TCVN6021:2008

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6021:2008 về Sản phẩm dầu mỏ và hiđrocacbon - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp đốt Wickbold TIÊU CHU Ẩ N QUỐC GIA TCVN 6021 : 2008 ISO 4260 : 1987 SẢN PHẨM DẦU MỎ VÀ HYDROCACBON - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP ĐỐT WICKBOLD Petroleum p roducts and hydrocarbons - Determination of su lf ur content - Wickbold combustion method Lời nói đầu TCVN 6021 : 2008 thay thế TCVN 6021 :1995. TCVN 6021 : 2008 hoàn toàn tương đương với ISO 4260 : 1987. TCVN 6021 : 2008 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN / TC28/SC5 Nhiên liệu sinh học bi ê n soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa h ọ c và Công nghệ công bố. TCVN 6021 : 2008 SẢN PHẨM DẦU MỎ VÀ HYDROCACBON - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP ĐỐT WICKBOLD Petroleum p roducts and hydrocarbons - Determination of su lf ur content - Wickbold combustion method Chú ý - Qui trình qui định trong tiêu chuẩn này có đốt hydro trong các thiết bị thủy tinh hoặc thép không gỉ (trong trư ờ ng hợp có ole f in), việc này rất nguy hiểm, cần tuân thủ các điều chú ý . 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng có trong sản phẩm dầu mỏ, khí tự nhi ê n và các olefin. Phương pháp này áp dụng cho các sản phẩm có hàm lượng lưu huỳnh từ 1 mg/kg đến 10 000 mg/kg và đặc biệt thích hợp cho các phần chưng cất có hàm lượng lưu huỳnh tổng nh ỏ h ơn 300 mg/kg. Với các mẫu quá nhớt, có hàm lượng chất thơm cao hoặc hàm lượng lưu huỳnh cao, trước hết phải pha loãng với dung môi không ch ứ a lưu huỳnh. Sử dụng phương pháp này để xác định hàm lượng lưu huỳnh tổng có trong các khí tự nhiên và khí tinh lọc, cũng như đối với các ch ấ t được cấp cho lò đốt ở trạng thái l ỏ ng và để xác định lưu huỳnh bay hơi trong các chất cấp cho lò đốt ở trạng thái khí sau khi cho bay hơi từ pha l ỏ ng. Phương pháp này không thích hợp cho việc xác định lưu huỳnh trong các dầu động cơ xe tải nặng. Đ ể xác định lưu huỳnh trong các olefin nhẹ, xem điều 13 về trường hợp đặc biệt. CHÚ THÍCH 1) Nếu cần, có th ể xác định hàm lượng clo tổng của sản phẩm dầu mỏ bằng phương pháp thể tích, khối lượng hoặc điện thế thông thường, để xác định ion clo có mặt trong dung dịch hấp thụ sau khi đốt theo phương pháp này. Clo vô cơ phải được loại trừ bằng việc chiết tách nước trong khi đốt nếu không sẽ xuất hiện nhiễu. 2) Đối với chất r ắ n hoặc nhớt như bitum hoặc dầu đốt lò nặng bị đốt trong thuyền đốt, một số lưu huỳnh có thể bị đốt thành tro ở lại trong thuyền. Trong trường hợp này, lưu huỳnh trong tro sẽ được xác định trong cặn. 2. Tiêu chuẩn viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau l à cần thiết khi á p dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì á p dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các bản sửa đổi (nếu có). TCVN 6022 (ISO 3171) Chất lỏng dầu mỏ - Lấy mẫu tự động trong đường ống. ISO 641 Dụng cụ thí nghiệm th ủy tinh - Khớp nối dạng c ầ u thay đổi được. ISO 3170 Sản phẩm dầu mỏ - Hydrocacbon lỏng - Lấy mẫu thủ công. ISO 4850 Phương tiện bảo vệ mắt d ùng khi hàn và những kỹ thuật có liên quan - K í nh lọc - Yêu cầu sử dụng và truyền sáng. 3. Nguyên tắc Đưa mẫu thử lỏng hoặc khí vào ngọn lửa oxy-hydro của đèn hút, và đốt với một l ư ợng dư oxy đáng kể. Các mẫu rắn hoặc quả nhớt cần được hòa tan trong hỗn hợp toluen và dầu mỏ nhẹ, sau đó xử lý như mẫu lỏng hoặc có thể được đốt trong một dòng oxy trong thuyền đốt. Lưu huỳnh oxit sinh ra được chuy ể n thành axit sunfuric bằng cách hấp thụ chúng vào dung dịch hydro peoxit. Tùy thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh của mẫu th ử , lượng ion sunfat trong dung dịch hấp thụ được xác định bằng phương pháp phân tích như trong B ả ng 1 và nêu trong điều 9. 4. Thuốc thử và vật liệu Trong quá trình phân tích, nếu không có các yêu cầu khác, phải dùng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích (TKPT) và chỉ sử dụng nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương. Các d ung dịch th ể tích và thuốc thử khác được qui định trong điều 9 đối với từng phương pháp phân t í ch riêng biệt. 4.1 . Hydro peoxit , dung dịch 3 % kh ố i lượng, không chứa lưu huỳnh. 4.2 . Etanol , 96 % thể tích, không chứa lưu huỳnh. 4.3 . Trộn bốn thể tích dầu mỏ nhẹ (dải sôi từ 60 o C đến 80 o C) và một th ể t í ch toluen không chứa lưu huỳnh (dưới đây gọi là hỗn hợp toluen/dầu mỏ nhẹ). 4.4 . Oxy , khí nén, loại thương mại, không chứa lưu huỳnh. 4.5 . Hydro , khí nén, loại thương mại, không chứa lưu huỳnh. 4.6 . Axit clohydric , đậm đặc, r 20 = 1,19 g/ml. 4.7 . Thủy ngân. 4.8 . H ỗ n hợp so sánh dihexyldisunfua hoặc dibenzothiophen H òa tan một lượng đã biết dihexyldisun f ua hoặc dibenzothiophen, cân ch í nh xác tới 0,1 mg vào trong hỗn hợp toluen/dầu mỏ nhẹ (4.3). Nồng độ của sản phẩm được ch ọ n từ nồng độ lưu huỳnh trong dải nêu ở Bảng 1 cột 1. Dihexyldisunfua chứa 27,36 % khối lượng lưu huỳnh và dibenzothiophen chứa 14,7 % khối lượng lưu huỳnh. CHÚ THÍCH: Cầ n lưu ý không đ ể các bình khí áp suất cao trong phòng thử nghiệm. Bảng 1 - Quan hệ giữa hàm lượng lưu huỳnh dự đoán, lượng m ẫ u thử và phư ơ ng pháp thử Hàm lượng lưu huỳnh dự kiến, mg/kg Lượng mẫu thử (1) , g Lưu huỳnh trong d u ng dịch hấp thụ, m g Phần nhỏ của dung d ị ch hấp thụ Lưu huỳnh trong lượng mẫu nhỏ, m g Phương pháp phân tích khuyên dùng đối với các hàm lượng lưu huỳnh khác nhau 100 100 1/2 50 Chu ẩ n độ điện lượng (9.4) Chuẩn độ độ đục khu ế ch tán (Nephelo-meter) (9.2) Chu ẩ n độ độ đục hấp thụ (Turbidi-meter) (9.3) 50 50 1/1 50 1 20 20 1/1 20 5 20 100 1/2 50 50 250 1/5 50 50 250 1/1 250 Chu ẩ n độ bằng mắt (9.1) 10 5 50 1/1 50 10 100 1/2 50 20 200 1/2 100 50 500 1/2 250 30 5 150 1/2 75 10 300 1/2 150 20 600 1/2 300 50 1 500 1/5 300 50 5 250 1/2 125 10 500 1/2 250 30 1 500 1/5 300 100 2 200 1/1 100 5 500 1/2 250 10 1 000 1/5 200 1 000 1 1 000 1/5 200 2 2 000 1/5 400 10 000 1 10 000 1/10 1 000 (1) Lượng m ẫ u kh i thử có thể được t í nh chính xác t ừ khối lượng và khối lượng riêng của kh í . Dữ liệu độ chụm trong điều 12 không áp dụng cho mẫu thử dạng kh í . 5. Thiết bị, dụng cụ CHÚ THÍCH Đ ể mô tả chi tiết về cách vận hành, t iêu chuẩn dựa trên hai ki ể u đèn và một kiểu h ấ p thụ đơn giản. Các kiểu đèn khác sử dụng nguyên tắc đốt mẫu trong ngọn lửa hydro-oxy với một lượng dư đáng k ể oxy (xem Điều 13). Các đèn này được vận hành theo đ ú ng hướng dẫn của nhà sản xuất và kiểm tra bằng cách đốt một mẫu thử chứa lưu huỳnh tiêu chuẩn (xem Điều 10). Đối với từng phương pháp ph â n tích riêng, thiết bị được qui định trong Điều 9. 