơn vị phương tiện đo); đơn vị tính thời hạn sử dụng dụng cụ là tháng. Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong Định mức sử dụng dụng cụ. 4. Định mức vật liệu Quy định số lượng vật liệu cần thiết để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn một phương tiện đo khí tượng thủy văn. Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong Định mức vật liệu. Điều 4. Giải thích từ ngữ Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư được hiểu như sau: 1. Phương tiện đo khí tượng thủy văn: là phương tiện đo để thực hiện phép đo các yếu tố khí tượng thủy văn. 2. Thiết bị tạo trường: là thiết bị tạo một môi trường đồng nhất, ổn định dùng làm môi trường để kiểm định, hiệu chuẩn. Điều 5. Quy định các chữ viết tắt Chữ viết tắt Nội dung viết tắt Định mức KT-KT Định mức kinh tế - kỹ thuật BHLĐ Bảo hộ lao động KTTV Khí tượng thủy văn PTĐ Phương tiện đo TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam KSC2 Kỹ sư chính bậc 2 KS2, KS3 Kỹ sư bậc 2, kỹ sư bậc 3 KTV4 Kỹ thuật viên bậc 4 ĐVT Đơn vị tính QTKĐ Quy trình kiểm định QTHC Quy trình hiệu chuẩn ĐLVN (Ký hiệu Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam) PTĐKTTV Phương tiện đo khí tượng thủy văn Phần 2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT Chương 1. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT ĐỘ MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 6. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ 1. Công tác chuẩn bị a) Tiếp nhận và bàn giao các PTĐ; b) Chuẩn bị các chuẩn, thiết bị kiểm định, dụng cụ, vật tư phục vụ công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ; c) Chuẩn bị tài liệu liên quan: quy trình kiểm định, sổ ghi biên bản kiểm định, biểu bảng ghi kết quả kiểm định, hiệu chuẩn; d) Chuẩn bị PTĐ để đưa vào kiểm định, hiệu chuẩn. 2. Kiểm định, hiệu chuẩn a) Kiểm tra bên ngoài Kiểm tra bên ngoài bao gồm: kiểm tra tính đầy đủ, đồng bộ của PTĐ, ký hiệu, nhãn hiệu, các ký hiệu biểu thị cấp chính xác, đơn vị đo, giá trị độ chia, các khuyết tật của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra bên ngoài được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ). b) Kiểm tra kỹ thuật Kiểm tra kỹ thuật bao gồm: kiểm tra sự hoạt động bình thường của PTĐ, của các bộ phận điều chỉnh, hiệu chỉnh PTĐ, kiểm tra các chi tiết lắp ráp (các nội dung chi tiết kiểm tra kỹ thuật được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ). c) Kiểm tra đo lường Kiểm tra đo lường là xác định các đặc trưng đo lường của PTĐ (các nội dung chi tiết kiểm tra đo lường được quy định trong quy trình kiểm định và quy trình hiệu chuẩn đối với từng loại PTĐ). 3. Xử lý chung Xử lý chung là việc xác định hình thức xử lý hoặc đánh giá chất lượng đối với PTĐ sau khi kiểm định, hiệu chuẩn, bao gồm: tính toán, đánh giá kết quả kiểm định, lập và cấp giấy chứng nhận kiểm định, thông báo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn. Lập báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, sao lưu trên đĩa CD, DVD (hoặc USB) và lưu Hồ sơ tại Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn (Cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn). Điều 7. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 8. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: công nhóm/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: công nhóm/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số; nhiệt ký: công nhóm/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: công nhóm/1 thiết bị. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,05 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,35 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,05 2.3 Kiểm tra đo lường 0,28 3 Xử lý chung 0,15 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ; (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng 1.1 Nhiệt kế loại thường 1,00 1.2 Nhiệt kế tối thấp 1,05 1.3 Nhiệt kế tối cao 1,25 1.4 Nhiệt ẩm biểu, nhiệt kế Assman, nhiệt kế đo nhiệt độ nước 2,00 2 Nhiệt kế hiện số 2.1 Nhiệt kế công tác 1,50 2.2 Nhiệt kế chuẩn 5,00 3 Nhiệt ký 3,00 4 Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) 10,00 5 Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) 10,50 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: ca/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: ca/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: ca/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: ca/1thiết bị. Điều 9. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ nhiệt độ TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,01 Điện năng kw 0,18 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn nhiệt độ dải đo (-10°C đến 90°C); độ chính xác gấp 3 lần độ chính xác của PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn bộ 01 0,15 0,21 Thiết bị tạo trường nhiệt độ cái 01 2,40 0,21 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,14 Điện năng kw 7,08 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,04 Máy vi tính cái 01 0,40 0,18 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,41 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 2.3 Kiểm tra đo lường 0,80 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau đối với PTĐ khác nhau. (3) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: ca/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: ca/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: ca/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: ca/1thiết bị. Điều 10. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,08 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,08 3 Bàn làm việc cái 01 96 0,08 4 Ghế tựa cái 02 96 0,08 5 Tủ tài liệu cái 01 96 0,04 6 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,04 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,01 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,01 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,08 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,18 12 Điện năng kw 0,32 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ. Điều 11. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Tủ đá (bảo quản đá) 500W cái 01 60 0,28 2 Máy bào đá 500W cái 01 60 0,05 3 Thiết bị kiểm soát môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) bộ 01 120 0,28 4 Áo BHLĐ cái 03 12 0,84 5 Dép đi trong phòng đôi 03 6 0,84 6 Túi bọc đá cái 01 12 0,03 7 Kính lúp độ phóng đại 5x cái 01 60 0,28 8 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,28 9 Kìm điện cái 01 60 0,03 10 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 11 Chổi lông cái 01 6 0,03 12 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 13 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,28 14 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,28 15 Tủ đựng nhiệt kế chuẩn cái 01 96 0,21 16 Giá đỡ nhiệt kế trong quá trình kiểm định cái 01 10 0,28 17 Can đựng cồn 20 lít cái 01 12 0,28 18 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 12 0,28 19 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,28 20 Bàn làm việc bộ 01 96 0,84 21 Ghế tựa bộ 02 96 0,84 22 Tủ đựng tài liệu cái 01 96 0,28 23 Giá đựng nhiệt kế khi chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong cái 01 12 0,28 24 Chậu nhựa cái 02 12 0,28 25 Khẩu trang cái 02 12 0,28 26 Găng tay đôi 02 6 0,28 27 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 28 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,06*0,10 29 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,14 30 Quạt trần 100W cái 01 36 0,14 31 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,84 32 Điện năng kw 1,36 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 3 Kiểm tra đo lường 0,80 (2) Mức cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ nhiệt độ tính theo hệ số quy định. Điều 12. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,24 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,24 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,12 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,12 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,24 6 Ghế tựa cái 02 96 0,24 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,04 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,04 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,24 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,18*0,01 11 Thẻ nhớ USB cái 01 36 0,03 12 Điện năng kw 0,40 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ nhiệt độ. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: - Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng: mức vật liệu/5 PTĐ; - Nhiệt kế tối cao: mức vật liệu/4 PTĐ; - Nhiệt kế hiện số, nhiệt ký: mức vật liệu/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường: mức vật liệu/1 thiết bị. Điều 13. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ Không sử dụng vật liệu. Điều 14. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ TT Vật liệu ĐVT Nhiệt kế thủy tinh chất lỏng các loại Nhiệt ký, nhiệt kế hiện số Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất lỏng) Thiết bị tạo trường nhiệt độ (loại chất khí) 1 Nước đá kg 5,00 - - - 2 Muối kg 0,01 - - - 3 Cồn 900 lít 0,25 0,50 20,00 - 4 Nước cất lít 5,00 - 20,00 - 5 Bút bi cái 0,01 0,01 0,010 0,01 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,01 0,10 1,00 1,00 7 Giấy trắng A4 ram 0,04*0,10 0,04*0,10 0,04*0,10 0,04*0,10 8 Mực in lazer hộp 0,08*0,01 0,08*0,01 0,08*0,01 0,08*0,01 9 Dầu máy lít - 0,01*0,10 - - 10 Xăng lít - 0,01 0,50 1,00 11 Bút lông cái - 0,01 - - 12 Giản đồ tờ - 2,00 - - 13 Mực ghi giản đồ lọ - 0,02*0,10 - - 14 Ngòi bút giản đồ cái - 2,00 - - 15 Kẹp giản đồ cái - 0,02 - - 16 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 17 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 18 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định: TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 3 Kiểm tra đo lường 0,80 Điều 15. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ nhiệt độ TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ nhiệt độ. Chương 2. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỘ ẨM MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 16. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm Theo quy định tại Điều 6 Điều 17. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 18. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: công nhóm/2 PTĐ; - Thiết bị tạo trường độ ẩm: công nhóm/1 thiết bị. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,09 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,77 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,07 2.3 Kiểm tra đo lường 0,67 3 Xử lý chung 0,20 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định: TT Loại PTĐ Hệ số 1 Ẩm kế hiện số 1,00 2 Ẩm ký tóc 2,00 3 Thiết bị tạo trường độ ẩm 10,00 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: ca/2 PTĐ; - Thiết bị tạo trường độ ẩm: ca/1thiết bị. Điều 19. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ độ ẩm TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,45 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn độ ẩm (chuẩn điểm sương) bộ 01 0,05 0,46 Thiết bị tạo trường độ ẩm (Tủ tạo ẩm) bộ 01 3,00 0,46 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,31 Điện năng kw 17,61 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,05 Máy vi tính bộ 01 0,4 0,24 Máy in lazer bộ 01 0,4 0,02 Điện năng kw 1,86 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,87 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm. (3) Mức từng loại PTĐ độ ẩm tính như Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định. Mục 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: ca/2 PTĐ; - Thiết bị tạo trường độ ẩm: ca/1 thiết bị. Điều 20. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,14 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,14 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,14 4 Găng tay đôi 02 3 0,14 5 Khẩu trang cái 02 1 0,14 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,04 7 Ghế tựa cái 02 96 0,14 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,14 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,07 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,02 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,14 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,04 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,04 15 Điện năng kw 0,58 * Mức công tác chuẩn bị kiểm định quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm; Điều 21. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Tủ sấy hạt ẩm 1,5kw cái 01 120 0,31 2 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 1,85 3 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 4 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,31 5 Quạt thông gió 40W cái 01 60 0,31 6 Áo BHLĐ cái 03 9 1,85 7 Dép đi trong phòng đôi 03 6 1,85 8 Kính lúp cái 01 60 1,85 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,85 10 Tuốc nơ vít các loại bộ 01 60 0,03 11 Kìm điện cái 01 60 0,03 13 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 14 Chổi lông cái 01 6 0,03 15 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 16 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,85 17 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,85 18 Tủ đựng chuẩn ẩm cái 01 96 1,85 19 Bàn làm việc cái 01 96 1,85 20 Ghế tựa cái 02 96 1,85 21 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 1,85 22 Bình đựng dầu cái 01 36 0,62 23 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,62 24 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,62 25 Phễu tôn đổ hạt ẩm cái 01 60 0,62 26 Bình thủy tinh 20 lít cái 01 60 0,62 27 Túi vải đựng hạt ẩm cái 01 24 0,62 28 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,62 29 Giá đựng ẩm kế chuẩn bị kiểm định và kiểm định xong cái 01 60 0,62 30 Điện năng kw 4,70 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 3 Kiểm tra đo lường 0,87 (2) Mức cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ độ ẩm tính theo hệ số quy định. Điều 22. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,32 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,32 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,16 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,16 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,32 6 Ghế tựa cái 02 96 0,32 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,05 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,05 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,32 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02*0,1 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,24 12 Thẻ nhớ USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,30 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ độ ẩm. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: - Ẩm kế, ẩm ký tóc: mức vật liệu/2 PTĐ; - Thiết bị tạo trường độ ẩm: mức vật liệu/1 thiết bị. Điều 23. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm Không sử dụng vật liệu. Điều 24. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm TT Vật liệu ĐVT Ẩm kế Ẩm ký Thiết bị tạo trường độ ẩm 1 Cồn lít 0,05 0,05 - 2 Dầu máy lít - 0,01 0,01 3 Xăng lít 0,05 0,05 0,10 4 Nước cất lít 0,25 0,25 0,50 5 Nước lít 5,00 5,00 5,00 6 Xà phòng kg 0,01 0,01 0,01 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 5,00 1,00 2,00 8 Bút lông cái 0,01 0,01 - 9 Bút bi cái 0,02 0,02 0,02 10 Băng dính cuộn 0,02 0,02 0,02 11 Kim kẹp giấy hộp 0,01 0,01 0,01 12 Hạt hút ẩm kg 0,50 0,50 0,50 13 Giản đồ tờ - 3,00 - 14 Mực ghi giản đồ lọ - 0,02*0,10 - 15 Ngòi bút giản đồ cái - 3,00 - 16 Kẹp giản đồ cái - 3,00 - 17 Sổ giao nhận máy quyển 0,001 0,001 0,001 18 Sổ ghi số liệu quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 19 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 Điều 25. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ độ ẩm TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ độ ẩm. Chương 3. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 26. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí Theo quy định tại Điều 6 Điều 27. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 28. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ áp suất không khí ĐVT: - PTĐ áp suất: công/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường áp suất: công/1 thiết bị đo. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,06 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,65 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,13 2.3 Kiểm tra đo lường 0,50 3 Xử lý chung 0,18 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ áp suất tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Áp kế hộp màng 1,00 2 Áp kế hiện số công tác 2,00 3 Áp ký 1,00 4 Áp kế hiện số chuẩn 4,00 5 Áp kế thủy ngân 6,00 6 Thiết bị tạo trường khí áp 8,00 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: - PTĐ áp suất: ca/1 PTĐ; - Thiết bị tạo trường áp suất: ca/1 thiết bị. Điều 29. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ áp suất TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,30 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn khí áp bộ 01 0,04 0,39 Thiết bị tạo trường áp suất cái 01 0,50 0,39 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,17 Điện năng kw 6,60 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,07 Máy vi tính cái 01 0,40 0,32 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,03 Điện năng kw 2,53 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,20 2.3 Kiểm tra đo lường 0,77 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất. (3) Mức cho từng loại PTĐ áp suất tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ áp suất tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: - PTĐ áp suất: ca/1 PTĐ. - Thiết bị tạo trường áp suất: ca/1 thiết bị. Điều 30. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,10 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,10 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,10 4 Găng tay đôi 02 3 0,10 5 Khẩu trang cái 02 1 0,10 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,10 7 Ghế tựa cái 02 96 0,10 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,05 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,05 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,10 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,10 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,10 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,32 15 Điện năng kw 0,48 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ áp suất. Điều 31. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Tủ bảo quản chuẩn 20w cái 01 60 0,52 2 Máy hút ẩm 1,5kw cái 01 60 0,05 3 Áo BHLĐ cái 03 9 1,56 4 Mũ bảo hộ mềm cái 03 12 1,56 5 Găng tay đôi 03 3 1,56 6 Khẩu trang cái 03 1 1,00 7 Kính lúp cái 01 60 0,03 8 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,03 9 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 10 Kìm điện cái 01 60 0,03 11 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 12 Chổi lông cái 01 6 0,03 13 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 14 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,56 15 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,56 16 Bộ lưu điện bộ 01 60 1,56 17 Tủ đựng chuẩn khí áp cái 01 96 1,56 18 Bàn làm việc cái 01 96 1,56 19 Ghế tựa cái 02 96 1,56 20 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 1,56 21 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm cái 01 120 1,56 23 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 24 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 25 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 26 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,17 27 Quạt trần 100W cái 01 36 0,17 28 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,56 29 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,32 30 Điện năng kw 3,24 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,20 3 Kiểm tra đo lường 0,77 (2) Mức cho từng loại PTĐ áp suất tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ áp suất tính theo hệ số quy định. Điều 32. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,43 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,43 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,14 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,14 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,43 6 Ghế tựa cái 02 96 0,43 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,07 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,07 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,43 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,03*0,1 11 Thẻ nhớ USB cái 01 60 0,03 12 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,32 13 Điện năng kw 0,40 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ áp suất. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: - PTĐ áp suất: mức vật liệu/1 PTĐ. - Thiết bị tạo trường áp suất: mức vật liệu/1thiết bị đo. Điều 33. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí Không sử dụng vật liệu. Điều 34. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất không khí TT Vật liệu ĐVT Áp kế hộp màng, áp kế hiện số Áp kế thủy ngân Kiểm định thiết bị tạo trường áp suất 1 Xăng lít 0,05 0,02 0,10 2 Dầu lít 0,01 0,01 0,01 3 Cồn 90 o lít 0,10 0,50 0,10 4 Dầu cho máy nén khí lít 0,02 - 0,02 5 Mỡ cao áp kg 0,02 - 0,02 6 Nước cất lít 0,50 0,50 0,50 7 Xà phòng kg 0,01 0,01 0,05 8 Nước lít 5,00 5,00 5,00 9 Khăn lau 30 * 30cm cái 1,00 1,00 5,00 10 Bút bi cái 0,02 0,02 0,02 11 Giản đồ cái 1,00 - - 12 Ngòi bút cái 1,00 - - 13 Mực ghi giản đồ lít 0,02*0,01 - - 14 Băng dính cuộn 0,02 0,02 0,02 15 Kim kẹp giấy hộp 0,01 0,02 0,02 16 Sổ ghi số liệu cuốn 0,02*0,10 0,02*0,10 0,02*0,10 17 Sổ giao nhận máy quyển 0,02*0,10 0,02*0,10 0,02*0,10 18 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 19 Thủy ngân kg - 0,05 - 20 Bảng tính khí áp quyển 0,01*0,10 0,1*0,10 0,01*0,10 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,14 3 Kiểm tra đo lường 0,81 Điều 35. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ áp suất TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ áp suất. Chương 4. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO GIÓ MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 36. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió Theo quy định tại Điều 6 Điều 37. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 38. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ gió ĐVT: công nhóm/1 PTĐ. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,13 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,40 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,06 2.3 Kiểm tra đo lường 0,31 3 Xử lý chung 0,18 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ gió. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ gió tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Các máy đo gió cầm tay các loại 1,00 2 Máy đo gió điện tự báo, chỉ thị kim 2,25 3 Các máy đo gió điện hiện số 2,50 4 Máy đo gió áp lực (Munro) 5,00 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ. Điều 39. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ gió TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Điện năng kw 0,64 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Thiết bị tạo trường vận tốc gió bộ 01 29,8 0,24 Chuẩn khí áp cái 01 0,02 0,24 Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn nhỏ (1 Torr-1mmHg) bộ 01 0,02 0,24 Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn lớn (10 Torr-10mmHg) bộ 01 0,02 0,24 Nhiệt kế hiện số (sen sơ và bộ hiển thị) bộ 01 0,03 0,24 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,16 Phần mềm điều khiển thiết bị ống động bản quyền 01 0,16 Phần mềm tính toán và xử lý số liệu bản quyền 01 0,16 Điện năng kw 63,22 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,05 Máy vi tính cái 01 0,40 0,22 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,68 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,08 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 2.3 Kiểm tra đo lường 0,77 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ gió. (3) Mức cho từng loại PTĐ gió tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ gió tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: ca/1 PTĐ. Điều 40. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,21 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,21 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,21 4 Găng tay đôi 02 3 0,21 5 Khẩu trang cái 02 1 0,21 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,21 7 Ghế tựa cái 02 96 0,21 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,21 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,21 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,05 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,22 15 Điện năng kw 0,83 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ gió. Điều 41. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Máy nén khí chuyên dùng 0,8kw cái 01 120 0,96 2 Thiết bị lưu giữ và xử lý số liệu 0,4kw cái 01 60 0,96 3 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,16 4 Đèn bàn 40W cái 01 36 0,16 5 Quạt trần 100W cái 01 36 0,96 6 Đèn neon 40W bộ 03 36 0,96 7 Máy hút bụi 1.5kw cái 01 60 0,01 8 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 9 Chuẩn vận tốc gió cái 01 60 0,32 10 Micromanomet cột nước bộ 01 60 0,32 11 Chuẩn hướng gió cái 01 60 0,32 12 Phần mềm kiểm định hướng gió bộ 01 60 0,96 13 Áo BHLĐ cái 03 9 0,96 14 Mũ bảo hộ mềm cái 03 12 0,96 15 Găng tay đôi 03 3 0,03 16 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 17 Kìm điện cái 01 60 0,03 18 Chổi lông cái 01 6 0,03 19 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,16 20 Các van cái 01 36 0,16 21 Ống dẫn khí ống 01 36 0,16 22 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,96 23 Bàn làm việc cái 01 96 0,96 24 Ghế tựa cái 02 96 0,96 25 Giá đỡ, gá lắp thiết bị cái 01 96 0,32 26 Bình đựng dầu cái 01 36 0,32 27 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,32 28 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,32 29 Điện năng kw 9,57 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định: TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,08 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 3 Kiểm tra đo lường 0,77 (2) Mức cho từng loại PTĐ gió tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ gió tính theo hệ số quy định. Điều 42. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,29 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,29 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,14 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,14 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,29 6 Ghế tựa cái 02 96 0,29 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,05 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,05 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,29 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02*0,01 11 Thẻ nhớ USB cái 01 36 0,03 12 Điện năng kw 0,24 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ gió. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. Điều 43. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió Không sử dụng vật liệu. Điều 44. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió TT Vật liệu ĐVT Các máy đo gió cầm tay các loại Máy đo gió điện tự báo Các máy đo gió điện hiện số Máy đo gió áp lực (Munro) 1 Xăng lít 0,10 0,10 0,10 0,25 2 Dầu lít 0,05 0,05 - 0,10 3 Cồn 90 o lít - 0,30 0,30 0,50 4 Dầu cho máy nén khí lít 0,05 0,05 0,05 - 5 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 1,00 1,00 5,00 6 Bút lông cái 0,01 - - - 7 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 8 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 0,05*0,10 9 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 0,01*0,10 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,08 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 3 Kiểm tra đo lường 0,77 Điều 45. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ gió. Chương 5. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO VẬN TỐC DÒNG CHẢY MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 46. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy Theo quy định tại Điều 6 Điều 47. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 48. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ vận tốc dòng chảy ĐVT: công nhóm/1 PTĐ TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,13 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,51 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,37 3 Xử lý chung 0,22 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Lưu tốc kế cánh quạt, tín hiệu chuông 1,00 2 Lưu tốc kế cánh quạt, hiện số 1,50 3 Lưu tốc kế hiện số 1,20 4 Lưu tốc kế cốc quay 1,20 5 Lưu tốc kế chuẩn 3,00 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 49. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ vận tốc dòng chảy TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Điện năng kw 0,64 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Xe kiểm định đồng bộ cái 01 22,00 0,31 Lưu tốc kế chuẩn cái 01 0,04 0,31 Máy tính điều khiển trên xe cái 01 0,40 0,26 Phần mềm điều khiển xe kiểm định bản quyền 01 0,26 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,21 Điện năng kw 61,33 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,06 Máy tính cái 01 0,40 0,26 Phần mềm tính toán và xử lý số liệu bản quyển 01 0,26 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,03 Điện năng kw 2,07 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,10 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,18 2.3 Kiểm tra đo lường 0,72 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy. (3) Mức cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 50. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,21 2 Dép đi trong phòng đôi 02 19 0,21 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,21 4 Găng tay đôi 02 3 0,21 5 Khẩu trang cái 02 1 0,21 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,21 7 Ghế tựa cái 02 96 0,21 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,10 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,21 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,05 14 Bộ lưu điện bộ 01 - 0,26 15 Điện năng kw 0,84 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy. Điều 51. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Quạt thông gió 100W cái 01 60 1,22 2 Đèn neon 40W bộ 15 36 1,22 3 Máy bơm nước 0,8kw cái 01 96 0,21 4 Máy bơm lọc nước 0,8kw cái 01 96 0,21 5 Tủ điện cái 01 60 0,41 6 Phần mềm điều khiển xe kiểm định bộ 01 60 1,22 7 Phần mềm tính toán và xử lý số liệu bộ 01 60 1,22 8 Áo BHLĐ cái 03 9 1,22 9 Mũ bảo hộ mềm cái 03 12 1,22 10 Găng tay đôi 03 3 1,22 11 Khẩu trang cái 03 1 1,22 12 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 13 Chổi lông cái 01 6 0,03 14 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,22 15 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,22 16 Bàn làm việc cái 01 60 1,22 17 Ghế tựa cái 02 60 1,22 18 Máy ổn áp cho hệ thống 45KVA cái 01 60 1,22 19 Bình đựng dầu nhớt cái 01 36 0,41 20 Can đựng xăng cái 01 36 0,41 21 Can đựng mỡ công nghiệp cái 01 36 0,41 22 Kích thủy lực cái 01 96 0,03 23 Mỏ hàn điện 40w cái 01 96 0,03 24 Thước kẻ dài cái 01 36 0,03 25 Thước cong bộ 01 36 0,03 27 Bàn rà trục lưu tốc kế cái 01 60 0,03 28 Bộ sửa chữa cơ khí bộ 01 60 0,03 29 Búa cao su, búa sắt nhỏ cái 01 60 0,03 30 Khay đựng xăng rửa máy cái 01 36 0,03 31 Máy rửa vòng vòng bi LTK (6V-DC) cái 01 60 0,03 32 Máy kiểm tra độ nhạy LTK chuyên dùng cái 01 60 0,03 33 Giá để dụng cụ cái 01 60 0,41 34 Giá để lưu tốc kế cái 01 60 0,41 35 Can đựng xăng thải cái 01 36 0,03 37 Bánh xe chính (bọc cao su) bộ 02 12 1,22 38 Vòng bi bánh xe chính bộ 08 12 1,22 39 Vòng bi mô tơ đảo hướng bộ 06 12 1,22 40 Công tắc hành trình cái 03 6 1,22 41 Khớp nối dẫn động mềm của xe cái 02 36 1,22 42 Bàn chải sắt cái 01 12 0,03 43 Điện năng kw 9,95 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,10 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,18 3 Kiểm tra đo lường 0,72 (2) Mức cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ vận tốc dòng chảy tính theo hệ số quy định. Điều 52. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,35 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,35 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,18 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,18 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,35 6 Ghế tựa cái 02 96 0,35 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,06 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,06 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,35 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,20*0,01 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,26 12 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,34 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ vận tốc dòng chảy. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ Điều 53. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy Không sử dụng vật liệu. Điều 54. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 1,00 2 Dầu lít 0,02 3 Cồn 90 o lít 0,10 4 Mỡ công nghiệp kg 0,02 5 Xà phòng kg 0,05 6 Nước lít 500,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 2,00 8 Giấy ráp tờ 0,10 9 Bút bi cái 0,02 10 Băng dính cuộn 0,02 11 Sổ ghi số liệu quyển 0,02*0,1 12 Quy trình kiểm định quyển 0,02*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ vận tốc dòng chảy. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,10 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,18 3 Kiểm tra đo lường 0,72 Điều 55. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ vận tốc dòng chảy TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ vận tốc dòng chảy. Chương 6. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO LƯỢNG MƯA MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 56. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa Theo quy định tại Điều 6 Điều 57. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 58. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ lượng mưa ĐVT: công nhóm/1 PTĐ TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 0,09 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,47 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,35 3 Xử lý chung 0,13 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mưa chao lật 1,00 2 Máy đo mưa siphông, cơ điện 1,25 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 59. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ lượng mưa TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,45 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Thiết bị kiểm định lượng mưa cái 01 0,30 0,28 Chuẩn lượng mưa cái 01 0,3 0,28 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,19 Điện năng kw 4,91 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Máy vi tính cái 01 0,40 0,16 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,22 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,19 2.3 Kiểm tra đo lường 0,75 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. (3) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 60. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,14 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,14 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,14 4 Găng tay đôi 02 3 0,14 5 Khẩu trang cái 02 1 0,14 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,14 7 Ghế tựa cái 02 96 0,14 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,07 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,07 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,02 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,14 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,04 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,16 15 Điện năng kw 0,59 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. Điều 61. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm cái 01 120 0,19 2 Thước cặp (Panme) cái 01 96 0,03 3 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 4 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,01 5 Quạt thông gió 40W cái 01 60 0,19 6 Tủ bảo quản chuẩn 30W cái 01 96 0,19 7 Đèn bàn 40W cái 01 36 0,19 8 Đèn neon 40W bộ 02 36 1,13 9 Áo BHLĐ cái 03 9 1,13 10 Khẩu trang cái 03 1 1,13 11 Ni vô cái 01 60 0,13 12 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 13 Kìm điện cái 01 60 0,03 14 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 15 Chổi lông cái 01 6 0,03 16 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 17 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,13 18 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,13 19 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,16 20 Bàn làm việc cái 01 96 1,01 21 Ghế tựa cái 02 96 1,01 22 Bình đựng dầu cái 01 36 0,19 23 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,19 24 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,19 25 Cốc đo chuẩn lượng nước bộ 04 60 0,19 Điện năng kw 1,86 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,19 3 Kiểm tra đo lường 0,75 (2) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định. Điều 62. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,21 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,21 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,10 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,21 6 Ghế tựa cái 02 96 0,21 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,21 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,20*0,01 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,16 12 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,21 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ Điều 63. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa Không sử dụng vật liệu. Điều 64. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 0,02 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90 o lít 0,50 4 Nước cất kg 0,50 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước lít 50,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 2,00 8 Giản đồ tờ 1,00 9 Bút bi cái 0,02 10 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,1 11 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 12 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ lượng mưa. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,19 3 Kiểm tra đo lường 0,75 Điều 65. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ lượng mưa TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,01*0,10 3 Ghim hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc thẻ nhớ USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ lượng mưa. Chương 7. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO MỰC NƯỚC MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 66. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước Theo quy định tại Điều 6 Điều 67. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 68. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ mực nước ĐVT: công nhóm/1 PTĐ TT Công việc Hệ số Kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước 1 Công tác chuẩn bị 0,15 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,38 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,13 2.3 Kiểm tra đo lường 1,20 3 Xử lý chung 0,25 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mực nước phao 1,0 2 Các máy đo mực nước phao cơ điện 2,00 3 Máy đo mực nước siêu âm, áp lực 2,50 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 69. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ mực nước TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,04 Điện năng kw 0,74 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Thiết bị chuẩn bộ 01 0,15 0,83 Thiết bị kiểm định mực nước cái 01 0,80 0,83 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,55 Điện năng kw 16,86 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,07 Máy vi tính cái 01 0,40 0,30 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,03 Điện năng kw 2,35 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,19 2.3 Kiểm tra đo lường 0,87 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước. (3) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo quy định trong Bảng kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 70. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,24 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,24 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,24 4 Găng tay đôi 02 3 0,24 5 Khẩu trang cái 02 1 0,24 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,24 7 Ghế tựa cái 02 36 0,24 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,12 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,12 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,24 13 Máy hút bụi 1,5 kw cái 01 60 0,05 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,30 15 Điện năng kw 0,96 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ mực nước. Điều 71. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Quạt thông gió 100W cái 01 60 3,31 2 Đèn neon 40W bộ 02 36 3,31 3 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 4 Máy hút bụi 1.5kw cái 01 60 0,01 5 Máy bơm hút nước trong giếng 0,8kw cái 01 60 1,10 6 Thước đo chiều dài chuẩn cái 01 60 1,10 7 Ni vô thăng bằng cái 01 36 0,03 8 Đồng hồ bấm giây cái 01 36 0,03 9 Áo BHLĐ cái 03 9 3,31 10 Mũ bảo hộ mềm cái 03 12 3,31 11 Dụng cụ tháo lắp cơ khí bộ 01 36 1,10 12 Đồ gá máy kiểm định cái 01 36 1,10 13 Ni vô cái 01 60 0,03 14 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 15 Kìm điện cái 01 60 0,03 16 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 17 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 18 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,63 19 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,63 20 Bàn làm việc cái 01 96 1,63 21 Ghế tựa cái 02 96 1,63 22 Điện năng kw 4,49 (1) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,19 3 Kiểm tra đo lường 0,87 Điều 72. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,40 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,40 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,20 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,40 6 Ghế tựa cái 02 96 0,40 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,07 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,07 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,40 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,03 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,30 12 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,73 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ mực nước. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ Điều 73. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước Không sử dụng vật liệu. Điều 74. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 0,50 2 Dầu lít 0,10 3 Xà phòng kg 0,01 4 Nước lít 1200,00 5 Khăn lau 30 * 30cm cái 2,00 6 Hạt chống ẩm kg 0,01 7 Giản đồ tờ 2,00 8 Bút bi tờ 0,02 9 Mỡ công nghiệp kg 0,01 10 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 11 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 12 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,19 3 Kiểm tra đo lường 0,87 Điều 75. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ mực nước TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước. Chương 8. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO BỨC XẠ MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 76. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ Theo quy định tại Điều 6 Điều 77. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 78. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ bức xạ ĐVT: công nhóm/1 PTĐ TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 0,09 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,77 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,65 3 Xử lý chung 0,16 * Mức quy định như nhau cho các PTĐ đo bức xạ. MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 79. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn các PTĐ bức xạ TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Sen sơ bức xạ tổng quan, tán xạ Sen sơ trực xạ, nhật quang ký 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 0,02 Điện năng kw 01 0,45 0,02 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,31 Thiết bị tạo trường bức xạ bộ 01 2,50 0,46 Bộ chuẩn (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị) bộ 01 0,30 0,46 0,46 Điện năng kw 16,59 1,16 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,04 0,04 Máy vi tính cái 01 0,40 0,19 0,19 Máy in laser cái 01 0,40 0,02 0,02 Điện năng kw 1,50 1,50 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 2.3 Kiểm tra đo lường 0,84 3 Xử lý chung 1,00 MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 80. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,14 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,14 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,14 4 Găng tay đôi 02 3 0,14 5 Khẩu trang cái 02 1 0,14 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,14 7 Ghế tựa cái 02 36 0,14 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,07 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,07 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,02 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,14 13 Máy hút bụi 1,5 kw cái 01 60 0,04 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,19 15 Điện năng kw 0,58 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ. Điều 81. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Sen sơ bức xạ tổng quan, tán xạ Sen sơ trực xạ, nhật quang ký 1 Đèn neon 40W bộ 02 36 1,85 - 2 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,62 - 3 Máy hút ẩm 1,5kw cái 01 60 0,05 - 4 Quạt trần 100W cái 01 60 0,31 - 5 Quạt thông gió 40W cái 01 60 0,31 - 6 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 36 0,03 0,03 7 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,62 0,62 8 Ổ cắm điện cái 01 36 0,62 0,62 9 Bàn đá đặt ngoài trời cái 01 36 - 0,62 10 Kính râm cái 01 24 - 0,62 11 Ô che cái 01 24 - 0,62 12 Ni vô cái 01 36 - 0,63 13 La bàn cái 01 36 - 0,03 14 Thước cái 01 24 - 0,03 15 Cờ lê cái 01 60 - 0,03 16 Kìm cái 01 60 - 0,03 17 Tô vít cái 01 60 - 0,03 18 Bàn làm việc cái 01 96 1,85 1,85 19 Ghế tựa bộ 02 96 1,85 1,85 20 Tủ đựng tài liệu cái 01 96 0,62 0,62 21 Áo BHLĐ cái 02 9 1,85 1,85 22 Điện năng kw 1,61 - (1) Mức kiểm định, hiệu chuẩn quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 3 Kiểm tra đo lường 0,84 Điều 82. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,26 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,26 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,13 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,13 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,26 6 Ghế tựa cái 02 96 0,26 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,04 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,04 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,26 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02 11 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,19 11 Điện năng kw 36 0,47 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ Điều 83. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ Không sử dụng vật liệu. Điều 84. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Cồn lít 0,01 2 Dầu máy lít 0,01 3 Xăng lít 0,01 4 Bút lông cái 0,10 5 Bút bi cái 0,02 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,10 7 Sổ ghi số liệu quyển 0,01*0,1 8 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,1 9 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 3 Kiểm tra đo lường 0,84 Điều 85. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ bức xạ TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ bức xạ. Chương 10. CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐO KHÁC A. CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG TỰ ĐỘNG MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 86. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động Theo quy định tại Điều 6 Điều 87. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 88. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động ĐVT: công nhóm/1 sen sơ (trạm khí tượng tự động) TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 0,51 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 4,28 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,17 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,52 2.3 Kiểm tra đo lường 3,59 3 Xử lý chung 1,07 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 sen sơ Điều 89. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm khí tượng tự động TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,14 Điện năng kw 2,53 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2.1 SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ Chuẩn nhiệt độ dải đo (-10°C đến 90°C); độ chính xác gấp 3 lần độ chính xác của PTĐ cần kiểm định, hiệu chuẩn bộ 01 0,15 0,23 Thiết bị kiểm định (Tạo trường nhiệt độ không khí) chiếc 01 2,40 0,23 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,15 Điện năng kw 7,66 2.2 SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM Chuẩn độ ẩm (chuẩn điểm sương) bộ 01 0,05 0,46 Thiết bị tạo trường độ ẩm (Tủ tạo ẩm bộ 01 3,00 0,46 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,31 Điện năng kw 18,15 2.3 SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT Thiết bị tạo trường áp suất cái 01 0,50 0,89 Chuẩn khí áp cái 01 0,04 0,89 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,40 Điện năng kw 11,36 2.4 SEN SƠ ĐO GIÓ Thiết bị tạo trường vận tốc gió cái 01 29,80 0,24 Chuẩn vận tốc gió (ống Pitot) cái 01 - 0,24 Chuẩn khí áp cái 01 0,02 0,24 Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn nhỏ (1 Torr-1mmHg) bộ 01 0,02 0,24 Bộ biến đổi và đo chênh lệch áp suất, giới hạn lớn (10 Torr-10mmHg) bộ 01 0,02 0,24 Nhiệt kế hiện số (sen sơ và bộ hiển thị) bộ 01 0,03 0,24 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,16 Điện năng kw 63,22 2.5 SEN SƠ ĐO MƯA Thiết bị kiểm định lượng mưa cái 01 0,30 0,31 Cốc đo chuẩn lượng nước cái 01 0,31 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,21 Điện năng kw 4,44 2.6 SEN SƠ ĐO BỨC XẠT Thiết bị tạo trường bức xạ bộ 01 2,50 0,44 Bộ chuẩn bức xạ (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị) bộ 01 0,50 0,44 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,30 Điện năng kw 01 16,63 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,29 Máy vi tính bộ 01 0,40 1,28 Máy in lazer bộ 01 0,40 0,13 Điện năng kw 10,04 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 2.3 Kiểm tra đo lường 0,84 3 Xử lý chung 1,00 MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 90. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động ĐVT: ca/1 sen sơ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,82 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,82 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,82 4 Găng tay đôi 02 3 0,82 5 Khẩu trang cái 02 1 0,82 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,82 7 Ghế tựa cái 02 36 0,82 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,41 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,41 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,41 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,4 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,82 13 Máy hút bụi 1,5 kw cái 01 60 0,20 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 1,28 15 Điện năng kw 3,51 Điều 91. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức I SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,15 2 Áo BHLĐ cái 03 12 0,91 3 Dép đi trong phòng đôi 03 6 0,91 4 Khẩu trang cái 03 12 0,91 5 Găng tay đôi 03 6 0,91 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,15 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,15 9 Kính lúp độ phóng đại 5x cái 01 60 0,03 10 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,15 11 Kìm điện cái 01 60 0,03 12 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 13 Chổi lông cái 01 6 0,03 14 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 15 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,91 16 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,91 17 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,91 18 Tủ đựng nhiệt kế chuẩn cái 01 60 0,91 19 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,23 20 Bàn làm việc cái 01 96 0,91 21 Ghế tựa cái 02 96 0,91 22 Tủ đựng tài liệu cái 01 96 0,23 23 Điện năng kw 0,99 II SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,31 2 Áo BHLĐ cái 03 12 1,85 3 Dép đi trong phòng đôi 03 6 1,85 4 Khẩu trang cái 03 12 1,85 5 Găng tay đôi 03 6 1,85 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,31 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,85 9 Tủ sấy hạt ẩm 1,5kw cái 01 120 0,46 10 Kính lúp cái 01 60 0,03 11 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,31 12 Tuốc nơ vít các loại bộ 01 60 0,03 13 Kìm điện cái 01 60 0,03 14 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 15 Chổi lông cái 01 6 0,03 16 bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 17 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,46 18 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,46 19 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,46 20 Tủ đựng chuẩn ẩm cái 01 96 0,46 21 Bàn làm việc cái 01 96 1,85 22 Ghế tựa cái 02 96 1,85 23 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 0,46 24 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 25 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 26 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 27 Bình thủy tinh 20 lít cái 01 60 0,03 28 Túi vải đựng hạt ẩm cái 01 24 0,03 29 Giá đựng ẩm kế (trước và sau khi kiểm định) cái 01 60 0,46 30 Điện năng kw 2,19 III SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,59 2 Áo BHLĐ cái 02 12 3,55 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 3,55 4 Khẩu trang cái 02 12 3,55 5 Găng tay đôi 02 6 3,55 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,45 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 3,55 9 Tủ bảo quản chuẩn cái 01 96 0,68 10 Kính lúp cái 01 96 0,03 11 Đèn bàn 40W cái 01 96 0,03 12 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 13 Kìm điện cái 01 60 0,03 14 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 15 Chổi lông cái 01 6 0,03 16 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,89 17 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,89 18 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,89 19 Tủ đựng chuẩn khí áp cái 01 96 0,89 20 Bàn làm việc cái 01 96 3,55 21 Ghế tựa cái 02 96 3,55 22 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 0,89 23 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 24 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 25 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 26 Điện năng kw 3,43 IV SEN SƠ ĐO GIÓ 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,16 2 Áo BHLĐ cái 02 12 0,96 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 0,96 4 Khẩu trang cái 02 12 0,96 5 Găng tay đôi 02 6 0,96 6 Máy hút ẩm 2kw chiếc 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W chiếc 01 96 0,16 8 Đèn Neon 40W bộ 40 30 0,96 9 Máy nén khí chuyên dùng cái 01 120 0,16 10 Thiết bị lưu giữ và xử lý số liệu cái 01 60 0,16 11 Đèn bàn 40W cái 01 36 0,03 12 Chuẩn vận tốc gió (ống Pitot) cái 01 60 0,24 13 Micromanomet cột nước bộ 01 60 0,24 14 Chuẩn hướng gió (la bàn) cái 01 60 0,24 15 Thiết bị kiểm định hướng gió cái 01 60 0,24 16 Phần mềm điều khiển thiết bị ống động bộ 01 60 0,24 17 Phần mềm tính toán và xử lý số liệu bộ 01 60 0,24 18 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 19 Kìm điện cái 01 60 0,03 20 Chổi lông cái 01 6 0,03 21 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 22 Các van cái 01 36 0,24 23 Ống dẫn khí ống 01 36 0,24 24 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,96 25 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,96 26 Bàn làm việc cái 01 96 0,96 27 Ghế tựa cái 02 96 0,96 28 Giá đỡ, gá lắp thiết bị cái 01 96 0,24 29 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 30 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 31 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 32 Điện năng kw 1,55 V SEN SƠ ĐO MƯA 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,21 2 Áo BHLĐ cái 02 12 1,22 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 1,22 4 Khẩu trang cái 02 12 1,22 5 Găng tay đôi 02 6 1,22 6 Máy hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W cái 01 96 0,21 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,22 9 Thước cặp (Panme) cái 01 96 0,03 10 Tủ bảo quản chuẩn cái 01 60 0,31 11 Đèn bàn 40W cái 01 36 0,03 12 Ni vô cái 01 60 0,03 13 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 14 Kìm điện cái 01 60 0,03 15 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 16 Chổi lông cái 01 6 0,03 17 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 18 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,31 19 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,31 20 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,31 21 Bàn làm việc cái 01 96 1,22 22 Ghế tựa cái 02 96 1,22 23 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 24 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 25 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 26 Điện năng kw 1,73 VI SEN SƠ ĐO BỨC XẠ 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,30 2 Áo BHLĐ cái 02 12 1,78 3 Dép đi trong phòng đôi 02 6 1,78 4 Khẩu trang cái 02 12 1,78 5 Găng tay đôi 02 6 1,78 6 Hút ẩm 2kw cái 01 60 0,05 7 Quạt thông gió 40W cái 01 96 0,30 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,78 9 Ni vô cái 01 36 0,03 10 La bàn cái 01 36 0,03 11 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 36 0,03 12 Ổ cắm điện cái 01 36 0,94 13 Kìm cái 01 60 0,03 14 Tô vít cái 01 60 0,03 15 Bàn làm việc cái 01 96 1,78 16 Ghế tựa bộ 02 96 1,78 17 Tủ đựng tài liệu cái 01 96 0,44 18 Điện năng kw 2,13 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 3 Kiểm tra đo lường 0,84 Điều 92. Sử dụng dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 1,71 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 1,71 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,86 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,86 5 Bàn làm việc cái 01 96 1,71 6 Ghế tựa cái 02 96 1,71 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,29 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,29 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,71 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,13 11 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 12 Điện năng kw 3,00 MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 sen sơ Điều 93. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động Không sử dụng vật liệu. Điều 94. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động TT Vật liệu ĐVT Định mức I SEN SƠ ĐO NHIỆT ĐỘ 1 Xăng lít 0,01 2 Dầu máy lít 0,01*0,10 3 Cồn 90 o lít 0,50 4 Nước cất lít 0,25 5 Giấy trắng A4 ram 0,04*0,10 6 Bút bi cái 0,10 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 8 Bút lông cái 0,01 9 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 10 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 11 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 II SEN SƠ ĐO ĐỘ ẨM 1 Xăng lít 0,05 2 Cồn lít 0,05 3 Nước cất lít 0,25 4 Nước máy lít 5,00 5 Xà phòng kg 0,01 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 7 Bút lông cái 0,01 8 Hạt hút ẩm kg 2,00 9 Sổ ghi số liệu quyển 0,01*0,10 10 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,10 11 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 III SEN SƠ ĐO ÁP SUẤT 1 Xăng lít 0,05 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90 o lít 0,10 4 Nước cất lít 0,50 5 Dầu cho máy nén khí lít 0,02 6 Mỡ cao áp kg 0,02 7 Xà phòng kg 0,01 8 Nước máy lít 5,00 9 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 10 Bút bi cái 0,02 11 Kim kẹp giấy hộp 0,01 12 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,10 13 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,10 14 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 15 Bảng tính khí áp quyển 0,01*0,10 IV SEN SƠ ĐO GIÓ 1 Xăng lít 0,10 2 Dầu lít 0,05 3 Cồn 90 o lít 0,30 4 Dầu cho máy nén khí lít 0,05 5 Khăn lau 30 * 30cm cái 1,00 6 Bút bi cái 0,10 7 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 8 Sổ giao nhận máy cuốn 0,02*0,10 9 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 V SEN SƠ ĐO MƯA 1 Xăng lít 0,02 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90 o lít 0,50 4 Nước cất lít 0,50 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước máy lít 50,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 1,00 8 Bút bi cái 0,10 9 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 10 Sổ giao nhận máy cuốn 0,02*0,10 11 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 VI SEN SƠ ĐO BỨC XẠ 1 Xăng lít 0,01 2 Dầu máy lít 0,01 3 Cồn lít 0,01 4 Xà phòng kg 0,01 5 Nước máy lít 5,00 6 Bút lông cái 0,10 7 Bút bi cái 0,10 8 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,50 9 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 10 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 11 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,12 3 Kiểm tra đo lường 0,84 Điều 95. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm khí tượng tự động TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,04 2 Mực in Lazer hộp 0,01*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,50 4 Bút bi cái 2,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 B. CÁC TRẠM ĐO MỰC NƯỚC VÀ LƯỢNG MƯA TỰ ĐỘNG (Hiệu chuẩn tại chỗ) MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 96. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động Theo quy định tại Điều 6 Điều 97. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 1 3 3 Xử lý chung 1 1 2 Điều 98. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động ĐVT: công nhóm/1 trạm đo TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,19 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,13 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,08 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,24 2.3 Kiểm tra đo lường 0,81 3 Xử lý chung 0,43 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các đầu đo. (2) Mức cho từng loại đầu đo trạm tự động tính theo hệ số quy định trong bảng. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Đầu đo lượng mưa 1,00 2 Đầu đo mực nước 2,00 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 trạm đo Điều 99. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo mực nước và lượng mưa tự động TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,45 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2.1 Đo mưa Thiết bị kiểm định lượng mưa cái 01 0,3 0,28 Thiết bị chuẩn lượng nước bộ 01 0,3 0,28 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,2 0,19 Điện năng kw 4,92 2.2 Đo mực nước Thiết bị chuẩn bộ 01 0,15 0,42 Thiết bị kiểm định mực nước cái 01 0,8 0,42 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,2 0,28 Điện năng kw 8,53 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,12 Máy vi tính cái 01 0,40 0,52 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,05 Điện năng kw 4,04 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,07 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 2.3 Kiểm tra đo lường 0,72 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau đối với đầu đo khác nhau. (3) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại đầu đo của trạm tính theo hệ số quy định trong Bảng mức cho từng loại đầu đo. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 100. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động ĐVT: ca/1 trạm đo TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,26 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,26 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,26 4 Găng tay đôi 02 3 0,26 5 Khẩu trang cái 02 1 0,26 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,26 7 Ghế tựa cái 03 96 0,26 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,13 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,02 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,04 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,04 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,04 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,52 15 Điện năng kw 0,32 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ mực nước và lượng mưa. Điều 101. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Thiết bị kiểm soát môi trường nhiệt độ, độ ẩm bộ 01 120 0,47 2 Áo BHLĐ cái 03 9 2,81 3 Mũ bảo hộ mềm cái 03 12 2,81 4 Đèn bàn 40W cái 01 36 2,81 5 Đèn neon 40W bộ 02 36 2,81 6 Quạt thông gió 40W cái 01 60 0,47 7 Máy hút ẩm 1,5kw cái 01 60 0,21 8 Bơm hút nước trong giếng 0,8kw cái 01 60 0,45 9 Tủ bảo quản chuẩn 30W cái 01 60 0,94 10 Thước đo chiều dài chuẩn cái 01 60 0,03 11 Thước cặp (Panme) cái 01 60 0,03 12 Ni vô thăng bằng cái 01 60 0,03 13 Đồng hồ bấm giây cái 01 36 0,03 14 Dụng cụ tháo lắp cơ khí bộ 01 36 0,47 15 Đồ gá máy kiểm định cái 01 36 0,47 16 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 17 Kìm điện cái 01 60 0,03 18 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 19 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 20 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 2,81 21 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 2,81 22 Bàn làm việc cái 01 96 2,81 23 Ghế tựa cái 02 96 2,81 24 Thước cặp (Panme) cái 01 96 0,03 25 Bình đựng dầu cái 01 36 0,03 26 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,03 27 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,03 28 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,48 29 Điện năng kw 8,73 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,07 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 3 Kiểm tra đo lường 0,72 (2) Mức cho từng loại đầu đo của trạm tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại đầu đo. Điều 102. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,64 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,64 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,32 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,32 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,64 6 Ghế tựa cái 02 96 0,64 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,11 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,11 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,64 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,05 11 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 12 Điện năng kw 1,25 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ mực nước và lượng mưa. Mục 4: ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU Điều 103. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động Không sử dụng vật liệu. Điều 104. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động ĐVT: Mức vật liệu/1 trạm đo. TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 1,00 2 Dầu lít 0,10 3 Cồn 90 lít 0,50 4 Nước cất lít 1,00 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước máy lít 1300,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 4,00 8 Bút bi cái 1,00 9 Hạt chống ẩm kg 0,10 10 Mỡ công nghiệp kg 0,01 11 Sổ ghi số liệu quyển 0,01*0,1 12 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,1 13 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,1 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,07 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 3 Kiểm tra đo lường 0,72 Điều 105. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn các trạm đo mực nước và lượng mưa tự động TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,02 2 Mực in Lazer hộp 0,03*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho trạm đo mực nước và lượng mưa tự động. C. MÁY ĐO GIÓ ÁP LỰC (MUNRO) (Hiệu chuẩn tại chỗ) MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 106. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) Theo quy định tại Điều 6 Điều 107. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 2 2 Điều 108. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) ĐVT: công nhóm/1 PTĐ. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,18 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,22 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,04 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,18 2.3 Kiểm tra đo lường 1,00 3 Xử lý chung 0,25 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ. Điều 109. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ gió áp lực Munro TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,05 Điện năng kw 0,89 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn vận tốc gió cái 01 0,02 0,73 Điện năng kw 0,25 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,07 Máy vi tính cái 01 0,40 0,30 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 2,31 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 2.3 Kiểm tra đo lường 0,82 3 Xử lý chung 1,00 MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 110. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,29 2 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,29 3 Găng tay đôi 02 3 0,29 4 Khẩu trang cái 02 1 0,29 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,29 6 Ghế tựa cái 02 96 0,29 7 Quạt trần 100W cái 01 36 0,29 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,29 9 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,30 10 Điện năng kw 0,23 Điều 111. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Thiết bị lưu giữ và xử lý số liệu cái 01 60 0,98 2 Máy tính 0,4kw cái 01 60 0,98 3 Chuẩn vận tốc gió 20W cái 01 60 0,98 4 Chuẩn hướng gió (la bàn) cái 01 60 0,98 5 Micromet mực nước chuẩn bộ 01 60 0,98 6 Phần mềm tính toán và xử lý số liệu bộ 01 60 0,98 7 Áo BHLĐ cái 02 9 1,95 8 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 1,95 9 Găng tay đôi 02 3 1,95 10 Dây lưng bảo hiểm cái 01 36 0,98 11 Bộ dụng cụ cơ khí bộ 01 60 0,98 12 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 13 Ni vô cái 01 60 0,03 14 La bàn cái 01 60 0,03 15 Dây điện đôi 10m dây 01 36 0,98 16 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,98 17 Bình đựng dầu cái 01 36 0,98 18 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,98 19 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,98 20 Điện năng KW 3,44 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 3 Kiểm tra đo lường 0,82 Điều 112. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,40 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,40 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,20 4 Bàn làm việc cái 01 96 0,40 5 Ghế tựa cái 02 96 0,40 6 Quạt trần 100W cái 01 36 0,07 7 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,40 8 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 9 Điện năng kw 0,33 MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ Điều 113. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) Không sử dụng vật liệu. Điều 114. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 1,00 2 Dầu lít 0,50 3 Cồn 90 lít 1,00 4 Nước cất lít 25,00 5 Mỡ bôi trơn kg 0,10 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 5,00 7 Giấy ráp tờ 1,00 8 Sổ ghi số liệu quyển 0,05*0,10 9 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,1 10 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,1 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,22 3 Kiểm tra đo lường 0,72 Điều 115. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo gió áp lực (Munro) TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 D. MÁY ĐO LƯỢNG MƯA (Hiệu chuẩn tại chỗ) MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 116. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa Theo quy định như Điều 6 Điều 117. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 1 1 Điều 118. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa ĐVT: công/1 PTĐ. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,09 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,54 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,42 3 Xử lý chung 0,13 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mưa tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mưa chao lật 1,00 2 Máy đo mưa cơ khí 1,25 3 Máy đo mưa cơ điện 1,35 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ. Điều 119. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mưa cơ, cơ điện, đo mưa chao lật TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Điện năng kw 0,45 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Thiết bị kiểm định lượng mưa cái 01 0,30 0,32 Điện năng kw 0,82 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Máy vi tính cái 01 0,40 0,08 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,01 Điện năng kw 0,61 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,17 2.3 Kiểm tra đo lường 0,78 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. (3) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ lượng mưa. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 120. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,14 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,14 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,14 4 Găng tay đôi 02 3 0,14 5 Khẩu trang cái 02 1 0,14 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,14 7 Ghế tựa cái 02 96 0,14 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,14 10 Điện năng kw 0,12 * Mức cho công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa Điều 121. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,86 2 Khẩu trang cái 02 1 0,86 3 Ni vô cái 01 60 0,03 4 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 5 Kìm điện cái 01 60 0,03 6 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 7 Chổi lông cái 01 6 0,03 8 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 9 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 0,86 10 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 0,86 11 Bàn làm việc cái 01 96 0,86 12 Ghế tựa cái 02 96 0,86 13 Bình đựng dầu cái 01 36 0,43 14 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,43 15 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,43 16 Cốc đo chuẩn lượng nước bộ 01 60 0,43 17 Điện năng kw 0,00 (1) Mức cho từng loại PTĐ lượng mưa tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ lượng mưa. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,17 3 Kiểm tra đo lường 0,78 Điều 122. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,10 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,10 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 4 Bàn làm việc cái 01 96 0,10 5 Ghế tựa cái 02 96 0,10 6 Quạt trần 100W cái 01 36 0,02 7 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,10 8 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 9 Điện năng kw 0,10 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ lượng mưa. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. Điều 123. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa Không sử dụng vật liệu. Điều 124. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 0,10 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90 lít 0,50 4 Nước cất lít 0,50 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước lít 50,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 2,00 8 Giản đồ Tờ 1,00 9 Bút bi cái 0,02 10 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 11 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ lượng mưa. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,17 3 Kiểm tra đo lường 0,78 Điều 125. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo lượng mưa TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mưa. Đ. MÁY ĐO THỜI GIAN NẮNG (NHẬT QUANG KÝ) (Hiệu chuẩn tại chỗ) MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 126. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng (nhật quang ký) Theo quy định tại Điều 6 Điều 127. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng (nhật quang ký) TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1 1 3 Xử lý chung 1 1 Điều 128. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng ĐVT: công/1 PTĐ TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,06 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,62 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,09 2.3 Kiểm tra đo lường 0,50 3 Xử lý chung 0,13 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 129. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ Cái 01 2,2 0,03 Điện năng Kw 0,15 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Bộ chuẩn (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị) bộ 01 0,30 0,37 Điện năng kw 0,94 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Máy vi tính cái 01 0,40 0,08 Máy in laser cái 01 0,40 0,01 Điện năng kw 0,61 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 2.3 Kiểm tra đo lường 0,80 3 Xử lý chung 1,00 MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 130. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,05 2 Mũ bảo hộ mềm cái 01 12 0,05 3 Găng tay đôi 01 3 0,05 4 Khẩu trang cái 01 1 0,05 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,05 6 Ghế tựa cái 02 96 0,05 7 Quạt trần 100W cái 01 36 0,01 8 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,05 9 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,08 10 Điện năng kw 0,04 Điều 131. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 0 36 0,03 2 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,50 3 Bàn đá đặt ngoài trời cái 01 36 0,50 4 Kính râm cái 01 24 0,50 5 Ô che cái 01 24 0,50 6 Ni vô cái 01 36 0,03 7 La bàn cái 01 36 0,03 8 Thước cái 01 24 0,03 9 Cờ lê cái 01 60 0,03 10 Kìm cái 01 60 0,03 11 Tô vít cái 01 60 0,03 12 Bàn làm việc cái 01 96 0,50 13 Ghế tựa bộ 02 96 0,50 14 Áo BHLĐ cái 01 9 0,50 15 Điện năng kw 0,00 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 3 Kiểm tra đo lường 0,80 Điều 132. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,10 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,10 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,10 4 Bàn làm việc cái 01 96 0,10 5 Ghế tựa cái 02 96 0,10 6 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,02 7 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,10 8 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,08 9 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 10 Điện năng kw 0,09 MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. Điều 133. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng Không sử dụng vật liệu. Điều 134. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Cồn lít 0,02 2 Dầu máy lít 0,01 3 Xăng lít 0,01 4 Bút lông cái 0,10 5 Bút bi cái 0,02 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 0,10 7 Sổ ghi số liệu quyển 0,01*0,1 8 Sổ giao nhận máy quyển 0,01*0,1 9 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,1 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 3 Kiểm tra đo lường 0,80 Điều 135. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo thời gian nắng TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 E. KHÍ ÁP KẾ THỦY NGÂN (Hiệu chuẩn tại chỗ) MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 136. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân Theo quy định tại Điều 6 Điều 137. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 1 1 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1 1 3 Xử lý chung 1 1 Điều 138. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân ĐVT: công/1 PTĐ. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 0,05 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,63 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,10 2.3 Kiểm tra đo lường 1,50 3 Xử lý chung 0,25 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ. Điều 139. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,01 Điện năng kw 0,12 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Chuẩn khí áp cái 01 0,04 0,98 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,22 Điện năng kw 4,37 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Máy vi tính cái 01 0,40 0,15 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,17 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,06 2.3 Kiểm tra đo lường 0,92 3 Xử lý chung 1,00 MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 140. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,04 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,04 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,04 4 Găng tay đôi 01 3 0,04 5 Khẩu trang cái 01 1 0,04 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,04 7 Ghế tựa cái 02 96 0,04 8 Tủ tài liệu cái 01 96 0,04 9 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,04 10 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,04 11 Quạt trần 100W cái 01 36 0,04 12 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,04 13 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,01 14 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,15 15 Điện năng kw 0,76 Điều 141. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 1,30 2 Mũ bảo hộ mềm cái 01 12 1,30 3 Găng tay đôi 01 3 1,30 4 Khẩu trang cái 01 1 1,30 5 Kính lúp cái 01 60 0,03 6 Đèn bàn 40W cái 01 60 0,03 7 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 8 Kìm điện cái 01 60 0,03 9 Chổi lông cái 01 6 0,03 10 Máy hút ẩm 1,5kw cái 01 6 0,05 11 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 12 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,22 13 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 1,30 14 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 1,30 15 Bộ lưu điện bộ 01 60 1,30 16 Bàn làm việc cái 01 96 1,30 17 Ghế tựa cái 03 96 1,30 18 Giá đỡ thiết bị cái 01 96 1,30 19 Bình đựng dầu cái 01 36 0,22 20 Can đựng cồn 20 lít cái 01 36 0,22 21 Can đựng nước cất 20 lít cái 01 36 0,22 22 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,22 23 Quạt trần 100W cái 01 36 0,22 24 Đèn Neon 40W bộ 02 30 1,30 25 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,15 26 Điện năng kw 1,76 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,06 3 Kiểm tra đo lường 0,92 Điều 142. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,20 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,20 3 Đồng hồ treo tường cái 01 36 0,20 4 Tủ tài liệu cái 01 96 0,20 5 Bàn làm việc cái 01 96 0,20 6 Ghế tựa cái 02 96 0,20 7 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,20 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,05 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,15 12 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 13 Điện năng kw 0,80 MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. Điều 143. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân Không sử dụng vật liệu. Điều 144. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 0,02 2 Dầu lít 0,01 3 Cồn 90 o lít 0,50 4 Nước cất lít 0,50 5 Xà phòng kg 0,01 6 Nước lít 5,00 7 Khăn lau 30 * 30cm cái 1,00 8 Bút bi cái 0,02 9 Băng dính cuộn 0,02 10 Sổ ghi số liệu quyển 0,02*0,10 11 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 12 Quy trình kiểm định quyển 0,01*0,10 13 Thủy ngân kg 0,05 14 Bảng tính khí áp quyển 0,01*0,10 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,02 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,06 3 Kiểm tra đo lường 0,92 Điều 145. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn khí áp kế thủy ngân TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 F. MÁY ĐO MỰC NƯỚC (Hiệu chuẩn tại chỗ) MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 146. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước Theo quy định tại Điều 6 Điều 147. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 1 1 Điều 148. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước ĐVT: Công nhóm/1 PTĐ. TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,13 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,93 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,05 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,13 2.3 Kiểm tra đo lường 1,75 3 Xử lý chung 0,25 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mực nước phao 1 2 Các máy đo mực nước phao cơ điện 2 3 Máy đo áp lực, siêu âm 2,5 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 149. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Điện năng kw 0,64 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Thiết bị chuẩn bộ 01 0,15 1,16 Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,52 Điện năng kw 11,02 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,03 Máy vi tính cái 01 0,40 0,15 Máy in laser A4 cái 01 0,40 0,02 Điện năng kw 1,17 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Công tác chuẩn bị 1,00 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,07 2.3 Kiểm tra đo lường 0,91 3 Xử lý chung 1,00 (2) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ đo mực nước. (3) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định trong Bảng mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 150. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước ĐVT: ca/1 PTĐ. TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,21 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,21 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,21 4 Găng tay đôi 02 3 0,21 5 Khẩu trang cái 02 1 0,21 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,21 7 Ghế tựa cái 02 96 0,21 8 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 9 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,21 10 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,05 11 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,15 12 Điện năng kw 0,82 * Mức công tác chuẩn bị quy định như nhau cho các PTĐ mực nước. Điều 151. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Quạt thông gió 40W cái 01 60 3,09 2 Đèn neon 40W bộ 02 36 3,09 3 Máy hút ẩm 2 kw cái 01 60 0,05 4 Máy hút bụi 1.5kw cái 01 60 0,02 5 Thước đo chiều dài chuẩn cái 01 60 1,54 6 Ni vô thăng bằng cái 01 36 0,03 7 Đồng hồ bấm giây (phân giải 0,1 giây) cái 01 36 0,03 8 Áo BHLĐ cái 02 9 3,09 9 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 3,09 10 Dụng cụ tháo lắp bộ 01 36 3,09 11 Đồ gá máy kiểm định cái 01 36 3,09 12 Tuốc nơ vít cái 01 60 0,03 13 Kìm điện cái 01 60 0,03 14 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 96 0,03 15 Bộ dụng cụ tháo lắp đồng hồ bộ 01 60 0,03 16 Dây điện đôi dài 10m dây 01 36 3,09 17 Ổ cắm điện có cầu chì cái 01 36 3,09 18 Bàn làm việc cái 01 96 3,09 19 Ghế tựa cái 02 96 3,09 20 Điện năng kw 4,24 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định: TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,03 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,07 3 Kiểm tra đo lường 0,91 (2) Mức cho từng loại PTĐ mực nước tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Máy đo mực nước phao 1 2 Các máy đo mực nước phao cơ, điện 2 3 Máy đo áp lực, siêu âm 2,5 Điều 152. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,20 2 Bàn làm việc cái 01 96 0,20 3 Ghế tựa cái 02 96 0,20 4 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,03 5 Quạt trần 100W cái 01 36 0,03 6 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,20 7 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,02*0,01 8 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,15 9 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 10 Điện năng kw 0,80 * Mức xử lý chung quy định như nhau cho các PTĐ mực nước. MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. Điều 153. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước Không sử dụng vật liệu. Điều 154. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Xăng lít 1,00 2 Dầu lít 0,10 3 Xà phòng kg 0,10 4 Khăn lau 30*30cm cái 4,00 5 Giản đồ tờ 2,00 6 Bút bi cái 1,00 7 Mỡ công nghiệp kg 0,01 8 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,1 9 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,1 10 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,1 (1) Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước. (2) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,01 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,04 3 Kiểm tra đo lường 0,95 Điều 155. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn máy đo mực nước TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD hoặc USB cái 1,00 * Mức quy định như nhau cho các loại PTĐ mực nước. G. TRẠM ĐO BỨC XẠ TỰ ĐỘNG (Hiệu chuẩn tại chỗ) MỤC 1. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Điều 156. Nội dung công việc kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động Theo quy định tại Điều 6 Điều 157. Định biên kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động TT Công việc KSC2 KS2 KTV4 Nhóm 1 Công tác chuẩn bị 2 2 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 2 2 3 Xử lý chung 1 1 Điều 158. Định mức lao động kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động ĐVT: Công nhóm/1 PTĐ TT Công việc Định mức 1 Công tác chuẩn bị 0,18 2 Kiểm định, hiệu chuẩn 0,71 2.1 Kiểm tra bên ngoài 0,06 2.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,15 2.3 Kiểm tra đo lường 0,50 3 Xử lý chung 0,18 (1) Mức cho công tác chuẩn bị và xử lý chung quy định như nhau cho các trạm đo bức xạ tự động. (2) Mức kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo hệ số quy định. TT Loại PTĐ Hệ số 1 Trạm có một sen sơ trực xạ, tổng xạ 1,00 2 Trạm bức xạ (05 sen sơ) 5,00 MỤC 2. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐVT: ca/1 PTĐ Điều 159. Định mức sử dụng thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động TT Thiết bị ĐVT Số lượng Công suất (kw) Định mức 1 Công tác chuẩn bị Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,05 Điện năng kw 0,89 2 Kiểm định, hiệu chuẩn Bộ chuẩn (gồm bộ cảm ứng và bộ hiển thị) bộ 01 0,30 0,43 Điện năng kw 1,07 3 Xử lý chung Điều hòa nhiệt độ cái 01 2,20 0,02 Máy vi tính cái 01 0,40 0,11 Máy in laser cái 01 0,40 0,01 Điện năng kw 0,84 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm định, hiệu chuẩn 1,00 1.1 Kiểm tra bên ngoài 0,09 1.2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 1.3 Kiểm tra đo lường 0,70 2 Xử lý chung 1,00 * Mức cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo hệ số quy định trong Bảng kiểm định, hiệu chuẩn cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo hệ số quy định. MỤC 3. ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG DỤNG CỤ Điều 160. Định mức dụng cụ công tác chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động ĐVT: ca/1 PTĐ TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 02 9 0,29 2 Dép đi trong phòng đôi 02 12 0,29 3 Mũ bảo hộ mềm cái 02 12 0,29 4 Găng tay đôi 02 3 0,29 5 Khẩu trang cái 02 1 0,29 6 Bàn làm việc cái 01 96 0,29 7 Ghế tựa cái 02 96 0,29 8 Quạt thông gió 40W cái 01 36 0,05 9 Quạt trần 100W cái 01 36 0,05 10 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,29 11 Máy hút bụi 1,5 kw cái 01 60 0,07 12 Điện năng kw 1,16 Điều 161. Định mức dụng cụ bước kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Đồng hồ đo điện vạn năng cái 01 36 0,03 2 Ổ cắm điện cái 01 36 0,57 3 Bàn đá đặt ngoài trời cái 01 36 0,31 4 Kính râm cái 01 24 1,14 5 Ô che cái 01 24 1,14 6 Ni vô cái 01 36 0,03 7 La bàn cái 01 36 0,03 8 Thước cái 01 24 0,03 9 Cờ lê cái 01 60 0,03 10 Kìm cái 01 60 0,03 11 Tô vít cái 01 60 0,03 12 Bàn làm việc cái 01 96 1,14 13 Ghế tựa bộ 02 96 1,14 14 Áo BHLĐ cái 02 9 1,14 15 Điện năng kw 0,00 (1) Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định. TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,09 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 3 Kiểm tra đo lường 0,70 (2) Mức cho từng loại trạm đo bức xạ tự động tính theo quy định trong Bảng mức cho từng loại trạm đo bức xạ tự động. Điều 162. Định mức dụng cụ bước xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động TT Dụng cụ ĐVT Số lượng Thời hạn (tháng) Định mức 1 Áo BHLĐ cái 01 9 0,14 2 Dép đi trong phòng đôi 01 12 0,14 3 Bàn làm việc cái 01 60 0,14 4 Ghế tựa cái 02 60 0,14 5 Quạt trần 100W cái 02 36 0,02 6 Đèn Neon 40W bộ 02 30 0,14 7 Máy hút bụi 1,5kw cái 01 60 0,04 8 Bộ lưu điện bộ 01 60 0,11 9 Thẻ nhớ, USB cái 01 36 0,03 10 Điện năng kw 0,57 MỤC 4. ĐỊNH MỨC VẬT LIỆU ĐVT: mức vật liệu/1 PTĐ. Điều 163. Định mức vật liệu cho chuẩn bị kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động Không sử dụng vật liệu. Điều 164. Định mức vật liệu cho kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động TT Vật liệu ĐVT Định mức 1 Cồn lít 0,50 2 Dầu máy lít 0,10 3 Xăng lít 0,50 4 Bút lông cái 1,00 5 Bút bi cái 1,00 6 Khăn lau 30 * 30cm cái 3,00 7 Sổ ghi số liệu cuốn 0,01*0,01 8 Sổ giao nhận máy cuốn 0,01*0,01 9 Quy trình kiểm định cuốn 0,01*0,01 * Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định TT Công việc Hệ số 1 Kiểm tra bên ngoài 0,09 2 Kiểm tra kỹ thuật 0,21 3 Kiểm tra đo lường 0,70 Điều 165. Định mức vật liệu cho xử lý chung kiểm định, hiệu chuẩn trạm đo bức xạ tự động TT Vật liệu ĐVT Mức 1 Giấy trắng A4 ram 0,01 2 Mực in Lazer hộp 0,02*0,10 3 Ghim kẹp giấy hộp 0,10 4 Bút bi cái 1,00 5 Đĩa CD cái 1,00