5.1 . Thiết bị đốt (xem Hình 1 về sơ đồ lắp đặt thiết bị để đốt mẫu khí hoặc lỏng và Hình 2 về sơ đồ thiết bị đ ể đốt mẫu rắn hoặc quá nhớt), chủ yếu gồm các bộ phận sau: 5.1.1 . Van giảm áp (1), đồng hồ có dải đo từ 0 kPa đến 500 kPa (0 bar đến 5 bar) 1) , dùng cho oxy. 5.1.2 . Van giảm áp (2), đồng hồ có dải đo từ 0 kPa đến 200 kPa (0 bar đến 2 bar), dùng cho hydro. 5.1.3 . Lưu lượng kế (3), có dải đo từ 20 l/h đến 300 l/h, vận hành theo nguyên tắc phao nổi có van kiểm tra chính xác để đo dòng oxy phụ. 5.1.4 . Lưu lượng kế (4), có dải đo từ 200 l/h đến 300 l/h, vận hành theo nguyên tắc phao nổi có van kiểm tra chính xác để đo dòng hydro. 5.1.5 . Lưu l ượ ng k ế (5), có dải đo từ 200 I / h đến 2 000 l/h, vận hành theo nguyên tắc phao nổi có van kiểm tra chính xác để đo dòng oxy chính. 5.1.6 . Bình áp suất dư (6) , v í dụ để rửa chai kh í chứa thủy ngân (4.7) và dầu trắng (xem 8.2) hoặc van an toàn chịu áp bằng kim loại . Cầ n ba b ì nh. Các van đầu vào bắt buộc là loại một chiều. 5.1.7 . B ẫ y ngọn l ử a (7) , có các đầu nối kim loại. 5.1.8 . Bộ hiển th ị lưu lượ ng kế (8) , bằng thủy tinh. 5.1.9 . Đ ồ ng hồ chân không (11), có dải đo từ 60 kPa - 110 kPa (0,6 bar đến 1,1 bar) tuyệt đ ố i. 5.1.10 . Ố ng chân không (12) , có van chân không (9) ống nhánh tới đồng hồ ch â n kh ô ng (11) và ống nhánh có khóa (10) tới bộ hiển thị lưu lượng kế. 5.1.11 . Bình định mức một vạch cổ hẹp (13) , dung tích 100 ml hoặc 250 ml có đầu n ố i bằng thủy tinh nhám dạng c ầ u, ISO 641 - S29/15. 5.1.12 . Buồng đốt (20) , bằng thạch anh nóng chảy trong suốt, ống sinh hàn (19), tháp hấp thụ (17), bộ lọc thủy tinh kích thước lỗ 1,6 mm (16), khoang chảy nhỏ giọt (15), khóa ba chạc (14) và mối nối thủy tinh nhám dạng cầu, ISO 641 - S29/15 được lắp ráp trong một bộ ri ê ng. Buồng đốt, thiết bị l à m lạnh và tháp hấp thụ được đặt trong một vỏ b ọ c làm lạnh bằng nước. 5.1.13 . Đèn (21) , bằng thép không gỉ hoặc thạch anh nóng chảy trong suốt. Đèn phải là loại hút (xem H ì nh 1) để đốt các sản phẩm lỏng hoặc khí, đèn thép không gỉ dùng cho olefin nhẹ (xem Hình 3). 5.1.14 . Khóa vòi (18) , được lắp vào đường ống nối giữa bình dung dịch hấp thụ và tháp hấp thụ (17). 5.1.15 . Bình đựng mẫu thử (22): Tổ hợp thiết bị đốt trên H ì nh 1 dùng bình đựng mẫu thử, v í dụ bình nón dung tích 100 ml (xem từ 8.6.1 đến 8.6.4), khi thử mẫu bay hơi mạnh, thì bình nón được đặt trong bình k í n có vỏ chân không hoặc thiết b ị khác tương tự. Giữ bình nón bằng giá đ ỡ có thể điều chỉnh được. Tổ hợp thiết bị đốt tr ê n Hình 2 sử dụng thuyền đốt làm bình chứa mẫu. H ì nh 1 - Sơ đồ lắp đặt thiết bị đốt các mẫu l ỏ ng và kh í Hình 2 - Sơ đồ lắp đặt thiết bị đốt các mẫu rắn và mẫu nhớt Hình 3 - Đèn đ ố t bằng thép không g ỉ dùng cho olefin 5.1.16 . Đồng hồ đo mẫu khí. Nối đồng hồ đo kh í khô với van đo lượng mẫu sẽ dùng, trừ khi mẫu được xác định bằng phương pháp phân tích trọng lượng. Dải đo của đồng hồ phải thích hợp với lượng mẫu được đốt và đồng hồ phải được hiệu chuẩn đúng định kỳ. 5.1.17 . Bộ nối: Đ ể nối các b ì nh oxy và hydro với các lưu lượng kế (3), (4) và (5) dùng ống dẫn kim loại áp suất cao, các ống dẫn còn lại trong hệ thống được làm bằng chất đàn hồi, ví dụ cao su s ilicon. 5.1.18 . Đèn đ ố t bunsen. 5.1.19 . Cân phân tích. 5.2 . Trang thiết bị an toàn 5.2.1 . Màn ch ắ n, ví dụ bằng thủy tinh bảo hộ hoặc lư ớ i thép mịn hoặc bằng nhựa trong suốt hoặc vật liệu tương đương, để che chắn đèn, buồng đốt và tháp hấp thụ. 5.2.2 . Kính lọc bảo hộ b ằ ng thủy tinh, có khả năng hấp thụ các tia phát xạ độc hại trong quá trình đốt, đeo vào để bảo vệ m ắ t khi làm việc. Kính bảo hộ hàn oxy/axetylen là phù hợp (xem ISO 4850). 5.2.3 . Các van điện an toàn, có khả năng cắt dòng hydro, một van nằm trên đường dẫn nước lạnh, van này ch ỉ vận hành trong trường hợp sự nạp nước ngừng lại, và một van khác trong ống chân không (12) van này ch ỉ vận hành trong trường hợp có giảm áp trong buồng đốt. 6. Lấy mẫu Mẫu thử được lấy theo đúng qui trình lấy mẫu sản phẩm dầu mỏ. Qui trình thích hợp để lấy mẫu từ một khối lượng lớn t ồ n chứa theo ISO 3170 và qui trình lấy mẫu tự động trong đường ống theo TCVN 6022 (ISO 3171). Đối với các sản phẩm kh i lấy mẫu trên đường ống và thử nghiệm theo qui định. 7. Lượng mẫu thử Y ê u cầu về lượng mẫu thử phụ thuộc vào hàm lượng l ư u huỳnh có trong mẫu và phương pháp ph â n tích được áp dụng để xác định hàm lượng lưu huỳnh. Lượng mẫu thử cần cho các tổ hợp hàm lượng lưu huỳnh và phương pháp phân tích khác nhau được n ê u trong B ả ng 1. 8. Qui trình đốt 8.1 . Làm sạch thiết bị Cẩn thận làm sạch bình chứa mẫu thử và thiết b ị . Rửa bình đựng mẫu, đường ống, van và các bộ n ố i dùng trong các mẫu thử kh í và LPG bằng hỗn hợp toluen/dầu m ỏ nhẹ (4.3) cho tới khi hàm lượng lưu huỳnh của nước rửa được xác định theo qui trình cho mẫu thử lỏng l à không đáng kể. Phải đ ả m b ả o r ằ ng bình chứa không còn dung môi trước khi lấy mẫu thử. Các dụng cụ thủy tinh cần được t ẩ y rửa bằng chất t ẩ y rửa đậm đặc nhưng cuối cùng phải rửa thật kỹ bằng nước để loại hết các chất chứa lưu huỳnh, cẩn thận hơn có thể rửa bằng dung dịch dicroma t/ axit nitr i c. Dụng cụ silicat có thể được làm sạch bằng cách đốt nóng trong lò nung. Tốt nhất là để dành một bộ bình chứa mẫu thử và dụng cụ thủy tinh cho những mẫu thử có hàm lượng lưu huỳnh thấp và gi ữ một bộ khác cho mẫu thử có hàm lượng lưu huỳnh cao. CHÚ THÍCH: Sau mỗi lần đốt hoặc một đợt đốt, cần làm sạch buồng đốt bằng cách rửa cẩn thận với axit clohy d ric (4.6), pha lo ã ng (1 + 1) và với nước. 8.2 . Lắp ráp thiết bị Để thử nghiệm mẫu khí hoặc lỏng lắp các thiết bị đ ã được lau rửa c ẩ n thận như trên Hình 1, hoặc như trên Hình 2 đối với các m ẫ u thử rắn hoặc quá nhớt. Cho thủy ngân (4.7) vào 3 bình áp suất dư tới mức xấp xỉ 300 mm và để nổi xấp xỉ 20 mm dầu tr ắ ng ở ph í a tr ê n thủy ngân hoặc điều chỉnh van an toàn tới áp suất giảm tương đương. Cho nước vào bộ hiển thị lưu lượng (8) cho tới mức khoảng 30 mm vào cả hai ngăn. Trong tổ hợp trên Hình 1, đ ỡ đèn hút (21) bằng dây hoặc vòng dây có độ dài thích hợp. Đảm bảo rằng các thiết bị an toàn (xem 5.2) được lắp đầy đ ủ . 8.3 . Chuẩn b ị thiết b ị Cho dòng nước lạnh mạnh vào theo hướng ghi trong Hình 1 và Hình 2, qua v ỏ bọc làm lạnh phủ ngoài buồng đốt, thiết b ị làm lạnh và tháp h ấ p thụ. Cho dung dịch hydro peoxit (4.1) vào đ ầ y bình chứa dung dịch hấp thụ. Điều chỉnh van hạ áp oxy (1) đến 100 kPa và van hạ áp hydro đến 50 kPa. Phải đ ó ng các van đồng hồ (3), (4) và (5). Quay khóa 3 chạc (14) về vị trí (a). Tháo đèn (21) và m ở khóa (10) đầu nguồn của đồng hồ ch ỉ dòng chảy (8). M ở van đầu nguồn của lưu lượng kế (5) để cho dòng oxy từ 600 l/h đến 800 l/h đi qua đường oxy ch í nh và mở van đầu nguồn của lưu lượng kế (3) để cho dòng oxy chảy qua đường oxy phụ với tốc độ từ 100 l/h đến 200 l/h. Lại lắp đèn (21) vào và đồng thời mở van chân không (9) cho tới khi kim chỉ dòng ch ả y (8) quay tr ở về số 0. Đóng khóa (10). Đặt van chân không (9) sao cho đồng hồ chân không (11) chỉ áp su ấ t từ 13,5 kPa đến 35 kPa (từ 0,135 bar đến 0,35 bar). 8.4 . Đốt ngọn lửa hydro - oxy 8.4.1 . Đèn hút (xem Hình 1) Tháo đèn hút (21) ra khỏi buồng đốt (20). Mở van đầu nguồn của lưu lượng kế (4) sao cho nhận được dòng hydro với lưu lượng 200 l/h (xem Chú thích 2). Cho hydro chảy trong khoảng 30 s trước khi đốt ngọn lửa hydro-oxy bằng nến hoặc dụng cụ mồi lửa điện, tuyệt đối không dùng diêm. CHÚ Ý - Phải dùng k í nh bảo hộ (xem 5.2.2). CHÚ THÍCH 1) Qui trình này sẽ thay đổi khi đốt một số mẫu kh í (xem 8.6.1). 2) Khi đèn chứa tràn đầy hydro, thao tác cẩn thận để hydro ch ỉ còn lại đến miệng đèn, không th ể tr à n vào buồng đốt, nếu không có thể xuất hiện sự cố hỏng h ó c khi đốt đèn. Đặt lại đèn hút (21) tránh để buồng đốt (20) tiếp xúc với ngọn lửa hydro-oxy. Dùng van thượng nguồn của lưu lượng kế (4) điều chỉnh lưu lượng hydro sao cho ngọn lửa hydro-oxy có chiều dài từ 10 mm đến 20 mm. Điều này sẽ gây ra sự tụt áp suất ở đồng hồ chân không (11). Lại điều chỉnh ch â n không cho tới áp suất từ 13,5 kPa đến 35 kPa (từ 0,135 bar - 0,35 bar) bằng van chân không (9). Việc giữ mức chân không này để có được sự đốt đều đặn là vô cùng quan trọng. Trong thời gian đốt, nếu thực hiện phép thử mẫu trắng các chất kh í th ì phải lưu ý các chú thích này. 8.4.2 . Đèn đốt sản phẩm dạng rắn (xem Hình 2) Áp d ụng 8.4.1 để đốt ngọn lửa hydro-oxy trong đèn đốt các sản phẩm dạng rắn (21). 8.5 . Kiểm soát việc cung cấp dung dịch h ấ p thụ Vặn khóa vòi (18) sao cho việc cấp dung dịch hấp thụ đạt tốc độ từ 1 gi ọt/s đến 5 giọ t/s. 8.6 . Đốt m ẫ u thử 8.6.1 . Các mẫu thử khí (nói chung) 8.6.1.1 . Trong qui trình chung, mẫu được đốt trong ngọn lửa oxy-hydro, tuy nhi ê n các mẫu thử khí tự nhiên thư ờ ng có hàm lượng lưu huỳnh rất thấp (xấp x ỉ 1 mg/kg) và c ầ n đốt một lượng lớn mẫu. Với những mẫu như vậy, không cần ngọn lửa hydro-oxy, có thể đốt những khí này trực tiếp trong dòng oxy như trong 8.6.2. CHÚ THÍCH Các qui trình trong 8.6.1 và 8.6.2 liên quan tới các mẫu thử đ ược lấy trực tiếp từ khối mẫu hoặc từ thùng chứa lớn. Ngoài ra, mẫu thử có thể là toàn bộ lượng chứa trong một bình chứa mẫu khí thích hợp, lượng mẫu thử có thể xác định bằng cách cân bình chứa trước và sau quá trình đốt. Điều quan trọng là phải đảm bảo sao cho tất cả các mẫu thử được chuyển tới buồng đốt. 8.6.1.2 . Cho mẫu thử khí chảy t ừ bình chứa mẫu qua van chính xác và đồng hồ đo khí khô vào trong đường c ấ p mẫu thử của đèn hút (21), có thể đặt một van an toàn giảm áp trước đồng hồ đo khí. Điều chỉnh van chân không (9) và khóa van (23) sao cho ngọn lửa có chiều cao x ấ p xỉ 3/4 chiều dài buồng đốt (20), cẩn thận để ngọn lửa không b ị kéo d ài chạm vào cuộn ngưng tụ của ố ng sinh hàn. Đảm bảo trong suốt quá trình đốt, đồng hồ chân không (11) luôn hiển thị mức chân không ổn định. 8.6.1.3 . Khi đ ã đốt cháy một th ể tích đủ của mẫu thử (xem Bảng 1) đóng van đồng hồ đo kh í . Tháo kẹp nối giữa đồng hồ đo khí và đường dẫn mẫu thử để tất cả cặn khí trong đường dẫn mẫu thử đi vào đèn hút (21) và được đốt cháy. Đóng khóa (18) để cắt dòng dung dịch hấp thụ. CHÚ THÍCH Nếu mẫu khí thử được chứa trong một bình, kh i mẫu thử được đốt hoàn toàn th ì lấy ra hai ph ầ n hỗn hợp toluen/d ầ u m ỏ nhẹ, m ỗ i phần c ó th ể t í ch tương ứng với xấp x ỉ 2 % thể tích của bình chứa (4.3) cho vào trong bình chứa mẫu đ ể h ò a tan h ế t các phần cặn của mẫu còn trong bình v à sau đó đốt từng phần trong ngọn lửa hydro-oxy. 8.6.1.4 . Cắt dòng hydro bằng cách đ ó ng van thượng nguồn của lưu lượng kế (4). Khi đ ỉ nh đèn rõ ràng không còn những hạt đỏ rực, cắt cả hai dòng oxy bằng cách đóng van thượng nguồn của lưu lượng kế (3) và (5) và tháo ngay đèn hút ra khỏi buồng đốt. 8.6.1.5 . Phun nước c ấ t từ bình nước l ê n thành bên trong buồng đốt để rửa tất cả các sản phẩm đốt cháy còn d í nh lại qua bộ phận làm lạnh và tháp hấp thụ rồi chảy vào bình định mức (13). 8.6.1.6 . Quay khóa ba chạc (14) về vị trí (b) để làm giảm bớt chân không trong bình định mức (13) và sau đ ó tháo nó ra. Đ ó ng van chân không (9) và m ở khóa (10). CHÚ THÍCH Nếu đốt một loạt mẫu thử, kh ô ng được tắt ngọn lửa kh í hydro-oxy hoặc c ắ t chân không sau khi đốt t ừ ng mẫu để chuẩn bị thiết b ị cho lần đốt tiếp theo. Sau khi đốt mẫu đầu tiên, ngừng c ấ p dung dịch hấp thụ, và tháo đèn (21) ra khỏi buồng đốt (20). Sau k hi phun nước c ấ t qua buồng đốt (xem 8.1.6.5) thay bình định mức cổ hẹp (13) bằng bình khác và lắp lại đèn vào trong buồng đốt. 8.6.2 . Các m ẫ u thử khí (hàm l ượ ng lưu huỳnh th ấ p) 8.6.2.1 . Tháo đường cấp hydro tới đèn hút (21) và thế vào đó nối đường c ấ p mẫu thử cho khí, đường cấp này cần có van chính xác cao và đồng hồ đo khí khô (5.1.16) và có thể có van an toàn giảm áp ở trước đồng hồ. Chuẩn bị thiết bị như qui định từ 8.1 đến 8.3 nhưng không đốt đèn như 8.4. 8.6.2.2 . Tháo đèn hút (21) ra khỏi buồng đốt (20) cho mẫu thử kh í chảy qua van chính xác và đồng hồ đo kh í kh ô vào đèn. Đóng kh ó a (23). Để khí chảy tự do trong khoảng 30 s trước khi đốt đèn, dùng nến hoặc dụng cụ châm l ử a điện. Không dùng di ê m. Đặt lại đèn vào buồng đốt, tránh để đầu nối buồng đốt tiếp xúc với ngọn lửa. Điều chỉnh van chân không (9) và van chính xác của đường cấp mẫu thử kh í sao cho ngọn lửa xấp xỉ 3/4 chiều dài buồng đốt (20). C ẩn thận để ngọn lửa không b ị kéo dài chạm vào cuộn ngưng tụ của ống sinh hàn. C ần đảm bảo trong suốt quá trình đốt, đồng hồ chân không (11) luôn hiển thị mức chân không ổn định. 8.6.2.3 . Khi đã đốt đủ một th ể tích mẫu (xem Bảng 1), đóng van chính xác, tháo đầu nối giữa đồng hồ và đường c ấ p khí để t ấ t cả cặn khí trong đường c ấ p khí đi vào đèn hút và được đốt hết, càng nhiều càng tốt. Với những mẫu thử có hàm lượng lưu huỳnh thấp, phần mẫu không cháy phải đủ nhỏ để không gây sai s ố lớn. Đóng khóa (18) để cắt d ò ng dung dịch hấp thụ. CHÚ THÍCH: Nếu mẫu kh í thử được chứa trong một bình, th ì ti ế n hành nh ư đ ã nêu trong 8.6.1.3. 8.6.2.4 . Khi nh ì n đỉnh đèn th ấ y không còn những hạt đỏ rực th ì cắt cả hai dòng oxy bằng cách đóng các van thượng nguồn của lưu lượng kế (3) và (5) và tháo ngay đèn hút ra khỏi buồng đốt. Tiến hành như trong 8.6.1.5 và 8.6.1.6 (không áp dụng phần chú thích). 8.6.3 . M ẫ u thử là khí dầu mỏ hóa l ỏ ng Chuy ể n một ph ầ n mẫu thử ở dạng lỏng t ừ v ậ t chứa vào bình chứa mẫu thử. Từ bình này cho chất lỏng đi qua một cuộn hóa hơi ở nhiệt độ từ 60 o C đến 80 o C, và cho khí thu được đi qua đường cấp mẫu thử tới đèn hút (21). Điều chỉnh k í ch thước ngọn lửa như đ ã nêu tại 8.6.1.2 (trường hợp này không áp dụng đoạn đầu của 8.6.1.2), điều chỉnh lại tốc độ dòng oxy nếu cần, và hoàn tất việc đốt mẫu (xem Chú th í ch trong 8.6.4.2). Ti ế n hành như các điều từ 8.6.1.3 đến 8.6.1.6. T í nh lượng mẫu thử đ ã dùng từ hiệu số khối lượng bình chứa mẫu trước và sau khi đốt. Nói chung cần từ 30 g đến 50 g mẫu l à đủ. 8.6.4 . Mẫu thử dạng l ỏ ng Những phân đoạn hydrocacbon dầu mỏ lỏng và kể cả dầu đốt lò nhẹ (FO) có thể được đốt bằng cách dẫn trực tiếp vào trong ngọn lửa hydro-oxy. Các d ầ u b ô i trơn không chứa phụ gia tạo tro v à các hydrocacbon dầu mỏ có độ nhớt cao hơn dầu đốt lò nhẹ cũng có thể được đốt trong thiết bị lắp ráp theo Hình 1, sau khi pha loãng bằng hỗn hợp toluen/dầu mỏ nhẹ (4.3). Chú ý - Các chất lỏng có độ bay hơ i như của isopentan có thể gây nổ. Vì vậy cần trộn mẫu thử với dung môi có điểm sôi cao tr ư ớc kh i đốt, ví dụ iso-octan. 8.6.4.1 . Cân lượng mẫu (xem Bảng 1) chính xác tới 0,05 g, cho vào bình chứa (22) đ ã cân bì. Đặt bình có mẫu lên trên giá đỡ có thể điều chỉnh, dưới đầu h ở của đường cấp tới đèn hút (21). Nâng bình chứa l ê n cho tới khi đường cấp chạm đáy bình chứa. 8.6.4.2 . Cẩn thận tăng chân không b ằ ng van chân không (9) để mẫu thử được đưa t ừ từ vào tro n g ngọn lửa hydro-oxy, điều chỉnh van chân không (9) cho tới kh i ngọn lửa đốt cao xấp xỉ 3/4 chiều dài buồng đốt (20) tương ứng với tốc độ đốt xấp xỉ từ 3 ml/min đến 5 ml/min. Đảm b ả o ngọn lửa hoàn toàn không khói và kh ô ng bị kéo dài chạm vào cuộn ngưng tụ của ống sinh hàn. CHÚ THÍCH Nếu mẫu thử không cháy, kiểm tra số đo áp suất của đồng hồ chân không (11). Có thể tăng cường độ đốt bằng cách điều chỉnh van thượng nguồn của lưu lượng kế (3) đ ể tăng tốc độ của dòng oxy phụ. Điều chỉnh lại áp suất đồng h ồ chân kh ô ng (11). Có thể cải thiện việc đốt bằng cách dùng khóa (23) giảm lưu lượng chất lỏng trong đường cấp mẫu thử. 8.6.4.3 . Khi mẫu được đốt hoàn toàn, lấy hai phần, mỗi phần 2 ml etanol (4.2) cho vào bình chứa mẫu thử (22) để rửa hết những cặn chưa cháy và đốt từng phần trong ngọn lửa hydro-oxy. Để rửa các sản phẩm dầu mỏ có điểm sôi cao hơn, dùng hỗn hợp toluen/dầu mỏ nhẹ (4.3). 8.6.4.4 . Cắt dòng oxy và hydro theo cách đ ã nêu ở 8.6.1.4 và tháo bình định mức (13). Đóng van chân không (9) và mở khóa (10). Tiến hành như 8.6.1.5 và 8.6.1.6. CHÚ THÍCH Nếu đốt hàng loạt mẫu xem Chú thích 8.6.1.6. 8.6.5 . Mẫu xăng pha ch ì (xem Chú thích trong điều 12.2). 8.6.5.1 . Cách tiến hành Nếu biết chính xác hàm lượng ch ì của mẫu th ì áp dụng qui trình đốt trực tiếp n ê u trong 8 . 6.5.3. Tuy nhi ê n nếu không biết hàm lượng chì, hoặc biết mà giá trị nồng độ chì x là đáng kể đối với nồng độ lưu huỳnh thì áp dụng phương pháp chiết 8 . 6.5.2 sẽ tốt hơn. CHÚ THÍCH: Nếu sử dụng qui trình 8 .6.5.3, ch ì oxit được tạo ra trong quá trình đốt c ó thể ngưng tụ trên đèn và kết quả không ổ n định. Hơn nữa vết ch ì oxit có thể còn lại trong hệ thiết bị, gây cản tr ở cho các phép thử trên mẫu không chứa ch ì , nếu sử dụng phương pháp Thorin (9.1). 8.6.5.2 . Xăng có hàm lượng chì chưa biết Cho khoảng 100 ml mẫu và 50 ml dung dịch axit clohydr i c (4.6) vào dụng cụ chiết (xem Hình 4). Để tránh thất thoát các thành phần dễ bay hơi, cho dòng nước đá chảy qua sinh hàn ngược, chiết trong 5 min k ể từ khi bắt đầu sôi. Sau khi làm lạnh và để cho các pha tách ra kh ỏ i nhau, rút lớp axit clohydric ra và b ỏ đi. Dùng nước rửa lớp x ă ng cho tới khi nước rửa trung tính với metyl da cam. Sau đó lớp xăng được đốt như một mẫu thử l ỏng. CHÚ THÍCH: Nếu sử dụng phương pháp chuẩn độ độ đục (Tur b idimetric) như 9.3 th ì c ó thể b ỏ bước chiết tách, và mẫu thử được đốt như một mẫu l ỏ ng (xem 8.6.4). Nếu bỏ chiết tách, th ì chỉ dùng phương pháp chuẩn độ đục. 8. 6 .5.3 . Xăng có hàm lượng chì đã biết Đốt mẫu thử, kh ô ng cần chiết tách và sử dụng phương pháp Thorin (9.1), áp dụng hiệu chỉnh hàm lượng chì như 9.1.7.2 để tính hàm lượng lưu huỳnh (xem 9.1.7.1). 8.6.6 . M ẫ u thử quá nh ớ t hoặc rắn Đốt mẫu thử nhớt hoặc rắn trong t ổ hợp lắp ráp như H ì nh 2, dùng thuyền đốt (22) và dòng oxy trực tiếp, trừ khi mẫu được pha lo ã ng trước bằng hỗn hợp toluen/dầu mỏ nhẹ (4.3) và đốt như chất l ỏ ng (xem 8.6.4). Nhựa đường và các vật liệu tương tự chứa dung môi thường được đốt như ch ấ t l ỏ ng sau khi pha loãng. Cân mẫu trong thuyền đốt một lượng chính xác mẫu thử (xem Bảng 1). Châm ngọn lửa hydro-oxy như mô tả trong 8.4.2. Tháo đầu nối th ủ y tinh của đường cấp oxy ph ụ ra khỏi đèn đốt chất rắn (21) trong khi khóa (23) đang m ở . Đặt thuyền đốt vào trong đèn đốt sản phẩm rắn và dùng một que đ ẩ y, đ ẩ y vào giữa đèn. Đặt lại đầu nối của đường cấp oxy phụ và đèn đốt sản phẩm r ắ n. Đóng khóa (23) và đặt đèn bunsen (5.1.18) với ngọn lửa nóng bên dưới đèn đốt sản phẩm rắn, sao cho ngọn lửa đèn bunsen ở ph í a trước thuyền đốt khoảng 20 mm. Sau vài giây ố ng đèn đốt s ả n phẩm rắn sẽ đỏ rực l ê n. Nhiệt phát ra từ phần đỏ rực của ống sẽ hóa hơi và đ ố t mẫu thử ở gần đầu của thuyền đốt. M ẫ u thử được đốt trong dòng oxy trong vòng vài gi â y. Đ ể ngăn chặn các phần tử rắn không cháy có thể chui vào ống mao dẫn thượng nguồn của buồng đốt, g à i một miếng bông thủy tinh vào trong phần chóp nhọn giữa buồng đốt và mao dẫn đèn. Tùy thuộc vào độ bay hơi và nhiệt độ đốt của sản phẩm, c ó th ể cần thay đổi khoảng cách giữa ngọn lửa đèn bunsen và ống đốt để bắt đầu đốt mẫu thử. Sau khi đốt mẫu thử trong thuyền đốt, di chuyển đèn bunsen dọc theo buồng đốt sản phẩm rắn để đốt hết cặn lưu huỳnh. Để tăng tốc độ đốt nóng ống đèn sản phẩm r ắ n, có thể sử dụng th ê m một đèn bunsen hoặc một đèn tương tự thứ hai. 8.6.6.1 . Khi việc đốt mẫu đ ã hoàn thành, đóng khóa (18) để cắt dòng dung dịch hấp thụ, sau đó m ở khóa (23) để làm cho thông hơi buồng đốt. Tháo thuyền đốt ra khỏi đèn sản phẩm rắn, qua chỗ nối thủy tinh đ ã được mở. Phun nước cất t ừ bình phun nước qua đèn sản phẩm rắn vào trong ngọn lửa để rửa hết các hạt cặn còn dính vào ống mao dẫn đèn trong ngọn lửa hydro-oxy. 8.6.6.2 . Cắt dòng hydro và oxy theo qui trình 8.6.1.4 và tiến hành như trong 8.6.1.5 và 8.6.1.6. K í ch thước tính bằng milimet Hình 4 - Thiết bị chiết tách 9. Xác định lưu huỳnh hấp thụ Tùy thuộc vào hàm lượng lưu huỳnh của mẫu thử hoặc sự có mặt của ion gây nhiễu, xác định ion sunfat trong d ung dịch hấp thụ hoặc theo phương pháp chuẩn độ bằng mắt (9.1), phương pháp chuẩn độ đục khuếch tán (9.2), phương pháp chuẩn độ đục h ấ p thụ (9.3) hoặc phương pháp điện lượng (9.4). Xác định nhanh nhất là chuẩn độ bằng mắt như nêu trong 9.1. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết để áp dụng là không có các cation trong dung dịch hấp thụ. C ần phải loại trừ các cation có mặt bằng ch ấ t trao đổi cation. Không dùng phương pháp chuẩn độ bằng mắt khi có mặt ion phốt phát. Việc gây c ả n tr ở bởi các anion khác là kh ô ng đáng kể và có thể bỏ qua. 9.1 . Chuẩn độ bằng mắt 9.1.1 . Phạm vi Xem Bảng 1. 9.1.2 . Các cản trở Khi dùng phương pháp Thorin th ì nồng độ clo và nitơ trong mẫu thử có lớn hơn lưu huỳnh vài l ầ n cũng không g â y cản tr ở . Flo s ẽ gây cản trở nếu nồng độ cao hơn 30 % của hàm lượng lưu huỳnh. Phốt pho và các cation có gây cản tr ở . Các ion natri, kali, kẽm, magiê và amoni làm gi ả m kết quả từ 2 % đến 3 % do cộng kết, các cation tạo sunfat không tan gây cản tr ở đáng k ể và nhiều ion kim loại khác g â y cản trở do tạo ra các phức màu với Thorin trong dung dịch rượu. Sự có mặt của đa số các sản phẩm này gây cản trở không đáng kể, nhưng chúng loại trừ việc sử dụng phương pháp này đối với hầu hết các dầu bôi trơn chứa phụ gia. 9.1.3 . Thu ố c thử Trong quá trình phân tích chỉ dùng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích và ch ỉ dùng nư ớ c cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương. 9.1.3.1 . 2-propanol (rượu isopropylic) 9.1.3.2 . Bari peclorat, các dung dịch tiêu chuẩn a) Dung dịch tiêu chuẩn (1). C ầ n 10,6 g bari peclorat [Ba(C l O 4 ) 2 ] hoặc 12,2 g bari peclorat trihydrat [Ba(C l O 4 ) 2 .3H 2 O] và hòa tan trong 200 ml nước, pha loãng đến 1 000 ml bằng rượu isopropylic (9.1.3.1), điều chỉnh tới pH = 3,5 bằng axit pecloric. Chuẩn hóa dung dịch này bằng dung dịch tiêu chuẩn axit sunfuric c(H 2 SO4) = 0,005 mol/l. 1 ml dung dịch tiêu chuẩn này tương đương với 1 mg lưu huỳnh. b) Dung dịch tiêu chuẩn (2). Pha lo ã ng chính xác dung dịch tiêu chuẩn (1) theo tỷ lệ (1 + 19) 1 ml dung dịch tiêu chuẩn này tương đương với 50 m g lưu huỳnh. 9.1.3.3 . Dung dịch ch ỉ thị a) Thorin, muối dinatri của axit benzenearsonic [2-(2, hydroxy 3,6 d i sunto, 1, naphtylazo] dung dịch nước 0,2 % khối lượng. CẢNH BÁO - Thorin độc khi hít và kh i ti ế p xúc v ớ i da. b) Metylen xanh (C. I .52015) dung dịch nước 0,01 % khối lượng. CHÚ THÍCH Có thể thay các dung dịch ch ỉ thị a) v à b), bằng cách dùng dimetyl sunfonazo III [2,7 bis (4-metyl - 2 sunfony l azo) axit cromotropic]. Bảo quản các dung dịch chỉ thị trong bình th ủ y tinh hoặc chai polyetylen. 9.1.4 . Thiết bị, dụng cụ 9.1.4.1 . Các pipet một vạch, để chuy ể n các lượng nh ỏ . 9.1.4.2 . Bình nón, cổ rộng, dung t í ch 250 ml. 9.1.4.3 . Buret, 25 ml, có vạch chia 0,05 ml, hoặc một máy chuẩn độ t ự động. 9.1.5 . Cách tiến hành Pha d ung dịch hấp thụ trong bình định mức c ổ hẹp (13) tới vạch mức b ằ ng nước và trộn thật kỹ. Dùng pipet (9.1.4.1) lấy một phần (xem Bảng 1) dung dịch h ấ p thụ cho vào bình nón (9.1.4.2) và thêm bốn phần r ượ u 2-isopropylic (9.1.3.1). Th ê m bốn giọt dung dịch chỉ thị Thorin (9.1.3.3 a) cũng có thể thêm năm giọt metylen xanh (9.1.3.3 b) đối với từng 50 ml dung dịch hấp thụ. T ỷ số giữa dung dịch chỉ thị Thorin (9.1.3.3 a) và metylen xanh (9.1.3.3 b) có thể biến đổi tùy người làm cũng như khi cần thiết. Chuẩn độ với dung dịch tiêu chuẩn bari peclorat (9.1.3.2 (1)) hoặc (2) tùy theo nồng độ của ion sunfat cho tới khi mẫu chuyển từ màu vàng sang h ồ ng hoặc có mặt của metylen xanh từ xanh lá cây sang đỏ tím/ xám. Rất khó nhận ra điểm cuối Thorin tr ong một số dạng ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng huỳnh quang và ánh sáng mặt tr ờ i trực tiếp. Có thể thu được kết quả tốt bằng chuẩn độ trước đèn neon ánh sáng trắng. Sự chuy ể n màu có thể được phát hiện rất dễ bằng quang phổ tại bước sóng 520 nm. 9.1.6 . Xác định mẫu trắng Ti ế n hành xác định mẫu trắng bằng cách đốt oxy và hydro trong một thời gian bằng thời gian đốt mẫu và thực hiện qui trình nêu trong 9.1.5. 9.1.7 . T í nh kết quả 9.1.7.1 . Tr ườn g hợp không có chì Tính h à m lượng lưu huỳnh S, bằng miligam trên kilogam (phần triệu) theo công thức (1) hoặc t í nh bằng miligam trên mét khối ở 0 o C và áp suất 103,1 kPa (1 013 mbar) theo công thức (2) hoặc phần trăm khối lượng theo công thức (3): (mg/kg) (1) (mg/m 3 ) (2) (% khối lượng) (3) trong đó V o thể tích dung dịch bari peclorat đã dùng đối với mẫu trắng, t í nh bằng mililít; V 1 th ể tích dung dịch bari peclorat đ ã dùng đối với dung dịch hấp thụ, tính bằng milil í t; V 2 phần dung dịch h ấ p thụ đ ã lấy, tính bằng mililít; V 3 tổng th ể tích của dung dịch hấp thụ, tính bằng milil í t; V 4 th ể t í ch mẫu thử ở 0 o C và áp suất 101,3 kPa (1 013 mbar), tính bằng l í t; T đương lượng lưu huỳnh của dung dịch bari peclorat đ ã dùng, tính bằng microgam trên mililít; m o khối lượng mẫu thử, tính bằng gam. 9.1.7.2 . Trường hợp có chì Nếu đ ã biết hàm lượng chì, t í nh kết quả theo công thức (4). S = S (biểu kiến ) + ( 172,7 x Pb ) (4) trong đó S (bi ể u kiến) hàm lượng lưu huỳnh t í nh theo công thức (1), tính bằng miligam trên kilogam; Pb hàm lượng chì, t í nh b ằ ng gam trên lít. Phương pháp hiệu chỉnh hàm lượng ch ì của mẫu thử này không dùng cho các mẫu thử chứa í t hơn 50 mg/kg lưu huỳnh. 9.2 . Phương pháp đo độ đục khuếch tán 9.2.1 . Ph ạ m vi Xem Bảng 1. 9.2.2 . Thu ố c thử Trong quá trình phân tích ch ỉ dùng các thuốc thử loại tinh khiết ph â n tích và chỉ dùng nước cất hoặc nước có độ tinh khiết tương đương. 9.2.2.1 . Hỗn h ợ p etanol/glycerin Trộn 2 thể tích etanol (C 2 H 5 OH) 99 % thể tích với một th ể t í ch glycerin [C 3 H 6 O(OH) 2 ]. 9.2.2.2 . Bari nitrat Rây kỹ và cẩn thận các tinh thể bari natrat [Ba(NO 3 )] qua rây có kích thước lỗ danh nghĩa từ 150 m m đến 300 m m. Không nghiền và tránh không làm vón bột, v ì kích thước tinh th ể bari nitrat ảnh hư ở ng độ đục. 9.2.2.3 . Axit clohydr i c, dung dịch Pha lo ã ng 77 ml axit clohydric đậm đặc (HC l ) r 20 = 1,19 g/ml thành 1 000 ml bằng nước. 9.2.2.4 . Lưu huỳnh, dung dịch tiêu chuẩn a) Dung dịch A: Cho 62,4 ml dung dịch tiêu chuẩn axit sunfuaric (H 2 SO 4 ) 0,050 mol/l vào bình định mức 1 000 ml và th ê m nước đến vạch mức. 1 ml dung dịch ti ê u chuẩn này tương đương với 100 m g lưu huỳnh. b) Dung dịch B: Cho 10,00 ml dung dịch A vào bình định mức 100 ml và thêm nước đến vạch mức. 1 ml dung dịch ti ê u chuẩn này tương đương với 10 m g lưu huỳnh. 9.2.3 . Thiết b ị , dụng cụ 9.2.3.1 . Đục kế khuếch tán và đ ồ ng hồ đo điện Đục kế khuếch tán được lắp bộ lọc c ó độ truyền qua cực đại tại 415 nm. Các cuvet đo cần có kích thước phù hợp với lượng dung dịch thử đ ã dùng. 9.2.3.2 . Buret , 10 ml, có vạch chia 0,05 ml. 9.2.3.3 . Cốc , dạng cao thành, có mỏ, dung t í ch 250 ml. 9.2.3.4 . Bình định mức , dung tích 50 ml. 9.2.3.5 . Các pipet một vạch mức , để chuyển các lượng nh ỏ của dung dịch hấp thụ. 9.2.3.6 . Các pipet một vạch , dung t í ch 10 ml. 9.2.4 . X â y dựng đường cong hi ệ u chuẩn 9.2.4.1 . Dùng buret lấy 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 1,50 - 2,00 - 3,00 và 5,00 m l dung dịch lưu huỳnh tiêu chuẩn A (9.2.2.4) cho vào tám bình định mức 50 ml. Th ê m vào mỗi bình 1,0 ml axit clohydric lo ã ng (9.2.2.3), thêm nước vào cho đến vạch và lắc kỹ. Tiến hành phép thử trắng bằng cách đốt hydro và oxy trong khoảng thời gian như đ ã đốt mẫu, và nếu thể tích dung dịch hấp thụ đ ủ th ấ p, chuyển hết sang bình định mức 50 ml và làm theo qui trình n ê u trong đoạn một và ba của 9.2.5. Nếu cần giảm thể tích, th ì áp dụng qui trình nêu trong đoạn hai và ba của 9.2.5. Rót lượng chứa trong từng bình k ể cả mẫu tr ắ ng vào chín cốc dung tích 100 ml. 9.2.4.2 . Dùng pipet thêm vào mỗi cốc 10,0 ml ± 0,1 ml h ỗ n hợp etanol/glycerin (9.2.2.1) v à trộn trong 3 min bằng máy khuấy từ. Chọn tốc độ khuấy đủ chậm để tránh bắn tung tóe. Duy tr ì tốc độ này trong suốt toàn bộ qui trình. Để yên các dung dịch trong 4 min và th ê m vào dung dịch 0,30 g bari nitrat (9.2.2.2). Lượng chính xác bari nitrat không quá khắt khe mà có thể được thêm từ một cái môi nhỏ. Khuấy bằng máy khuấy từ trong 1 min và để yên trong 4 min. Chuyển vào cuvet của đục kế khuếch tán và đọc ngay trên đồng h ồ đo điện. 9.2.4.3 . Lặp lại qu i trình trên cho bảy chất chuẩn hiệu chuẩn và trên mẫu trắng. Chuẩn bị đồ thị hàm lượng lưu huỳnh, theo số microgam, ứng với số đọc của đục kế khuếch tán. Thu được đồ thị là đường thẳng. Nếu hàm lượng lưu huỳnh được xác định là quá thấp, xây dựng đường cong hiệu chuẩn theo qui trình tr ê n nhưng pha các dung dịch định chuẩn từ dung dịch B (9.2.2.4 b) theo các thể tích 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 8,0 - 10 ml và vẽ đồ thị hàm lượng lưu huỳnh, theo số microgam, ứng với số đọc của đục kế khuếch tán. Để kiểm tra độ lệch có thể có, hàng ngày kiểm tra đường cong hiệu chuẩn bằng cách thực hiện phép đo đơn giản, lấy dung dịch ti ê u chuẩn gần dải trung bình của bất c ứ đường cong nào. 9.2.5 . Cách tiến hành Nếu cần toàn bộ dung dịch hấp thụ trong bình định mức cổ hẹp (13) theo qui định và thể tích không quá lớn, chuy ể n h ế t sang bình định mức 50 ml. Cũng có thể gi ả m thể t í ch theo qui trình n ê u dưới đ â y. Nếu một lượng nhỏ (xem Bảng 1) của dung dịch hấp thụ, pha loãng lượng trong bình định mức (13) đến vạch mức bằng nước c ấ t và trộn kỹ. Nếu thể tích phần mẫu không quá lớn, dùng pipet chuy ể n sang bình định mức 50 ml. Nếu thể tích dung dịch hấp thụ hoặc phần mẫu yêu cầu là quá lớn đối với việc chuyển sang bình 50 ml th ì chuyển hết toàn bộ thể tích phần mẫu sang cốc 250 ml (9.2.3.3) và làm bay hơi tr ê n bếp điện kín (KHÔNG LÀM BAY HƠI TR Ê N NGỌN L Ử A) cho tới khi thể tích giảm còn 25 ml. Chuyển hết lượng này sang bình định mức 50 ml. Trong mỗi trường hợp, thêm 1 ml dung dịch axit clohydric (9.2.2.3) và pha loãng tới vạch. Rót toàn bộ lượng chứa trong bình vào cốc 100 ml và tiến hành như qui định đối với dung dịch hiệu chuẩn (9.2.4.2). Chuy ể n số đọc đục k ế khuếch tán sang khối lượng lưu huỳnh, bằng cách dùng một trong hai đường cong hiệu chuẩn tương ứng. CHÚ THÍCH: Nếu hàm lượng lưu huỳnh của mẫu tr ắ ng lớn hơn 4 m g th ì kết quả là không đáng tin cậy. 9.2.6 . Tính toán kết quả Tính hàm lượng lưu huỳnh S theo miligam trên kilogam (phần triệu) theo công thức (5) hoặc tính bằng miligam trên mét khối ở 0 o C và áp suất 101,3 kPa (1013 mbar) theo công thức (6) hoặc phần trăm khối lượng theo công thức (7). (mg/kg) (5) (mg/m 3 ) (6) (% khối lượng) (7) trong đ ó m o khối lượng của phần mẫu thử, tính bằng gam; m 1 khối lượng lưu huỳnh thu được từ đường hiệu chuẩn, tính bằng microgam; V 2 thể tích phần lượng nhỏ của mẫu thử đ ã lấy, tính bằng mililít; V 3 tổng thể tích của dung dịch hấp thụ, tính bằng mililít; V 4 thể tích lượng nhỏ của mẫu thử ở 0 o C và áp suất 101,3 kPa (1 013 mbar), tính bằng lít. 9.3 . Ph ươn g pháp chuẩn độ độ đục hấp thụ 9.3.1 . Phạm vi Xem B ả ng 1. 9.3.2 . Thuốc thử Trong quá trình phân tích chỉ dùng các thuốc thử loại tinh khiết phân tích và chỉ dùng nước cất hoặc nước có độ tinh khi ế t tương đương. 9.3.2.1 . Bari clorua , dung dịch tiêu chuẩn Hòa tan 0,38 g bari clorua dihidrat (BaC l 2 .2H 2 O) trong nước, trong bình định mức một vạch 1 000 ml và thêm nước cho tới vạch. Để chuẩn hóa các dung dịch bari clorua dùng pipet l ấy 2,00 ml dung dịch axit sulfuric tiêu chuẩn c(H 2 S O 4 ) = 0,0025 mol/l, cho vào bình nón 250 ml chứa khoảng 25 ml nước. Thêm 1,0 m l dung dịch natri clorua (9.3.2.4), cho bay hơi và chuẩn độ như 9.3.4. T í nh lượng lưu huỳnh tương đương với dung dịch bari clorua. 1 ml dung dịch này tương đương với 50 m g lưu huỳnh. 9.3.2.2 . Dung dịch làm đ ô ng tụ Hòa tan 20 g magie clorua hexahydrat (MgC l 2 .6H 2 O) và 3,5 g amoni clorua (NH 4 C l ) trong 1 000 ml nước. Điều chỉnh để có pH từ 8,0 đến 8,2 bằng dung dịch amoni hydroxit (NH 4 OH) đậm đặc. 9.3.2.3 . Metanol 9.3.2.4 . Natri clorua , dung dịch 100 g/l H òa tan 100 g natri clorua (NaC l ) trong 1 000 ml nước. 9.3.3 . Th iế t bị 9.3.3.1 . M á y quang phổ hấp thụ phân tử, có bề rộng vạch h ữ u hiệu khoảng 50 nm, được trang bị ống quang điện nhạy với màu xanh sử dụng tại 450 nm, hoặc được trang bị thiết bị quang phổ với kính lọc màu có độ truyền cực đại tại x ấ p xỉ 450 nm. 9.3.3.2 . Các cuvet quang học, c ó chiều dày 50 nm. 9.3.3.3 . Pipet một vạch, để chuyển các lượng nh ỏ của dung dịch hấp thụ. CHÚ THÍCH Qui trình đ ã mô tả có độ hấp thụ thay đ ổ i khoảng 0,1 đối v ớ i từng 100 m g lưu huỳnh trong 50 ml dung dịch được đo trong cuvet 50 mm. Các máy quang phổ sử dụng các cuvet mỏng hơn không đạt độ chụm qui định trong phương pháp này. 9.3.4 . Cách tiến hành Pha loãng dung dịch hấp thụ trong bình cổ hẹp (13) bằng nước cho đến vạch mức và trộn kỹ. Dùng pipet (9.3.3.3) chuyển các lượng nhỏ (xem Bảng 1) dung dịch hấp thụ vào cốc 250 ml. Cho th ê m 1 ml dung dịch natri clorua (9.3.2.4). Cho bay hơi trên bếp điện k í n (KH Ô NG L ÀM BAY HƠI TRÊN NGỌN L Ử A) cho tới khi còn một lượng nhỏ, không í t hơn 1 ml. Để nguội cốc và mẫu, sau đó thêm 5 ml dung dịch làm đông tụ (9.3.2.2), đảm bảo lượng chứa trong cốc hòa tan hết. Thêm 20 ml metanol (9.3.2.3) và chuyển hết lượng chứa trong cốc vào cuvet. Tráng c ố c ba lần, mỗi l ầ n với 10 ml metanol, dồn nước tráng vào cuvet, trộn kỹ bằng cánh khuấy. CHÚ THÍCH Dung dịch ở giai đoạn này có thể bị vẩn đục do sự kết tủa của magie photphat nhưng không gây cản trở cho chuẩn độ độ đục. Đặt cuvet vào máy quang phổ (9.3.3.1) và ghi số đọc ban đầu tr ê n đồng hồ điện. Thêm từng lượng nhỏ đều đặn dung dịch bari clorua (9.3.2.1) từ buret xuống. Nếu hàm lượng lưu huỳnh nh ỏ hơn 0,05 mg, thêm từng 0,1 ml, nếu hàm lượng lưu huỳnh đến 0,15 mg, thêm từng 0,2 ml, nếu hàm lượng lưu huỳnh lớn hơn 0,2 mg, thêm từng 0,5 ml. Sau mỗi lần thêm, dùng c á nh khu ấ y trộn k ỹ chất l ỏ ng chứa trong cuvet, sau đó quan sát và ghi số đọc trên đồng hồ điện. Thêm í t nhất năm l ầ n trước điểm uốn và tiếp theo bốn lần n ữ a. Để loại trừ càng nhiều c à ng tốt ảnh hưởng của ánh sáng bên ngoài, nên đậy cuvet sau mỗi lần khuấy dung dịch thêm vào. 9.3.5 . Phép xác đ ị nh mẫu trắng Tiến hành các phép thử m ẫ u trắng bằng cách đốt oxy và hydro trong khoảng thời gian bằng thời gian đốt mẫu, sau đó xác định và ghi thể tích dung dịch bari clorua (9.3.2.1) đã dùng trong qui trình nêu ở 9.3.4. 9.3.6 . Tính toán kết quả Vẽ đ ồ thị liên quan giữa thể tích dung dịch bari clorua (9.3.2.1) th ê m vào, tính bằng milimét và số đo điện tương ứng. Nối các điểm vẽ được. Đường cong thu được gồm 2 phần, điểm giao cắt của tiếp tuyến với hai nhánh là điểm tương đ ư ơng. T í nh hàm lượng lưu huỳnh S, được tính bằng miligam trên kilogam (phần triệu) từ công thức 8 hoặc được tính bằng miligam tr ê n mét khối ở 0 o C và 101,3 kPa (1 013 bar) theo công thức (9) hoặc phần trăm kh ố i lượng theo công thức (10). (mg/kg) (8) (mg/m 3 ) (9) (% khối lượng) (10) trong đó V o thể t í ch dung dịch bari clo ru a đã dùng cho mẫu trắng, tính bằng mililít; V 1 thể t í ch dung dịch bari clor u a ở điểm tương đương, tính bằng mililít; V 2 thể t í ch phần mẫu đã lấy, tính bằng mililít; V 3 tổng thể tích của dung dịch hấp thụ, tính bằng mililít; V 4 thể tích mẫu thử ở 0 o C và áp suất 101,3 kPa (1 013 mbar), tính bằng lít; T đương lượng lưu huỳnh của dung dịch bari c l orua, tính bằng microgam trên mililít; m o khối lượng mẫu thử, tính bằng gam. 9.4 . Phương pháp điện lượng 9.4.1 . Phạm vi Xem Bảng 1. 9.4.2 . Thuốc thử Trong quá trình phân tích chỉ sử dụng các loại thuốc thử loại tinh khiết phân t í ch (TKPT). 9.4.2.1 . Nước cất 3 l ầ n , lần c ấ t thứ ba có mặt kali hydroxit. Nước c ấ t này được dùng để chuẩn bị các dung dịch và để rửa các thiết bị. 9.4.2.2 . Aceton 9.4.2.3 . Amoni hydrox i t , dung dịch 0,1 mol/l. 9.4.2.4 . Bromothymol xanh, dung dịch ch ỉ thị 0,1 % khối lượng. 9.4.2.5 . Bari clorua , dung dịch tiêu chuẩn a) H òa tan 0,38 g bari clorua dihidrat (BaCl 2 .2H 2 O) trong nước (9.4.2.1) vào bình định mức 1 000 ml, thêm nước c ù ng loại đến vạch mức. 1 ml dung dịch tiêu chuẩn này tương đương với khoảng 50 m g lưu huỳnh. b) Pha loãng dung dịch a) với nước (9.4.2.1) theo t ỷ lệ (1 + 4). Cầ n pha dung dịch này hàng ngày. 1 ml dung dịch này tương đương với khoảng 10 m g lưu huỳnh. Chuẩn hóa dung dịch bari clorua a) bằng phương pháp khối lượng và tính đương lượng lưu huỳnh của dung dịch; dùng dung dịch đã chuẩn này để chuẩn hóa dung dịch lưu huỳnh (9.4.2.6) theo qui trình đ ã nêu trong 9.4.4. Dung dịch lưu huỳnh đ ã được chuẩn hóa lại được dùng để kiểm tra dung dịch bari clorua b) khi cần, theo qui trình đã nêu trong 9.4.4. 9.4.2.6 . Lưu huỳnh, dung dịch ti ê u chuẩn Cho 31,2 ml dung dịch axit sunfuric chuẩn c(H 2 SO 4 ) = 0,050 mol/l vào trong một bình định mức 1 000 ml và pha loãng bằng nước (9.4.2.1) đến vạch. 1 ml dung dịch tiêu chuẩn này tương đương với 50 m g lưu huỳnh. 9.4.3 . Thiết b ị , dụng cụ 9.4.3.1 . Cầu đo độ d ẫ n, đọc trực tiếp, đủ nhạy cho phép hiệu ch ỉ nh độ dẫn điện ban đầu. 9.4.3.2 . Máy ghi, được ghép li ề n với thiết bị đo độ dẫn. 9.4.3.3 . Buret tự động ghép liền đ ố i với bộ phận vẽ đ ồ thị Tốc độ vẽ đồ thị đạt khoảng 60 mm/ml chất chuẩn. 9.4.3.4 . Tổ hợp lắp ráp cực điện, có hằng số khoảng 1,0 cm - 1 Loại thích hợp gồm hai cực, mỗi cực 10 mm x 10 mm được đặt cách nhau 10 mm. 9.4.3.5 . Bình chuẩn độ, dung tích 300 ml, có vỏ bọc để kiểm soát nhiệt. 9.4.3.6 . Bình ổn nhiệt, có bơm tuần hoàn để giữ cuvet ở nhiệt độ 25 o C ± 0,1 o C. 9.4.3.7 . Máy khuấy từ. 9.4.3.8 . Các pipet một vạch, để chuy ể n các lượng nhỏ của dung dịch hấp thụ. Kiểm tra tính năng các thiết bị phân tích bằng cách sử dụng dung dịch lưu huỳnh tiêu chuẩn (9.4.2.6). 9.4.4 . Qui trình Vẽ đường cong biểu thị mối liên quan giữa đường di động và thể tích đo được trên buret. Nếu cần toàn bộ dung dịch hấp thụ trong bình định mức cổ hẹp (13) (xem B ả ng 1), th ì chuyển hết sang bình chuẩn độ (9.4.3. 5 ). Nếu thể tích lớn hơn 50 ml, rót sang cốc 250 ml và cho bay hơi trên bếp điện kín (KHÔNG LÀM BAY HƠI TR Ê N NGỌN LỬA) đến khi thể tích còn khoảng 25 ml. Chuyển hết lượng này vào bình chuẩn độ. Nếu cần, lấy lượng nhỏ của mẫu (xem Bảng 1) để pha loãng dung dịch hấp thụ trong bình định mức (13) bằng nước (9.4.2.1) cho đến vạch mức và trộn kỹ. Nếu thể tích của ph ầ n mẫu khoảng 50 ml hoặc nh ỏ hơn, d ùng pipet chuy ể n sang bình chuẩn độ. Nếu thể tích phần mẫu lớn hơn 50 ml, dùng pipet chuy ể n sang cốc 250 ml và giảm thể tích như đã n ê u, chuy ể n lượng còn lại sang bình chuẩn độ. Thêm vài giọt ch ỉ thị (9.4.2.4) và điều chỉnh pH tới 7,6 bằng dung dịch amoni hydroxit (9.4.2.3) để màu chuyển từ vàng sang xanh. Lượng dung dịch amoni hydroxit cần thiết không được quá một giọt. Thêm vào bình chuẩn độ 200 ml aceton (9 . 4.2.2) (hoặc thể tích tương đương với bốn lần thể tích dung dịch, nếu dung dịch này lớn hơn 50 ml), để dung dịch tới nhiệt độ cân bằng ở 25 o C ± 0,1 o C khu ấ y bằng máy khuấy từ (9.4.3.7). Chọn vùng th í ch hợp của cầu đo độ dẫn (9.4.3.1) và đặt cầu để hiệu ch ỉ nh độ dẫn điện ban đầu của dung dịch. Cho chạy buret tự động (9.4.3.3) và bộ ph ậ n ghi (9.4.3.2) đ ồ ng thời. Chuẩn độ bằng dung dịch bari clorua (9.4.2. 5 ) a) hoặc b) tùy thuộc vào n ồ ng độ của ion sunfat trong dung dịch thử. Điểm tương đương là giao điểm của 2 phần đường cong thu được. Đổi số đọc trên bi ể u đồ ra số mililít chất chuẩn, sử dụng đường cong chuẩn đ ã xây dựng trước theo thể tích. 9.4.5 . Xác đ ị nh mẫu trắng Tiến hành thử mẫu tr ắ ng, đốt hydro và oxy trong thời gian bằng thời gian đã đốt mẫu và xác định lưu huỳnh trong dung dịch hấp thụ theo qui trình 9.4.4. Nếu sử dụng cách pha loãng để đốt mẫu dễ dàng hơn, th ì phải dùng một lượng pha loãng tương tự như vậy khi xác định mẫu trắng. M ẫ u trắng được coi là th ỏa mãn nếu hai phép xác định liên ti ế p cho các giá trị lưu huỳnh bé h ơ n 4 m g. Nếu thu được một giá trị mẫu trắng l ớ n hơn, rửa, tráng thiết b ị đốt và làm lại phép thử mẫu trắng. 9.4.6 . Kiểm tr a thiết bị Phải định kỳ kiểm tra đặc tính sử dụng của thiết bị được dùng để chuẩn độ dẫn điện bằng c á ch xác định hàm lượng lưu huỳnh của dung dịch lưu huỳnh tiêu chuẩn (9.4.2.6) theo qui trình đã nêu tại 9.4.4. 9.4.7 . Tính toán kết quả Hàm lượng lưu huỳnh S, tính bằng miligam trên kilogam (phần triệu) theo công thức (11) hoặc được tính bằng miligam trên mét khối ở 0 o C và 101,3 kPa (1 013 mbar) theo c ô ng thức (12) hoặc phần trăm khối lượng theo công thức (13): (mg/kg) (11) (mg/m 3 ) (12) (% khối lượng) (13) trong đ ó V o thể tích dung dịch bari clorua đã dùng chuẩn mẫu trắng, tính bằng mililít; V 1 thể tích dung dịch bari clorna đã dùng chuẩn mẫu thử, tính bằng milil í t; V 4 thể tích mẫu thử ở 0 o C và áp suất 101,3 kPa (1 013 mbar), tính bằng lít; m o khối lượng mẫu thử, tính bằng gam; m 1 khối lượng lưu huỳnh tương đương với 1 ml dung dịch bari clorua, tính bằng microgam. 10. Kiểm tra phép thử Để kiểm tra độ chính xác của người thực hiện và thiết bị cần phải xác định hàm lượng lưu huỳnh của các hỗn hợp chuẩn được ch ế ra từ dihexyl disunfua hoặc dibenzothiophen (4.8) và hỗn hợp toluen/dầu mỏ nhẹ (4.3). 11. Biểu thị kết quả Hàm lượng lưu huỳnh S có th ể được biểu thị bằng miligam trên kilogam (ppm) hoặc miligam tr ê n mét khối ở 0 o C và 101,3 kPa (1 013 mbar), hoặc phần trăm khối lượng. Biểu diễn kết quả bằng số tương ứng với số thể hiện độ chụm qui định (xem Bảng 2). 12. Độ chụm Độ chụm của phương pháp thu được bằng phương pháp ki ể m tra thống kê các kết quả thử nghiệm li ê n phòng, như sau 12.1 . Độ lặp lại Chênh lệch giữa các kết quả thử nhận được do cùng một thí nghiệm viên tiến hành trên cùng một thiết bị, dưới các điều kiện thử không đổi, tr ê n cùng một mẫu thử, trong một thời gian dài với thao t á c bình thường và chính xác của phương pháp thử này, chỉ một trong hai mươi trường hợp được vư ợ t các giá tr ị ghi tr ê n Bảng 2. 12.2 . Độ tái lập Sự ch ê nh lệch giữa hai kết quả thử độc lập, nhận được do các thí nghiệm vi ê n khác nhau làm việc trong các phòng thử nghiệm khác nhau, trên cùng một mẫu thử, trong một thời gian dài với thao tác bình thường và chính xác của phương pháp thử này, chỉ một trong hai mươi trường hợp được vượt các giá trị ghi trên Bảng 2. CHÚ THÍCH Các giá trị độ lặp l ạ i và độ tái l ậ p ghi trong Bảng 2, không áp dụng cho hàm lượng lưu huỳnh của các mẫu khí hoặc xăng pha ch ì xác định theo 8.6.4.2 và 8.6.4.3, v ì không thực hiện trong chương trình thống kê. Bảng 2 - Độ chụm Hàm lượng lưu huỳnh, m g /kg Độ l ặ p lại, mg/kg Độ tái l ậ p, mg/kg Từ 1 đ ế n 1 000 Xem Hình 5 Xem Hình 5 1 000 35 130 5 000 180 700 10 000 200 1 500 Hình 5 - Độ chụm 13. Trường hợp đặc biệt (các olefin nhẹ) Đ ố i với các olefin nhẹ [etylen (eten), propylen (propen), buten, butadien, izopren và các h ỗ n hợp của chúng], khi được nén, được hóa lỏng hoặc ở trạng thái lỏng, cần phải tính đến c á c thay đổi và b ổ sung sau: 13.1 . Th iế t bị Trong điều 5, đọc điều sau: 5.1.13 . Đèn (21) (xem Hình 3), b ằ ng thép không gỉ, phần cuối là một bộ phận h ì nh c ô n cổ được lắp vòng-O. Đèn được trang bị van (24) để nạp mẫu thử dạng khí và ống hút có van (25), dùng cho mẫu thử l ỏ ng. 13.2 . Quy trình đốt Trong điều 8, trước khi theo qui định của 8.4 và 8.6 cần ch ú ý các qui định về an toàn sau: CẢNH BÁO - Luôn luôn thận trọng kh ô ng bao g iờ đ ưa các hỗn hợp chứa hydro (hoặc cacbua hydro) và oxy g â y n ổ vào trong bu ồ ng đốt (20). 13.2.1 . Đốt đèn Đặt đèn (21) càng xa buồng đốt (20) càng tốt, không để đèn (21) trong trục của buồng, nhưng lệch về ph í a người vận hành. Đốt đèn ngay sau khi hydro được nạp vào. 13.2.2 . Sự cháy Phải đảm b ả o là đầu ngọn lửa không dài hơn 2/3 chiều dài ngang của buồng (20). Đảm bảo là số đọc tr ê n các lưu lượng kế 3, 4, 5 và 8 cũng như số đọc trên đồng hồ chân không (11) được duy tr ì ổn định. 13.2.3 . Bảo vệ cho người vận hành Cần có tấm che b ả o vệ (5.2.1) trong khu vực làm việc ngay khi cho hydro tiếp xúc với đèn và đặt tấm che bảo vệ trong suốt quá trình đốt và sử dụng đèn và cho tới khi cắt dòng hydro. Người vận hành cũng như bất kỳ một người n à o khác phải ở ph í a sau tấm che trong suốt giai đoạn này. 13.2.4 . Những nguy hi ể m có th ể xảy ra - Các bi ệ n pháp Trong trường hợp khi ngọn lửa bị tắt, ngừng hoặc giảm tốc độ hút, mà quan s á t đư ợ c ở lưu lượng kế (8) hoặc sự giảm dòng oxy hoặc hydro hi ể n thị ở lưu lượng kế (3) hoặc (5) hoặc có sự trợ giúp của lưu lượng kế (4) thì đóng van vào của mẫu thử (24) hoặc (25) (xem Hình 3), và sau đó, đóng ngay van hydro (2). Trong l ú c ngọn lửa t ắ t, mở ngay van oxy (1), kéo đèn và đóng van (1). 14. Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nh ấ t các thông tin sau: a) loại và đặc điểm sản phẩm đem thử; b) viện dẫn tiêu chuẩn này; c) kết quả của phép thử; d) các sai khác, có th ỏa thuận hoặc không, so với qui định trong phương pháp; e) ngày thử. 1) 1 Pa = 1 N/m 2 = 10 -5 bar